Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
началото на измервателната операция. Кал­
кулаторът може да бъде снабден с интерфейс 
за свързване на периферни устройства. Из­
ползването на интерфейс не трябва да влияе 
на метрологичните му функции.
Чл. 447х. (1) Всяка измервателна система 
трябва на видно място да носи следната ин­
формация: 
1. знак за одобрен тип;
2. наименование или фирмен знак на про­
изводителя;
3. обозначение, избрано от производителя, 
ако е подходящо;
4. сериен номер и година на производство;
5. характеристика в съответствие с чл. 447в, 
ал. 3 и чл. 447к;
6. минималните или максималните темпе­
ратури на газа, ако се различават съответно 
от минус 10 °C и 50 °C.
(2) Минималното измерено количество от 
измервателната система трябва да е изобразе­
но ясно на лицевата страна на показващото 
устройство, видимо от потребителя по време 
на измерването.
(3) Когато една измервателна система 
може да се транспортира без демонтиране, 
изискваната маркировка за всеки компонент 
може да се комбинира.
(4) На пломбиране подлежат всички части 
от измервателната система, които не могат да 
бъдат защитени по друг начин от действия, 
влияещи върху точността на измерване. Плом­
биращите устройства трябва да предотвратяват 
възможността за промяна на параметрите, 
участващи при определянето на резултатите 
от измерване. Когато достъпът не е защитен 
с механични пломби, защитата трябва да бъде 
изпълнена по електронен начин.
Чл. 447ц. Разширената неопределеност при 
определяне на грешките на показанието на 
масата трябва да бъде по-малка:
1. от 1/5 от максимално допустимата 
грешка, която е приложима при изпитване 
за одобряване на типа;
2. от 1/3 от максимално допустимата греш­
ка, приложима при проверка. 
Чл. 447ч. (1) Изпитванията за одобряване 
на типа се извършват при следните разходи:
1. разход при налягане от 0 до 0,5 Pv;
2. разход при налягане от 0,5 Pv до Pv.
(2) Първоначална проверка на една измер­
вателна система се извършва на един етап, ко­
гато системата може да бъде транспортирана, 
без да се разглобява, и когато се проверява 
при предвидените за използване условия. Във 
всички други случаи се извършва на два етапа.
(3) Когато първоначалната проверка се 
извършва на два етапа, първият етап включва:
1. проверка на съответствието на разходоме­
ра, включително на свързаните спомагателни 
устройства, с одобрения тип;
2. проверка на метрологичните характерис­
тики на разходомера заедно със свързаните 
спомагателни устройства.
(4) Вторият етап на първоначалната про­
верка включва: 
1. проверка на съответствието на измер­
вателната система заедно с разходомера и 
спомагателните и допълнителните устройства; 
2. проверка на метрологичните характерис­
тики на измервателната система, при възмож­
ност – в рамките на граничните стойности на 
работните условия на системата.
(5) Първоначална проверка на един етап 
се извършва съгласно ал. 4.
(6) Последващата проверка на измервателна 
система се извършва съгласно ал. 4.
(7) Спомагателните устройства се проверя­
ват при нарушени защитни знаци или пломби.
(8) Първоначалната и последващата про­
верка на разходомера се извършват в реално 
достижимия разход при условия на функци­
ониране.“
§ 89. Наименованието на раздел XVIII се 
изменя така:
„Раздел XVIII
Разходомери за газ и коригиращи устройства 
за обем“.
§ 90. В чл. 448, ал. 2 се създава изречение 
второ:
„Изискванията на раздела се отнасят за 
разходомери за газ, за които срокът на ва­
лидност на одобряването на типа по чл. 30, 
ал. 1 ЗИ не е изтекъл и се пускат на пазара 
и/или в действие след извършване на първо­
начална проверка.“
§ 91. Членове 450 и 451 се отменят.
§ 92. Членове 454 – 456 се отменят.
§ 93. В чл. 457 ал. 4 се отменя.
§ 94. В чл. 458 ал. 4 – 7 се отменят.
§ 95. Член 459 се отменя.
§ 96. В чл. 460 ал. 3 се отменя.
§ 97. В чл. 461 се правят следните измене­
ния и допълнения:
1. В ал. 1 т. 9 се изменя така: 
„9. импулсен фактор (импулсно число), 
когато разходомерите са с вградени импулсни 
генератори.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Не се поставят други данни и означения, 
освен ако са предвидени в удостоверението 
за одобрен тип.“
§ 98. Член 462 се отменя.
§ 99. В чл. 465 т. 3 се отменя.
§ 100. В чл. 466 ал. 3 се отменя.
§ 101. Членове 467 и 468 се отменят.
§ 102. Членове 470 – 473 се отменят.
§ 103. В чл. 474, ал. 2, изречение второ 
думите „за изпитване“ се заличават.
§ 104. Членове 476 – 478 се отменят.
§ 105. Създава се чл. 479а: