Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 78

СТР.  78	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
се счита, че те съответстват на изискванията 
за максимални допустими грешки, когато те са 
изпълнени при стойности на разхода, равни на:
· минималния разход;
· 2/5 от максималния разход;
· максималния разход.
4. При последваща проверка след ремонт на 
ротационни и турбинни разходомери за газ се 
счита, че те съответстват на изискванията за 
максимални допустими грешки, когато те са 
изпълнени при стойности на разхода, равни на:
· минималния разход;
· 1/10 от максималния разход, ако тази 
стойност е по-голяма от минималния разход;
· 1/4 от максималния разход;
· 2/5 от максималния разход;
· 7/10 от максималния разход;
· максималния разход.
5. Максималните допустими грешки на 
ротационните и турбинните разходомери за 
газ от одобрен тип при проверка не трябва 
да надвишават границите:
· при стойности на разхода, по-големи или 
равни на минималния разход и по-малки от 
0,2 пъти максималния разход – ± 2 %;
· при стойности на разхода, по-големи 
или равни на 0,2 пъти максималния разход 
и по-малки или равни на максималния раз­
ход – ± 1 %;
· грешките не трябва да надвишават поло­
вината от максималните допустими грешки, 
когато са с еднакъв знак.
6. Максималните допустими грешки на 
коригиращите устройства за обем от одобрен 
тип при последваща проверка са:
· 0,5 % при температура на заобикалящата 
среда 20 °С ± 3 °С, влажност на заобикаля­
щата среда 60 % RH ± 15 % RH, номинална 
стойност на захранващото напрежение;
· 1 % при условия на функциониране.
7. При последваща проверка на коригира­
щи устройства за обем от тип 1 грешките се 
определят в следните точки:
· Tmin, (Tmin + Tmax)/2 и Tmax – за Т-кориги­
ращи устройства
· Tmin и Pmax; (Tmin + Tmax)/2 и (Pmin + Pmax)/2; 
и Tmax и Pmin – за РТ-коригиращи устройства и 
РТZ-коригиращи устройства.
· Когато определената от производителя 
долна граница на измерване, Pmin, на преобра­
зувателя по налягане е по-малка от налягането 
на заобикалящата среда, тогава проверката 
на грешката в Pmin и Tmax се извършва при 
налягане на заобикалящата среда.
8. При последваща проверка на коригира­
щи устройства за обем от тип 2 грешките се 
определят поотделно за:
· калкулатора – в точките, определени в 
т. 7, като се симулират сигнали по темпера­
тура, налягане и обем;
· преобразувателя на температура Pmaxв три 
точки, съответно: Tmin, 0 °C и Тmax, съгласно 
обхвата на коригиращото устройство;
· преобразувателя на налягане – в три точ­
ки, съответно: Pmin, (Pmin + Pmax)/2 и Pmax, като 
за преобразуватели за абсолютно налягане с 
Pmin = 0 bar първата точка на проверка P1 е 
равна на налягането на заобикалящата среда, 
втората е (Pmin + Pmax)/2 и третата е Pmax съ­
гласно обхвата на коригиращото устройство.
Приложение № 17
към чл. 230, т. 8
Температурният коефициент α, °С-1 се оп­
ределя по формулата:
   R100 – R0 
α = _______________ ,
  R0 . 100 °C
където R100, R0 са стойностите на съпротив­
лението по номиналната статична характерис­
тика съответно при 100 °С и 0 °С, закръглен 
до петия знак след десетичната запетая.
Приложение № 18
към чл. 230, т. 10
Връзка между съпротивлението и темпера­
турата се изразява с формула за преобразувател 
на температура от платина и температурен 
коефициент α = 0,00385 °С-1:
1. в обхвата от минус 200 °С до 0 °С
Rt = R0[1+At+Bt2+С(t–100 °С).t3]
2. в обхвата от 0 °С до 850 °С
Rt = R0(1+At+Bt2),
където: Rt – съпротивлението при темпе­
ратура t, 0 °С
R0 – номиналното съпротивление при тем­
пература 0 °С.
А = 3,9083.10-3 °С-1
B = –5,775.10-7 °С-2
С = –4,183.10-12 °С-4
Ro  = 100,00 Ω
Приложение № 19
към чл. 286, ал. 3
Зависимост между димността и коефици­
ента на поглъщане на светлината
Коефициент на пропускане, τ
Отношение на интензитета на светлина в 
приемника, когато измерва в зона с изгорял 
газ I, и интензитета на светлина в приемника, 
когато измерва в зона с чист въздух I0.
I
τ
=
_____100
I0
Димност, N
N = 100 – τ
Дължина на ефективния оптичен път, LА, mm
Дължина на оптичния път, изминат от 
светлината през изгорелите газове
Коефициентът на поглъщане на светлината, k
Коефициентът на поглъщане на светлина 
се определя от закона на Беер-Ламбер по една 
от следващите формули:
k = –  1 
  LA
ln (    τ    )
100
или
1
  N
k = – __ ln (1 – ___ _ )
LА
100