Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 21

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  21  
а) годината на изграждане на резервоара;
б) производител;
в) номинална вместимост;
г) максимална височина на запълване;
д) референтна височина;
6. резервоарите трябва да са калибрирани и 
да имат калибровъчна таблица за определяне 
и измерване на обема; калибрирането трябва 
да се извършва от лаборатории, акредитирани 
съгласно изискванията на стандарт БДС EN 
ISO/IEC 17025;
7. резервоарите трябва да имат отвор за 
измерване и потопяема базова плоча; вътреш­
ният диаметър на отвора за измерване следва 
да позволява извършването на метрологичен 
контрол; потопяема базова плоча не се изис­
ква, когато дъното на резервоара е достатъчно 
стабилно и няма риск от образуване на утайка 
или тази утайка може да бъде отчетена от 
нивомера; 
8. резервоарът трябва да има наблюдателен 
отвор, освен ако безопасността или други 
предписания не го изключват; наблюдател­
ният отвор и отворът за измерване трябва 
да бъдат пломбирани за предотвратяване на 
външна намеса;
9. резервоарът може да е разделен на някол­
ко отделения за измерване; всяко отделение 
се разглежда като отделен резервоар и трябва 
да отговаря на изискванията на този раздел.
(3) Изискванията по ал. 2, т. 7 и 8 не се 
прилагат за резервоари, предназначени за 
съхранение на втечнени въглеводородни газове 
под налягане (LPG).
(4) Разширената неопределеност при ка­
либриране на резервоарите се прилага за 
стойности между долната граница на вмес­
тимост и номиналната вместимост, посочени 
в таблицата за калибриране. Максималната 
неопределеност, изчислена за k=2, не трябва 
да превишава:
1. ± 0,2 % от показания обем за вертикални 
цилиндрични резервоари;
2. ± 0,3 % от показания обем за хоризонтал­
ни или цилиндрични наклонени резервоари;
3. ± 0,5 % от показания обем за други 
резервоари и резервоари за втечнени газове 
под налягане.
(5) Максималната неопределеност, посоче­
на в ал. 4, не включва неопределеността на 
количеството под потопяемата базова плоча, 
което е посочено в калибровъчната таблица 
на резервоара.
(6) Показанията за нивото на течността в 
резервоара или нивото на свободното прос­
транство над течността в резервоара трябва 
да бъдат изразени в единици за дължина.
(7) Показването на информация, която не е 
обект на метрологичен контрол, е разрешено, 
при условие че не може да бъде объркана с 
метрологичната информация.
Чл. 432д. (1) Електронните нивомери по 
чл. 432б, ал. 1, т. 2 трябва да показват нивото 
на течността в резервоара. Други измерени 
стойности, като например нивото на свобод­
ното пространство над течността в резервоара, 
могат да бъдат показани на същия дисплей, 
но тези данни трябва да бъдат заменени с ни­
вото на течността в резервоара в рамките на 
10 s. Показанията трябва да са надеждни и да 
позволяват лесно и недвусмислено отчитане.
(2) Електронните нивомери по чл. 432б, 
ал. 1, т. 2 могат да работят със спомагателни 
устройства, които са неразделна част от тях 
и са предназначени да изпълняват отделни 
функции, директно участващи в обработване, 
предаване или показване на резултатите от 
измерване. Спомагателните устройства могат 
да бъдат:
1. устройства за повтарящо се показание;
2. печатащи устройства;
3. запаметяващи устройства;
4. преобразуващи устройства.
(3) Изискванията на чл. 432г, ал. 6 се при­
лагат и за печатащите устройства.
(4) Спомагателните устройства не трябва 
да оказват влияние върху точността на измер­
ването и не трябва да имат характеристики, 
които да улесняват неправомерно използване 
на електронните нивомери.
(5) Нивомерите трябва да имат иденти­
фикационна табелка, съдържаща най-малко 
следната информация:
1. името на производителя или търговска 
марка;
2. обозначение за типа;
3. сериен номер и годината на производство;
4. знака за одобрен тип;
5. идентификация на резервоара.
(6) Надписите върху табелката трябва да 
са незаличими и с размер, форма и яснота, 
позволяващи лесно четене. Табелката трябва 
да бъде надеждно закрепена и да не може да 
бъде отстранена без разрушаване, а ако това 
условие не е изпълнено, то трябва да бъде 
осигурено нейното пломбиране.
(7) Частите на нивомера, които могат да 
повлияят върху точността на измерване, трябва 
да се пломбират.
(8) Монтажът на електронните нивомери 
трябва да осигурява вярно, лесно, достъпно и 
разбираемо отчитане на показанието. Елек­
тронните нивомери трябва да бъдат монтира­
ни на резервоара така, че да могат да бъдат 
проверявани и отклонението на референтната 
дължина, дължащо се на движението на об­
вивката, дъното и покривът на резервоара да 
остава в рамките на максимално допустимите 
грешки след монтиране. Сензорът за ниво на 
течността трябва да се монтира по такъв начин, 
че работата му да не бъде възпрепятствана 
от конструктивните елементи на резервоара. 
Сензорът за ниво може да се монтира в „об­