Държавен вестник, бр. 89, 2006 г., стр. 77

Б Р О Й  89
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  77
времената за вземане на проби и дебитите; при все
това само една двойка филтри е необходима за
цикъла на изпитване;
—при многофилтърния метод за всеки отделен
етап на изпитвателния цикъл се използва собстве-
на двойка филтри (виж т. 1.5.1.3 от това приложе-
ние); този метод позволява използването на по-
леки процедури за вземане на проби, но са необхо-
дими повече филтри.
1.5.1. Филтър за вземане на проби от частици
1.5.1.1. Спецификация на филтрите
За сертифициращите изпитвания са необходи-
ми филтри от стъкловлакна с флуоровъглеродно
покритие или флуоровъглеродни мембранни фил-
три. За особени приложения могат да бъдат изпол-
звани други филтърни материали. При всички
типове филтри степента на улавяне на 0,3 µm DOP
(диоктилфталат) трябва да е минимум 99 %, при
скорост на обтичане на филтъра между 35 и 80 cm/s.
Когато се провеждат сравнителни изпитвания
между лаборатории или между производител и
орган за oдобрение, трябва да бъдат използвани
филтри с едно и също качество.
1.5.1.2. Размери на филтрите
Филтрите за частици трябва да имат минима-
лен диаметър 47 mm (37 mm ефективен диаметър
(диаметър на петното). Могат също да бъдат из-
ползвани филтри с по-големи диаметри (т. 1.5.1.5).
1.5.1.3. Основен и вторичен филтър
По време на изпитването проба от разредените
отработени газове се взема чрез поставена един
зад друг двойка филтри (основен и вторичен фил-
тър). Вторичният филтър не бива да се намира на
повече от 100 mm зад основния филтър и не бива да
го докосва. Филтрите могат да бъдат претегляни
поотделно или по двойки—обърнати с ефективни-
те си страни един към друг.
1.5.1.4. Номинална скорост на обтичане на
филтъра
Трябва да бъде постигната номинална скорост на
обтичане на газа през филтъра от 35 до 100 cm/s. Раз-
ликата в налягането между началото и края на из-
питването не бива да се увеличава с повече от 25 kPa.
1.5.1.5. Натоварване на филтъра
Минималните препоръчителни натоварвания за
филтри с най-често използваните размери са посо-
чени в таблицата. За филтри с по-големи размери
минималното натоварване е 0,065 mg/1000 mm2
площ на филтъра.
Диаметър
Препоръчителен
Препоръчително
на филтъра
 ефективен диаметър
минимално натоварване
(mm)
(диаметър на петното)
на филтъра
(mm)
 (mg)
47
37
0,11
70
60
0,25
90
80
0,41
110
100
0,62
При многофилтърния метод минималното пре-
поръчвано натоварване за съвкупността от всич-
ки филтри е равно на произведението от съответ-
ната посочена стойност и корен квадратен от об-
щия брой етапи на изпитване.
1.5.2. Спецификации на тегловната камера и
аналитичната везна
1.5.2.1. Условия в тегловната камера
Температурата на камерата (или помещение-
то), в която (което) филтрите за частици се конди-
ционират и претеглят, трябва да бъде поддържана
равна на 295 К (22 °С) ± 3 К през цялата продължи-
телност на процеса на кондициониране и претег-
ляне. Влажността трябва да бъде поддържана при
температура на оросяване 282,5 К (9,5 °С) ± 3 К и
относителната влажност—на 45 ± 8 %.
1.5.2.2. Еталонно претегляне на филтрите
Атмосферата в камерата за претегляне (или
помещението за претегляне) трябва да бъдe без
всякакви замърсяващи вещества (например прах),
които могат да се отложат върху филтрите за час-
тици по време на тяхното стабилизиране. Откло-
нения от представените в т. 1.5.2.1 спецификации
за камерата за претегляне са допустими, ако тях-
ната продължителност не надвишава 30 min. По-
мещението за претегляне трябва да отговаря на
необходимите спецификации, преди персоналът да
влезе в него. Най-малко два неупотребявани ета-
лонни филтъра или еталонна двойка филтри се
претеглят за предпочитане едновременно с филт-
рите (двойката филтри) за вземане на проби, като
допустимата максимална разлика във времето на
претегляне между филтрите за вземане на проби и
еталонните филтри е 4 h. Филтрите трябва да имат
същата големина и да са от същия материал както
филтрите за вземане на проби.
В случай на отклонение в средното тегло на
еталонните филтри (еталонни двойки) с повече от
10 µg в периода от време между тяхното претегля-
не и претеглянето на филтрите за вземане на про-
би трябва да се отстранят всички филтри за взема-
не на проби и изпитването за емисии на отработе-
ните газове да се повтори.
Ако посочените в т. 1.5.2.1 критерии за стабил-
ност на камерата за претегляне не са изпълнени,
но при претеглянето на еталонния филтър (ета-
лонната двойка филтри) посочените по-горе кри-
терии са спазени, производителят на двигателя
може да признае теглата на филтрите за вземане
на проби или да обяви изпитванията за невалидни,
да промени системата за контрол на помещението
за претегляне и да извърши изпитването отново.
1.5.2.3. Аналитична везна
За определяне на масата на всички филтри се
използва аналитична везна с точност (стандартно
отклонение) от 2 µg и разделителна способност от
1 µg (1 деление = 1 µg) (според означенията на
производителя на везната).
1.5.2.4. Премахване на електростатични ефекти
За премахване на електростатичните ефекти
преди претегляне филтрите трябва да бъдат не-
утрализирани, например чрез полониев неутра-
лизатор или посредством устройство с подобно
действие.
1.5.3. Допълнителни указания за измерване на
частиците
Всички части на разреждащата система и на
системата за вземане на проби, влизащи в допир с
необработените и разредените отработени газове
от изпускателната тръба до филтърния държател,