Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 97

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  97  
Приложение № 3 
към чл. 2
Електромери за активна енергия 
(MI-003)
Съответните изисквания на приложение № 10, 
специфичните изисквания на настоящото прило-
жение и процедурите за оценяване на съответ-
ствието, изброени в настоящото приложение, се 
прилагат към електромерите за активна енергия, 
предназначени за използване в жилищни сгради, 
търговски помещения и сгради на предприятия 
от леката промишленост.
Електромерите могат да се използват в ком-
бинация с външни измервателни трансформатори 
в зависимост от прилагания начин на измерва-
не. Предмет на настоящото приложение обаче 
са само електромерите, не и измервателните 
трансформатори.
Определения
Електромер за активна енергия е средство за 
измерване на активната електроенергия, консу-
мирана в дадена верига.
I
= електрическият ток, протичащ 
през електромера;
In 
= обявената стойност на тока, за 
която е проектиран електромерът, 
когато работи с измервателен 
трансформатор;
Ist 
= най-ниската обявена стойност за 
тока I, при която електромерът 
измерва активна електрическа 
енергия при фактор на мощността 
единица (многофазни електромери 
с балансиран товар);
Imin 
= стойността на тока I, над която 
грешката е в границите на мак-
симално допустимите грешки 
(многофазни електромери с ба-
лансиран товар);
Itr 
= стойността на тока I, над която 
грешката е в границите на най-
малката максимално допустима 
грешка (МДГ), съответстваща на 
индекса на класа на електромера;
Imax 
= максималната стойност на тока I, 
за която грешката е в границите 
на МДГ;
U 
= напрежението на мрежата, в която 
е включен електромерът;
Un 
= обявената стойност на напре-
жението, за която е проектиран 
електромерът;
f 
= честотата на захранващото напре-
жение на електромера;
fn 
= обявената стойност на честотата, 
за която е проектиран електро-
мерът;
PF (cos ϕ) = фактор на мощността (косинус на 
фазовата разлика ϕ между I и U).
Специфични изисквания
1. Точност
Производителят определя индекса на класа на 
електромера. Индексите на класа се определят 
като: класове А, В и С.
2. Предписани условия на функциониране
Производителят определя предписаните 
условия на функциониране за електромера, и 
по-специално:
За електромера се прилагат стойностите fn, 
Un, In, Ist, Imin, Itr и Imax. За предписаните стойнос­
ти на тока електромерът трябва да отговаря на 
условията, представени в таблица 1.
Таблица 1
Клас A
Клас B
Клас C
З а  д и р е к т -
но свързани 
електромери
 
 
Ist 
≤ 0,05 • Itr ≤ 0,04 • Itr ≤ 0,04 • Itr 
Imin 
≤ 0,5 • Itr ≤ 0,5 • Itr ≤ 0,3 • Itr 
Imax 
≥ 50 • Itr 
≥ 50 • Itr 
≥ 50 • Itr 
За електроме-
ри, проекти-
рани за работа 
с измервате-
лен трансфор-
матор
 
 
Ist 
≤ 0,06 • Itr ≤ 0,04 • Itr ≤ 0,02 • Itr 
Imin 
≤ 0,4 • Itr ≤ 0,2 • Itr (1) ≤ 0,2 • Itr 
In 
= 20 • Itr = 20 • Itr = 20 • Itr 
Imax 
≥ 1,2 • In ≥ 1,2 • In ≥ 1,2 • In 
(1) За електромеханични електромери от клас В 
се прилага Imin ≤ 0,4 • Itr.
Обхватите на напрежението, честотата и 
факторът на мощността, в рамките на които 
електромерът отговаря на изискванията за МДГ, 
са посочени в таблица 2. Тези обхвати отчитат 
типичните характеристики на електрическата 
енергия, доставяна от електроразпределителните 
дружества.
Обхватите на напрежението и честотата трябва 
да бъдат най-малко:
0,9 • Un ≤ U ≤ 1,1 • Un 
0,98 • fn ≤ f ≤ 1,02 • fn 
Обхватът на фактора на мощност трябва да 
бъде най-малко: 
от cos ϕ = 0,5 индуктивен до cos ϕ = 0,8 
капацитивен.
3. Максимално допустими грешки 
Въздействието на отделните измервани и 
влияещи величини (а, b, c…) се оценява поотдел-
но, като всички останали измервани и влияещи 
величини остават относително постоянни при 
номиналните си стойности. Грешката на измер-
ване, която не надвишава МДГ, определена в 
таблица 2, се изчислява като:
Грешка на измерване = √(a2 + b2 + c2 …)
Когато електромерът работи с ток с промен-
лив товар, процентните грешки не трябва да 
надвишават границите, посочени в таблица 2.