Държавен вестник, бр. 36, 2025 г., стр. 27

БРОЙ  36	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27   
Показател
Минимални
изисквания
19.1.5. Товарен лимит
150 кг или повече 
19.1.6. Напрежение на 
батерия
24 V или по-голяма, 
презареждаща се, ли­
тиевойонна (сваляща 
се)
19.1.7. Брой стъпала с 
едно зареждане 
≥ 2000 (по-голямо или 
равно на две хиляди) 
19.1.8. Верига за изкач­
ване/слизане по стълби 
Скорост за изкачване/
слизане
Възможност за про­
мяна на скоростта на 
веригата за изкачва­
не/слизане – висока, 
средна, ниска 
19.1.9. Функции
Регулиращи се релси 
за колелата на инва­
лидната количка, ре­
гулиращи се придър­
жачи на инвалидната 
количка, възможност 
за регулиране на ви­
сочината на придър­
жачите на инвалид­
ната количка, задни 
дръжки/ръкохватки 
за придружителя, из­
важдаща се дръжка 
с регулираща се ви­
сочина.
19.1.10. Експлоатацио­
нен срок
4 (четири) години 
19.1.11. Гаранционен 
срок 
2 (две) години
19.2. Високотехнологичното помощно сред­
ство по т. 19 е класифицирано като медицинско 
изделие съгласно действащата нормативна 
уредба в страната.
Доставчиците на система с прикачване на 
инвалидна количка следва да отговарят както 
на общите изисквания, посочени в чл. 9, така 
и на специфичните извиквания, посочени в 
чл. 10, ал. 2 от постановлението.
19.3. Максималната стойност, до която се 
финансира високотехнологичното помощно 
средство по т. 19, е 2759 лева с включен ДДС.
19.4. Размерът на допустимото авансово 
плащане, необходимо за предоставяне на 
високотехнологично помощно средство по 
т. 19, е 559 лева.
20. Система с вграден стол
20.1. Системата трябва да отговаря на пока­
затели с определени минимални изисквания, 
както следва:
Показател
Минимални
изисквания
20.1.1. Техническа спе­
цификация
Мобилна електрическа 
система за изкачване 
и слизане на стълби с 
вграден стол за осигу­
ряване на достъпност за 
хора с двигателни нару­
шения. Възможност за 
промяна на скоростта 
на задвижване на ве­
ригата за изкачване. 
Акумулаторни, преза­
реждащи се батерии. 
Възможност за зареж­
дане в електрическата 
инсталация.
20.1.2. Размер
До 170 × 60 × 130 см
20.1.3. Нетно тегло
До 40 кг
20.1.4. Мощност на 
електрическия мотор
DC 24 V, 100 W или 
по-мощен
20.1.5. Напрежение на 
батерия
24 V или по-голяма, 
презареждаща се, лити­
евойонна (сваляща се)
20.1.6. Брой стъпала с 
едно зареждане
≥ 2000 (по-голямо или 
равно на две хиляди)
20.1.7. Верига за изкач­
ване/слизане по стълби 
Скорост за изкачване/
слизане
Възможност за промяна 
на скоростта на вери­
гата за изкачване/сли­
зане – висока, средна, 
ниска
20.1.8. Допълнително 
оборудване
Възможност за поставя­
не на рингови колела, 
допълнителни рингови 
колела, подлакътници, 
обезопасяващ колан, 
отваряща се стойка за 
крака.
20.1.9. Експлоатацио­
нен срок
4 (четири) години 
20.1.10. Гаранционен 
срок 
2 (две) години
20.2. Високотехнологичното помощно сред­
ство по т. 20 е класифицирано като медицинско 
изделие съгласно действащата нормативна 
уредба в страната.
Доставчиците на система с вграден стол 
следва да отговарят както на общите изиск­
вания, посочени в чл. 9, така и на специфич­
ните извиквания, посочени в чл. 10, ал. 2 от 
постановлението.
20.3. Максималната стойност, до която се 
финансира високотехнологичното помощно 
средство по т. 20, е 2279 лева с включен ДДС.
20.4. Размерът на допустимото авансово 
плащане, необходимо за предоставяне на