Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 32

С Т Р .  32
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(2) Изпитването за херметичност при наля-
гане се състои от две части при (85 ± 5) °С:
1. всеки водомер трябва да може да издържа,
без каквото и да е изтичане или просмукване,
налягане, равно на 1,6 пъти максималното ра-
ботно налягане, прилагано за период 15 min;
2. всеки водомер трябва да може да издържа,
без каквато и да е повреда или смущение, наля-
гане, равно на два пъти максималното работно
налягане, прилагано за период една минута.
(3) Резултатите от кривите на грешката и
изпитванията за загуба на налягане трябва да
осигуряват достатъчен брой точки, за да може
кривите да се начертаят точно в целия обхват.
(4) Ускореното изпитване за издръжливост
трябва да се извършва, както следва:
1. когато номиналният разход на водомера
за топла вода е по-малък или равен на 10 m3/h,
чрез:
а) изпитване с прекъсване—при разход на
изпитване, равен на номиналния разход и тем-
пература на изпитване (50 ± 5) °С, със 100 000
прекъсвания, с продължителност на паузите 15 s,
продължителност на работа при разхода на
изпитване 15 s и с продължителност на пускане
и спиране, равна на стойността на 0,15Qn, изра-
зена в кубични метри за час, при минимум 1 s;
б) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на максималния разход и тем-
пература на изпитване (85 ± 5) °С, и с продължи-
телност на работа при разхода на изпитване 100 h;
2. когато номиналният разход на водомера
за топла вода е по-голям от 10 m3/h, чрез:
а) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на номиналния разход и тем-
пература на изпитване (50 ± 5) °С, и с продължи-
телност на работа при разхода на изпитване 500 h;
б) изпитване без прекъсване—при разход на
изпитване, равен на максималния разход и тем-
пература на изпитване (85 ± 5) °С, и с продължи-
телност на работа при разхода на изпитване 200 h.
(5) Преди първото изпитване и след всяка
серия от изпитвания грешките от измерване
трябва да се определят най-малко при следните
разходи: Qmin, Qt, 0,5Qn и Qmax.
(6) Изпитването за устойчивост на топли-
нен удар включва 25 цикъла, които трябва да се
извършат, както следва:
1. при температура на водата (85 ± 5) °С и
разход Qmax—с продължителност 8 min, с пре-
късване на процеса за 1 до 2 min;
2. със студена вода при разход Qmax—с про-
дължителност 8 min, с прекъсване на процеса
за 1 до 2 min.
Чл. 267. (1) Типът на водомера може да е
одобрен, ако съответства на техническите и
метрологичните изисквания, определени в този
раздел.
(2) Изпитванията по чл. 265, ал. 1, т. 1, 2 и 3
и чл. 266, ал. 1, т. 1, 2 и 3 се извършват, за да се
установи съответствие на водомера с изисква-
нията на метрологичните и техническите ха-
рактеристики, определени в този раздел.
(3) За водомерите за студена вода след вся-
ко ускорено изпитване за издръжливост не
трябва да се наблюдава изменение спрямо пър-
воначалната крива по-голямо от 1,5 % между
Qt и Qmax или по-голямо от 3 % между Qmin и Qt
и максималната грешка на водомера между
Qmin и Qt не е по-голяма от ± 6 % и между Qt и
Qmax—от ± 2,5 %.
(4) За водомерите за топла вода след всяко
ускорено изпитване за издръжливост и след
всяко изпитване за устойчивост на топлинен
удар не трябва да се наблюдава изменение спря-
мо първоначалната крива по-голямо от 1,5 %
между Qt и Qmax или по-голямо от 3 % между
Qmin и Qt.
Чл. 268. (1) При първоначалната проверка
на водомерите за студена вода трябва да са из-
пълнени изискванията на чл. 262, ал. 2 и чл. 264,
т. 1—4.
(2) При първоначалната проверка на водоме-
рите за топла вода трябва да са изпълнени изис-
кванията на чл. 264, с изключение на изисквани-
ята за температурите, при които изпитванията
се извършват със студена вода при условия, оп-
ределени в удостоверението за одобрен тип.
(3) Водомерите могат да се проверяват на
серии, като в този случай изходното налягане
на всички водомери трябва да е достатъчно, за
да се избегне кавитация, и трябва да се вземат
специални мерки за избягване на взаимното
влияние между водомерите.
(4) Изпитвателното оборудване може да
включва автоматични уреди, обходни вентили,
ограничители на потока и т.н., при условие че
всеки изпитвателен кръг между водомерите,
които трябва да се проверят, и контролните
резервоари е ясно определен и е възможно по
всяко време да се проверява вътрешният му пад
на налягане.
(5) За подаване на вода може да се използва
всякакъв вид система. Ако няколко изпитва-
телни кръга работят заедно, не трябва да се
допускат взаимни влияния, несъвместими с
изискванията на чл. 262, ал. 2 и чл. 264, т. 1—4
за водомерите за студена вода и на чл. 264—за
водомерите за топла вода.
(6) Когато контролният резервоар е разде-
лен на няколко камери, разделящите стени тряб-
ва да са достатъчно твърди, за да осигурят из-
менение на обема на камерата не повече от 0,2 %
при напълване или изпразване на съседните
камери.
Чл. 269. (1) Проверката на водомерите за
студена вода включва изпитване за плътност
(херметичност) и проверка на точността поне
при три стойности на разхода между 0,9 Qmax и
Qmax, между Qt и 1,1 Qt и между Qmin и 1,1 Qmin.
(2) При проверката за първата стойност на
разхода се определя загубата на налягане, коя-
то трябва да е по-малка от стойността, посоче-
на в удостоверението за одобрен тип на водоме-
ра за студена вода.