Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 39

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  39
(2) Допълнителните устройства подлежат на
последващи проверки заедно с разходомерите,
към които са свързани.
Чл. 325. Допълнителните устройства към раз-
ходомерите за измерване на течности, различни
от вода, не влияят на метрологичните характе-
ристики на разходомерите. Изискванията към
допълнителните устройства трябва да осигурят
съпоставимост между измереното количество и
показанията на показващите устройства.
Раздел XV
Измервателни системи за течности, различни
от вода
Чл. 326. (1) Измервателните системи за теч-
ности, различни от вода, са предназначени за
измерване на разход на определени течности
(течен петрол и производни продукти, течни
храни, алкохол и смеси на алкохол и вода, хи-
мически продукти в течно състояние и други)
без студена питейна вода и топла вода, при които
течността предизвиква движение на подвижните
стени на измервателните камери, което позво-
лява да се измерват различни обеми.
(2) Изискванията на този раздел се отнасят
до измервателни системи, в които са вградени
обемни разходомери, които съответстват на
изискванията на раздел XIV.
(3) Изискванията на този раздел се делят на
общи изисквания към измервателните системи
за течности, различни от вода, и специфични
изисквания за системи за определен вид теч-
ности. Специфичните изисквания се отнасят до:
1. измервателни системи за течни горива;
2. измервателни системи, използвани към
автоцистерни за транспорт и доставка на теч-
ности, с изключение на течности за пиене;
3. измервателни системи за приемане или
получаване на течности при разтоварване на
танкери, железопътни и автоцистерни;
4. измервателни системи, стационарни или
използвани за автоцистерни, за измерване на
втечнен газ под налягане, с изключение на крио-
генни течности;
5. измервателни системи за мляко.
Чл. 327. (1) Измервателните системи за теч-
ности, различни от вода, включват:
1. разходомери за течности, различни от вода,
и допълнителни устройства, които могат да са
свързани към тях;
2. всички устройства, необходими за осигуря-
ване на точно и достоверно измерване или доба-
вени с цел да облекчат работата на системата,
както и от всяко друго оборудване, което може
по някакъв начин да влияе върху измерването.
(2) Ако няколко разходомера, предназначе-
ни за отделни измервателни операции, работят
заедно с общи компоненти, всеки разходомер
заедно с общите компоненти се включва в една
измервателна система.
(3) Ако за една измервателна операция са
предвидени няколко разходомера, те съставят
самостоятелна измервателна система.
Чл. 328. Измервателните системи за течнос-
ти, различни от вода, се характеризират със:
1. максималния разход и минималния разход;
2. максималното работно налягане;
3. минималното работно налягане, ако е
необходимо;
4. измерваната течност или течности, грани-
ците на вискозитета—кинематичен или дина-
мичен, ако данните за течността не са доста-
тъчни за определяне на нейния вискозитет;
5. минимално доставеното количество;
6. минимално полученото количество, което
е най-малкият обем течност, за който се допуска
извършването на измерване в измервателни сис-
теми, предназначени за измерване на получена-
та от системата течност; изискванията към мак-
симално доставеното количество се прилагат и
за минимално полученото количество;
7. температурния обхват, когато течността
се измерва при температури под минус 10 °C
или над 50 °C.
Чл. 329. (1) Разходомерите, вградени в из-
мервателни системи за течности, различни от
вода, включително допълнителните устройст-
ва към тях, трябва да са от тип, одобрен за из-
мерване на течността при нормални условия на
употреба.
(2) Границите на разхода (максималната и
минималната стойност на разхода) на измерва-
телната система могат да се различават от тези
на използвания в нея разходомер. В този случай
се проверява дали стойностите на максимал-
ния и минималния разход на измервателната
система са съвместими с тези на разходомера.
(3) Когато определен брой разходомери са
монтирани паралелно в една измервателна сис-
тема, сумата от максималния и минималния
разход на отделните разходомери трябва, с из-
ключение на специфичните случаи, описани в
този раздел, да се вземе предвид при опреде-
ляне границите на разхода на измервателната
система.
(4) Максималният разход на измервател-
ната система трябва да е равен поне на два
пъти общия минимален разход на вградените
разходомери.
Чл. 330. (1) Измервателните системи тряб-
ва да имат точка, определяща количеството
течност, предадено (доставено) или получено
(прието), наричана “точка на предаване”. Тя
се разполага след разходомера в системите за
приемане и преди разходомера в системите за
получаване.
(2) Измервателните системи могат да са от
типа “празен маркуч” и от типа “пълен мар-
куч”, като към типа “празен маркуч” се включ-
ват и твърди тръбопроводи:
1. системите “празен маркуч” в системите за
предаване са измервателни системи, в които
точката на предаване е разположена преди
маркуча за доставка; тази точка на предаване
има формата на наблюдателно стъкло с пре-
ливник или на затварящо устройство, комби-