Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 42

СТР.  42	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
(2) Стъклените алкохоломери могат да са 
от следните класове на точност:
1. клас I – с дължина на едно скално де­
ление, не по-малка от 1,5 mm, и без вграден 
термометър;
2. клас II – с дължина на едно скално де­
ление, не по-малка от 1,05 mm, без вграден 
термометър.
Чл. 268. (1) Външният диаметър на тялото 
на стъкления алкохоломер трябва да е между 
19 и 40 mm.
(2) Външният диаметър на стъблото трябва 
да е поне 3 mm за клас I и клас II.
(3) Стъблото трябва да е с дължина поне 
15 mm след най-горния скален знак.
(4) Напречното сечение на стъблото трябва 
да се запазва по дължината на цялата скала, 
както и извън скалата – най-малко на 5 mm 
под най-долния скален знак.
Чл. 269. Максималните допустими грешки 
на стъклените алкохоломери трябва да са:
1. ± една втора скално деление за всяко 
отчетено показание за клас I, или
2. ± едно скално деление за всяко отчетено 
показание за клас II.
Чл. 270. (1) За електронните алкохоломери 
производителят трябва да определи:
1. обхвата на измерване;
2. климатичните, механичните и електро­
магнитните условия, при които средството за 
измерване е предназначено да се използва, 
захранването и другите влияещи величини, 
които могат да въздействат върху точността 
на средството за измерване;
3. параметрите на електрическото захран­
ване: номинална стойност на захранващото 
напрежение за променливотоково захранване 
и/или граници за постояннотоково захранване.
(2) Влиянието на определените условия по 
ал. 1, т. 2 трябва да е такова, че изменението 
на резултата от измерване да не е по-голямо 
от максималната допустима грешка.
Чл. 271. Електронните алкохоломери тряб­
ва да показват резултатите от измерване за 
алкохолна концентрация в % по обем или за 
екстракт в градус Плато.
Чл. 272. Върху електронните алкохоломери 
трябва да има неизтриваемо означение за:
1. наименованието или търговската марка 
на производителя;
2. типа и идентификационния номер;
3. годината на производство;
4. обхвати по напрежение и ток за про­
менливотоково захранване и граници за 
постояннотоково захранване.
Чл. 273. (1) Максималните допустими 
грешки на електронните алкохоломери трябва 
да са ± 0,1 % по обем.
(2) Максималните допустими грешки на 
електронни алкохоломери, измерващи алко­
холна концентрация в проценти по обем и 
екстракт в градус Плато, трябва да са:
1. ± 0,1 % за алкохолна концентрация по 
обем;
2. ± 0,1 градус Плато за екстракт.
Чл. 274. (1) При последваща проверка мак­
сималните допустими грешки на електронните 
алкохоломери трябва да са ± 0,2 % по обем.
(2) При последваща проверка максималните 
допустими грешки на електронни алкохоло­
мери, измерващи алкохолна концентрация в 
проценти по обем и екстракт в градус Плато, 
трябва да са:
1. ± 0,2 % за алкохолна концентрация по 
обем;
2. ± 0,2 градус Плато за екстракт.
Чл. 275. Стъклените алкохоломери се пре­
доставят на пазара и/или се пускат в действие 
след одобряване на типа и след първоначал­
на проверка и не подлежат на последващи 
проверки.
Чл. 276. Електронните алкохоломери се 
предоставят на пазара и/или се пускат в 
действие след одобряване на типа и след 
първоначална проверка и подлежат на пос­
ледващи проверки.
Чл. 277. (1) За одобряване типа на стъкле­
ните алкохоломери се представят три образеца.
(2) За одобряване типа на електронните 
алкохоломери се представя един образец. 
Чл. 278. Първоначалната и последващата 
проверка се извършват най-малко в 3 точки 
от обхвата на измерване.
Чл. 279. (1) Знакът за първоначална провер­
ка не трябва да променя масата на стъклените 
алкохоломери.
(2) Поради специфичните изисквания за 
маркиране на стъклени средства за измерване 
знакът за първоначална проверка се нанася по 
пясъчноструен метод, като буквите и цифрите 
се поставят по такъв начин, че да са неза­
личими. Допуска се знакът за първоначална 
проверка да се постави върху протокола от 
проверката.
Раздел XVI
Димомери
Чл. 280. (1) Димомерите са средства за из­
мерване, предназначени да определят димност­
та на отработените газове от моторни превозни 
средства с дизелови двигатели.
(2) Димомерът измерва количеството 
светлина, което попада върху приемник при 
пропускане на светлинен сноп през определен 
обем, запълнен с изгорели газове на двигателя.
(3) Димомерите се състоят от:
1. измервателна сонда;
2. шлаух;
3. измервателна камера, състояща се от 
светлинен източник, приемник и устройство 
за предпазване на оптиката от замърсявания;
4. неутрален оптичен филтър;
5. система за обработка на данни, за об­
работване на сигнала, показващо устройство