Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 46

С Т Р .  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
2. да имат подходящи устройства, предот-
вратяващи постъпването на въздух в разходоме-
ра, ако има връзки с газовата фаза в резервоара;
3. секциите на цистерните да имат антиза-
вихрящо устройство, с изключение на измерва-
телните системи, които имат сепаратор на га-
зове, който отговаря на изискванията на чл. 338;
4. ускорителна помпа може да се използва след
точката на предаване, ако са изпълнени услови-
ята на чл. 348, ал. 1, 2 и 4, и не трябва да предиз-
виква спадане на налягането в разходомера.
(2) Не се изисква използване на индикатор
на газове в измервателните системи, които са
със специален екстрактор на газове и автома-
тично спирателно устройство или с предпазни
изпускателни връзки към атмосферата непос-
редствено след точката на предаване.
(3) В измервателни системи с ръчно венти-
лиране непосредствено след точката на преда-
ване е задължително използването на индика-
тор на газове, с изключение на системите, в
които налягането не може да падне под атмос-
ферното налягане.
Чл. 390. Измервателните системи, използ-
вани при автоцистерни, които могат да работят
или чрез помпа, или на гравитационен прин-
цип, трябва да отговарят на условията по
чл. 386—389.
Чл. 391. (1) Измервателните системи, зах-
ранвани посредством налягането на газа, могат
да работят като системи “празен маркуч” или
“пълен маркуч”.
(2) Тръбопроводът, свързващ разходомера,
който предотвратява влизането на въздух в него
съгласно чл. 348, ал. 3, както и самият разходо-
мер не трябва да имат конструкция или компо-
нент, който може да причини понижаване на
налягането, което да доведе до създаване на
газови образувания чрез отделяне на разтворе-
ните в течността газове.
(3) Системите по ал. 1 трябва да са оборуд-
вани с манометър, който да показва налягане-
то в резервоара. Зоната на допустимите наляга-
ния трябва да е посочена върху скалата на ма-
нометъра.
Чл. 392. (1) Измервателните системи, кон-
струирани за измерване обема на течности, раз-
товарвани от танкери, железопътни или авто-
цистерни, трябва да включват междинен резер-
воар, в който нивото на течността определя
точката на предаване.
(2) Междинният резервоар може да е кон-
струиран да работи с устройства за отстранява-
не на газове.
(3) При железопътни цистерни или автоцис-
терни междинният резервоар трябва автоматич-
но да поддържа постоянно ниво, което да се
вижда или да се отчита по друг начин при за-
почване и завършване на измерването. Допус-
тимите отклонения в постоянното ниво трябва
да са равни на обем не по-голям от максимално
допустимата грешка за минималното приема-
но количество.
(4) Изискването за автоматично поддържа-
не на постоянно ниво не е необходимо за танке-
ри, при условие че отклоненията в съдържани-
ето могат да се измерват.
(5) Ако танкерът се изпразва чрез помпи,
разположени по неговото дъно, междинен ре-
зервоар е необходим само при започване и за-
вършване на приемането.
(6) В случаите по ал. 3—5 напречното се-
чение на междинния резервоар трябва да е
такова, че разлика в нивото 2 mm да съответ-
ства на количество, равно на максимално до-
пустимата грешка за минималното приемано
количество.
Чл. 393. (1) Измервателните системи—ста-
ционарни или използвани към автоцистерни,
за измерване на втечнен газ под налягане, с
изключение на криогенни течности, трябва да
имат постоянен резервоар, успореден на тръ-
бопровода между измервателните системи и
техните захранващи резервоари. Между захран-
ващите резервоари и разходомера трябва да се
постави възвратен вентил.
(2) Устройството за регулиране на наляга-
нето, разположено след разходомера, трябва да
гарантира по време на измерването, че продук-
тът вътре в разходомера остава в течна фаза.
Необходимото налягане може да се поддържа
или при фиксирана стойност, или при стойност,
подходяща за условията на измерване.
(3) Ако налягането се поддържа при фик-
сирана стойност, тази стойност трябва да е
поне равна на налягането на парите на про-
дукта при температура с 15 °С по-висока от
най-високата възможна температура при упот-
реба и да са създадени условия за пломбиране
на устройството за настройка на регулатора
на налягане.
(4) Когато налягането се настройва за съот-
ветните условия на измерване, по време на из-
мерването то трябва да надвишава налягането
на парите на течността поне със 100 kРа (1 bar)
и тази функция да е автоматична.
(5) При стационарни измервателни систе-
ми за промишлени нужди ДАМТН може да раз-
реши използването на ръчно настройвани уст-
ройства за регулиране на налягането, като на-
лягането на изхода на разходомера не трябва
да е по-малко от налягането на парите на про-
дукта при температура с 15 °С по-висока от тем-
пературата на течността по време на измерва-
не и към измервателната система трябва да се
закрепи диаграма, показваща налягането на
парите на измервания продукт като функция
на неговата температура. Ако такива измерва-
телни системи могат да работят дълго време
без наблюдение, температурата и налягането
трябва непрекъснато да се регистрират чрез
записващи устройства.
(6) Устройството за отстраняване на газове-
те трябва да е поставено преди разходомера,
като в него има вграден сепаратор на газове
или кондензационен съд.