Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 31

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  31  
1. В ал. 1 думата „Алкохоломерите“ се 
заменя със „Стъклените алкохоломери“.
2. В ал. 2 думата „Алкохоломерите“ се 
заменя със „Стъклените алкохоломери“.
§ 123. В чл. 508 думата „Алкохоломерите“ 
се заменя със „Стъклените алкохоломери“.
§ 124. В чл. 509 думата „алкохоломер“ се 
заменя със „стъклен алкохоломер“.
§ 125. В чл. 510 думата „алкохоломера“ се 
заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 126. В чл. 511 думата „алкохоломера“ се 
заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 127. В чл. 512, ал. 1 думата „алкохоло­
мерите“ се заменя със „стъклените алкохо­
ломери“.
§ 128. В чл. 513 се правят следните изме­
нения:
1. В ал. 1 думата „алкохоломера“ се заменя 
със „стъкления алкохоломер“.
2. В ал. 2 думата „алкохоломера“ се заменя 
със „стъкления алкохоломер“.
3. В ал. 3 думата „алкохоломерите“ се за­
меня със „стъклените алкохоломери“.
§ 129. В чл. 514, ал. 1 думата „алкохоло­
мерите“ се заменя със „стъклените алкохо­
ломери“.
§ 130. Създава се чл. 514а: 
„Чл. 514а. Алкохоломерите и ареометрите 
за алкохол с цифрова индикация могат да 
показват резултатите от измерване в % по 
обем и/или % по маса, и/или kg/m3.“
§ 131. В чл. 515, ал. 1 думата „алкохоло­
мерите“ се заменя със „стъклените алкохо­
ломери“.
§ 132. Създава се чл. 515а: 
„Чл. 515а. Разделителната способност за 
масови или обемни алкохоломери с цифрова 
индикация трябва да е 0,01 % или 0,02 %.“
§ 133. В чл. 516, ал. 1 думата „Ареометри­
те“ се заменя със „Стъклените ареометри“.
§ 134. Създава се чл. 516а: 
„Чл. 516а. Разделителната способност за 
ареометрите с цифрова индикация трябва да 
е 0,01 kg/m3; 0,02 kg/m3 или 0,05 kg/m3.“
§ 135. В чл. 521, ал. 1 думите „Върху ал­
кохоломерите и ареометрите“ се заменят със 
„За стъклените алкохоломери и ареометри за 
алкохол“.
§ 136. Създава се чл. 521а:
„Чл. 521а. Върху алкохоломерите и арео­
метрите за алкохол с цифрова индикация 
трябва да има неизтриваемо означение за: 
1. наименованието или търговската марка 
на производителя;
2. типа и идентификационен номер;
3. годината на производство.“
§ 137. Член 522 се изменя така:
„Чл. 522. (1) На задната страна на стъкле­
ните алкохоломери и ареометри за алкохол 
в горната трета част на тялото трябва да е 
предвидено място за поставяне на знака за 
първоначална проверка.
(2) Знакът за първоначална проверка не 
трябва да променя масата на алкохоломера 
или на ареометъра за алкохол.
(3) Поради специфичните изисквания за 
маркиране на стъклени средства за измерване 
знакът за първоначална проверка се нанася 
по пясъчноструен метод, като буквите и ци­
фрите се поставят по такъв начин, че да са 
незаличими. Допуска се знакът за първона­
чална проверка да се постави върху протокол 
от проверката.
(4) Върху алкохоломерите и ареометрите 
за алкохол в употреба не се поставят други 
знаци (марки за залепване и др.).“
§ 138. В чл. 523 думите „Алкохоломерите 
и ареометрите“ се заменят със „Стъклените 
алкохоломери и ареометрите за алкохол“.
§ 139. В чл. 524, ал. 1 думата „алкохоломе­
ра“ се заменя със „стъкления алкохоломер“.
§ 140. Създава се чл. 524а:
„Чл. 524а. (1) За алкохоломерите и арео­
метрите за алкохол с цифрова индикация 
производителят трябва да определи:
1. обхват на измерване;
2. климатичните, механичните и електро­
магнитните условия на околната среда, при 
които средството за измерване е предназначено 
да се използва, захранването и другите вли­
яещи величини, които могат да въздействат 
върху точността на средството за измерване;
3. параметрите на електрическото захран­
ване: номинална стойност на захранващото 
напрежение за променливотоково захранване 
и/или граници за постояннотоково захранване.
(2) Влиянието на определените условия по 
ал. 1, т. 2 трябва да е такова, че изменението 
на резултата от измерване да не е по-голямо 
от максимално допустимата грешка.“
§ 141. В чл. 525 думата „алкохоломерите“ 
се заменя със „стъклените алкохоломери“.
§ 142. Създават се чл. 525а и 525б:
„Чл. 525а. (1) При изпитване и първоначална 
проверка максимално допустимите грешки на 
алкохоломерите и ареометрите за алкохол с 
цифрова индикация трябва да са: 
1. ± 0,1 % за алкохолна концентрация по 
маса или по обем; 
2. ± 0,2 kg/m3 за плътност.
(2) При изпитване и първоначална про­
верка максимално допустимите грешки за 
алкохоломери с цифрова индикация, измер­
ващи алкохолна концентрация в % по обем и 
екстракт в градус Плато, трябва да са: 
1. ± 0,1 % за алкохолна концентрация по 
обем;
2. ± 0,1 °Р за екстракт в градус Плато.
Чл. 525б. (1) При последваща проверка 
максимално допустимите грешки на алкохо­
ломерите и ареометрите за алкохол с цифрова 
индикация трябва да са: 
1. ± 0,2 % за алкохолна концентрация по 
маса или по обем;
2. ± 0,4 kg/m3 за плътност.