Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 42

С Т Р .  42
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
та във всички части на тръбопровода преди раз-
ходомера и в самия разходомер е по-голямо от
налягането на наситените пари и от атмосфер-
ното налягане, не се изисква използването на
устройство за отстраняване на газове, ако са
взети мерки системата в експлоатация да се
пълни без прекъсване.
(2) В случай че налягането на течността е
по-малко от атмосферното налягане, но по-го-
лямо от налягането на наситените пари, се
монтира подходящо устройство за предотвра-
тяване проникването на въздух в разходомера.
(3) Когато разходомерът се захранва под на-
лягане, проникването на газове в разходомера
се предотвратява чрез подходящо устройство.
(4) Налягането на течността между разходо-
мера и точката на предаване трябва да е по-
голямо от налягането на наситените пари на
течността.
Чл. 349. (1) Тръбопроводът на устройството
за отделяне на газове не трябва да включва
вентил с ръчно управление, ако затварянето на
вентила пречи на работата на устройството.
(2) Ако изискванията за безопасност налагат
използване на затварящо устройство от този тип,
вентилът трябва чрез приспособление за плом-
биране да се поддържа в отворено положение.
Чл. 350. Захранващият резервоар на измерва-
телната система трябва да може да се изпразва
изцяло. Изходната дюза на резервоара трябва да
е снабдена с антизавихрящо устройство, освен ако
в системата е вграден сепаратор на газове.
Чл. 351. (1) Сепараторите на газове и екст-
ракторите на газове не трябва да се използват
при течности с динамичен вискозитет, по-ви-
сок от 20 mPa.s при температура 20 °С поради
намаляването на ефективността им с нараства-
не вискозитета на течността.
(2) Помпата трябва да е настроена така, че
входното налягане винаги да е по-голямо от
атмосферното налягане.
(3) Ако изискването по ал. 2 не може да се
изпълни, се използва устройство, което автома-
тично да спира потока течност при понижаване
на входното налягане под атмосферното. За сле-
дене на налягането се използва манометър.
(4) Изискванията по ал. 1—3 могат да не се
изпълняват, ако в измервателната система са
вградени устройства, които предотвратяват
проникването на въздух през връзките на сек-
циите на тръбопровода, работещи с понижено
налягане.
(5) Когато измервателната система не се
използва, тръбопроводът трябва да се поддър-
жа пълен с течност до точката на предаване.
Чл. 352. (1) Измервателните системи могат
да са снабдени с индикатор на газове.
(2) Използването на индикатор на газове
е задължително в случаите, посочени в този
раздел.
Чл. 353. (1) Индикаторът на газове трябва
да е конструиран така, че да осигурява задово-
лителни показания за наличието на газове или
въздух в течността.
(2) Индикаторът на газове се инсталира след
разходомера.
(3) В измервателни системи “празен маркуч”
индикаторът на газове трябва да е под формата
на наблюдателно стъкло с преливник и може
да се използва и като точка на предаване.
(4) Наблюдателното стъкло е устройство, с
което се проверява дали цялата измервателна
система или част от нея е напълнена с течност.
(5) Индикаторът на газове може да включ-
ва винт с осов канал или друго изпускателно
устройство, когато представлява висока точ-
ка в тръбопровода. Не се допуска използване-
то на свързваща тръба към изпускателното
устройство. Индикаторите на поток (напри-
мер тип притискач) могат да са вградени в
индикатора на газове, ако не пречат на наб-
людаването на газовите образувания, нами-
ращи се в течността.
Чл. 354. (1) Разходомерът и тръбопроводът
от него до точката на предаване трябва автома-
тично да се поддържат пълни с течност по вре-
ме на измервателната операция и когато систе-
мата не се използва.
(2) Ако изискването по ал. 1 не се изпълнява,
особено при стационарен монтаж, трябва да може
да се въздейства ръчно върху цялостното напъл-
ване на измервателната система до точката на
предаване и това да се наблюдава по време на
измерването и когато системата не се използва.
На подходящо място се монтира изпускателно
устройство за пълното елиминиране на въздух
или газове в измервателната система.
Чл. 355. (1) При промени в температурата
тръбопроводът между разходомера и точката
на предаване не трябва да внася допълнителни
грешки, по-големи от 1 % от минималното дос-
тавено количество.
(2) За да се изпълни изискването по ал. 1, се
спазват техническите условия, определени в
специфичните изисквания към различни типо-
ве измервателни системи.
Чл. 356. При необходимост устройството за
регулиране на налягането се монтира след раз-
ходомера, за да може налягането в устройства-
та за отстраняване на газове и в разходомера да
е по-голямо от атмосферното налягане и наля-
гането на наситените пари на течността.
Чл. 357. В измервателни системи, когато има
възможност течността да протече в посока,
обратна на указаната на разходомера, при спи-
ране на помпата трябва да се осигури възвратен
вентил и при необходимост—с устройство, ог-
раничаващо налягането.
Чл. 358. (1) В измервателни системи “пра-
зен маркуч” тръбопроводът след разходомера
и при необходимост тръбопроводът преди раз-
ходомера трябва да са монтирани така, че всич-
ки части на измервателната система да са пос-
тоянно напълнени.
(2) Захранващият маркуч съгласно чл. 330,
ал. 2, т. 1 трябва да се дренира чрез вентилаци-
онен отвор.