Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 99

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  99  
4.3. Допустимо влияние на преходни елек-
тромагнитни явления
4.3.1. Въздействието на дадено електромаг-
нитно смущение върху електромера трябва да е 
такова, че по време и веднага след смущението 
всеки резултат, необходим за изпитване точността 
на електромера, не предизвиква импулси или 
сигнали, които съответстват на енергия, по-
голяма от критичната стойност на изменение, 
и след необходимото време след смущението 
електромерът:
а) се възстановява за работа в границите на 
МДГ, и
б) запазва всички измервателни функции, и
в) позволява възстановяване на всичките 
налични данни от измерванията преди смуще-
нието, и
г) не отчита изменение в регистрираната 
енергия, по-голямо от критичната стойност на 
изменение.
Критичната стойност на изменение в kWh е 
m • Un • Imax • 10-6, където m е броят на измер-
вателните елементи на електромера, Un – във 
волт, и Imax – в ампер.
4.3.2. При ток на претоварване критичната 
стойност на изменение е 1,5 %.
5. Пригодност
5.1. Под номиналното работно напрежение 
положителната грешка на електромера не трябва 
да е повече от 10 %.
5.2. Показващото устройство за цялата енер-
гия трябва да има достатъчен брой цифри, за да 
може, когато електромерът работи 4000 часа при 
максимален товар (I = Imax, U = Un и PF = 1), 
показанието да не се връща до първоначалната си 
стойност и да не се нулира по време на работа.
5.3. В случай на прекъсване на електрозахран-
ването измереното количество електроенергия 
остава на разположение за справка за срок най-
малко 4 месеца.
5.4. Когато е подадено напрежение и когато 
в токовата верига не протича ток (токовата 
верига трябва да е отворена), електромерът не 
трябва да отчита енергия при напрежения между 
0,8 • Un и 1,1 Un.
5.5. Електромерът трябва да започва и да 
продължава да отчита при стойност Un, PF = 1 
(многофазен електромер с балансиран товар) и 
ток, равен  на Ist.
6. Единици за измерване
Измерената електроенергия се представя в 
киловатчаса или мегаватчаса.
7. Пускане в действие
а) Измерването за битова употреба се извърш-
ва с електромери от клас А. За специфични цели 
може да се изисква използване на електромери 
от клас В.
б) Измерването за търговска употреба и/или 
за употреба в леката промишленост се извършва 
с електромери от клас В. За специфични цели 
може да се изисква използване на електромери 
от клас С.
в) Лицето, което доставя електрическа енер-
гия, или лицето, което е законово оправомощено 
да монтира електромера, определя обхвата на 
тока, като гарантира, че електромерът е подходящ 
за точното измерване на консумацията, която е 
предвидена или се предвижда.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.
Приложение № 4 
към чл. 2
Средства за измерване на термална енергия 
(MI-004)
Съответните изисквания на приложение № 10, 
специфичните изисквания на настоящото прило-
жение и процедурите за оценяване на съответ-
ствието, изброени в настоящото приложение, се 
прилагат за средствата за измерване на термална 
енергия, определени по-долу, предназначени 
за използване в жилищни сгради, търговски 
помещения и сгради на предприятия от леката 
промишленост.
Определения
Средството за измерване на термална енергия е 
средство за измерване, проектирано за измерване 
на термална енергия, която се отдава в топло-
обменна верига посредством течност, наречена 
топлопренасяща течност (топлоносител).
Средството за измерване на термална енергия 
е или компактно средство за измерване, или 
средство за измерване, съставено от възли (пре-
образувател на разход, двойка преобразуватели 
на температура и калкулатор) или комбинация 
от тях.
θ 
=
температурата на топлоносителя;
θin 
=
стойността на θ на входа на топлооб-
менната верига;
θоut
=
стойността на θ на изхода на топло-
обменната верига;
Δθ 
=
температурната разлика θin – θоut при 
Δθ ≥ 0;
θmax 
=
горната граница на θ, при която сред-
ството за измерване на термална 
енергия работи правилно в границите 
на максимално допустимите грешки 
(МДГ);
θmin 
=
долната граница на θ, при която 
средството за измерване на термална 
енергия работи правилно в границите 
на МДГ;
Δθmax =
горната граница на Δθ, при която 
средството за измерване на термална 
енергия работи правилно в границите 
на МДГ;
Δθmin =
долната граница на Δθ, при която 
средството за измерване на термална 
енергия работи правилно в границите 
на МДГ;
q 
=
разхода на топлоносителя;