Държавен вестник, бр. 46, 2007 г., стр. 131

Б Р О Й  46
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  131
§ 29. В чл. 838 се правят следните измене-
ния:
1. В ал. 1 думите “и публикувани в официал-
ния бюлетин на БИМ” се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Методиките за първоначална проверка
могат да се използват от оправомощени лица.”
§ 30. В чл. 839 ал. 3 се изменя така:
“(3) Към заявлението се прилага копие от
ЕИО удостоверение за одобрен тип, придруже-
но от превод на български език.”
§ 31. Създава се чл. 842а:
“Чл. 842а. (1) Заявленията за удължаване
срока на валидност на последващата проверка
на електромери, водомери, топломери или раз-
ходомери на газ, използвани за комунални цели,
се подават в Главна дирекция “Мерки и измер-
вателни уреди”.
(2) Заявлението по ал. 1 се съставя по обра-
зец, утвърден от главния директор на ГД “МИУ”,
в който се посочват:
1. името и адресът на заявителя;
2. наименованието, типът и производителят
на средствата за измерване;
3. данни за техническите и метрологичните
характеристики на средствата за измерване:
а) за електромерите: основният ток, макси-
малният ток, предписаното напрежение и кла-
сът на точност;
б) за водомерите: номиналният разход и
класът на точност;
в) за топломерите: номиналният разход и
граничните стойности на разхода;
г) за разходомерите за газ: означението,
материалът на мембраната, типът на коректо-
ра на температура (ако има такъв) и типът на
коректора на налягане (ако има такъв);
4. данни за извършената предходна провер-
ка: вид на проверката, дата на извършване и срок
на валидност на проверката, информация за това,
удължаван ли е срокът на валидност на провер-
ката, име на лицето, извършило проверката;
5. данни за партидата средства за измерване:
размерът на партидата, идентификационните
номера, местонахождението, работните усло-
вия и условията на употреба на средствата за
измерване;
6. избраният от заявителя статистически
метод за контрол: с едностепенна или двусте-
пенна извадка съгласно метода по приложе-
ние № 15а;
7. избраното от заявителя лице, оправомо-
щено за проверката на съответните средства за
измерване;
8. информация за периода, в който средства-
та за измерване от извадката могат да бъдат
демонтирани и представени за проверка.
(3) Към заявлението се прилага разработена
от заявителя процедура за вземане на образци
от извадката средства за измерване, която да
включва мерки, предотвратяващи преднамере-
ното манипулиране или влошаването на техни-
ческите и метрологичните характеристики на
средствата за измерване в периода от техния
демонтаж до представянето им при лицето,
което ще извърши проверката.
(4) В едномесечен срок от получаване на
заявлението главният директор на ГД “МИУ”
след преглед на заявлението изпраща на заяви-
теля писмено становище за приложимостта на
метода по приложение № 15а, в което посочва
индивидуалните номера на средствата за измер-
ване от извадката, които да бъдат демонтирани
и проверени, и съгласува процедурата за взема-
не на образци.
(5) Главна дирекция “МИУ” изпраща на
лицето по ал. 2, т. 7 окончателния списък на
одобрените индивидуални номера на средства-
та за измерване от извадката.
(6) Проверката на средствата за измерване
от извадката се извършва в присъствие на оп-
ределени от главния директор служители на
ГД “МИУ”.
(7) В двуседмичен срок след получаване на
резултатите от проверката служителите на ГД
“МИУ” прилагат статистическия метод за кон-
трол по приложение № 15а и съставят протокол,
който се изготвя в два екземпляра и съдържа:
1. данни за заявителя;
2. описание на партидата средства за измер-
ване;
3. описание на извадката;
4. данни за резултатите от проверка на сред-
ствата за измерване от извадката;
5. извадковия план;
6. резултатите от прилагането на статисти-
ческия метод за контрол;
7. заключение относно удължаването на сро-
ка на валидност на последващата проверка на
средствата за измерване в партидата.
(8) Когато резултатите от статистическия
контрол удовлетворяват критериите на мето-
да по приложение № 15а, срокът на валидност
на последващата проверка на средствата за из-
мерване в партидата се удължава с 50 % от оп-
ределения със заповед на председателя на
ДАМТН срок.
(9) Когато резултатите от статистическия
контрол не удовлетворяват критериите на ме-
тода по приложение № 15а, заявителят предс-
тавя средствата за измерване в партидата за
последваща проверка преди изтичане срока на
валидност на предходната или ги заменя с дру-
ги средства за измерване с валиден срок на
проверката.
(10) Заявителят получава екземпляр от про-
токола по ал. 6 срещу документ за платена дър-
жавна такса. Информация за удължаването на
срока на валидност на последващата проверка
на партидата средства за измерване се публику-
ва в Официалния бюлетин на БИМ.”
§ 32. В чл. 846 се правят следните допълнения:
1. Създава се т. 1а:
“1а. знак за ЕИО одобрен тип (приложение
№ 48а);”.