Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 70

СТР.  70	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
ните допустими грешки при употреба, освен 
ако е посочено друго в глава втора.
Чл. 496. (1) Буквените и цифровите озна­
чения в знаците за контрол трябва да съот­
ветстват на приложение № 39.
(2) Буквените и цифровите означения в 
знаците за „ЕИО одобряване на типа“ и „ЕИО 
първоначална проверка“ трябва да съответ­
стват на приложение № 39.
Чл. 497. (1) Когато съгласно глава втора 
средството за измерване не подлежи на одоб­
ряване на типа, се поставя знак съгласно 
приложение № 40, а в случаите, когато не 
подлежи на първоначална проверка – знак 
съгласно приложение № 42.
(2) Когато първоначалната проверка е ед­
ноетапна, се поставят двата знака по прило­
жение № 35.
(3) Когато първоначалната проверка е 
многоетапна, на всеки етап, предхождащ 
последния, се поставя знак за частична про­
верка, посочен в част А от приложение № 35, 
а на последния етап се поставят двата знака 
от същото приложение.
(4) Когато средството за измерване не под­
лежи на „ЕИО одобряване на типа“, се поставя 
знак съгласно приложение № 41, а в случаите, 
когато не подлежи на „ЕИО първоначална 
проверка“ – знак съгласно приложение № 43.
Чл. 498. (1) Знаците се поставят върху всяко 
средство за измерване на местата, определе­
ни в глава втора и/или в удостоверението за 
одобрен тип, така че: 
1. да са трайни, видими и предпазени от 
изтриване и заличаване при използване на 
средствата за измерване;
2. да не повреждат средствата за измерване 
и да не пречат на отчитането на показанията.
(2) Знак за последваща проверка на сред­
ства за измерване с оценено съответствие се 
поставя на местата, определени от произво­
дителя и/или в сертификата за изследване 
на типа/проекта, когато лицето, извършващо 
проверката, има информация за това. Когато 
лицето, извършващо проверката, няма такава 
информация, знакът се поставя така, че да е 
видим при отчитане на показанието и/или да 
защитава достъпа до вътрешната конструкция 
на средството за измерване. 
(3) Знак за последваща проверка допъл­
нително се поставя, когато в случаите на 
ремонт са нарушени знаци от производителя, 
поставени на местата, предвидени да защи­
тават достъпа до конструктивни компоненти, 
които са определящи за метрологичните 
характеристики на средството за измерване.
(4) Знаците по ал. 1 и 2 трябва да се раз­
рушават при опит за повторно използване.
(5) Върху средството за измерване могат 
да се поставят и други знаци или надписи, 
при условие че те не водят до объркване със 
знаците, които удостоверяват резултатите от 
контрол.
(6) Върху средствата за измерване може да 
се поставя и QR код, съдържащ информацията 
за последваща проверка, с параметри, опре­
делени съгласно ISO/IEC 18004, при условие 
че са спазени изискванията на ал. 5.
Чл. 499. (1) Носители на знаците могат да 
бъдат марки за залепване, пломби или релефни 
или плоски печати.
(2) Марките за залепване, носители на 
знаци по чл. 494, т. 4 и 6, трябва да бъдат 
метализирани, холографски.
Чл. 500. (1) Индивидуалните номера на 
знаците за проверка, зачислени на служите­
лите в Българския институт по метрология 
със заповед на председателя на Българския 
институт по метрология, се публикуват на 
сайта на Българския институт по метрология.
(2) Индивидуалните номера на знаците 
за проверка, зачислени на оправомощените 
лица в заповедта за оправомощаването им, се 
публикуват на сайта на Държавната агенция 
за метрологичен и технически надзор.
Г л а в а  п е т а 
РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА МЕТРОЛО­
ГИЧНА ЕКСПЕРТИЗА НА СРЕДСТВА ЗА 
ИЗМЕРВАНЕ
Чл. 501. Метрологична експертиза се из­
вършва на средства за измерване в употреба, 
използвани в случаите на чл. 5 от Закона за 
измерванията.
Чл. 502. (1) Метрологичната експертиза на 
средства за измерване се извършва чрез из­
следване и определяне състоянието на средст­
вото за измерване, включително неговите 
технически и метрологични характеристики 
по заявление, подадено в структурните звена 
на Българския институт по метрология.
(2) Заявлението по ал. 1 може да бъде по­
дадено по електронен път чрез публично дос­
тъпно уеббазирано приложение при спазване 
на изискванията на Закона за електронното 
управление и Закона за електронния документ 
и електронните удостоверителни услуги.
Чл. 503. Метрологичната експертиза на 
средства за измерване се извършва от Бъл­
гарския институт по метрология.
Чл. 504. Служителите, извършващи метро­
логична експертиза на средства за измерване, 
се определят със заповед на председателя 
на Българския институт по метрология или 
упълномощени от него лица.
Чл. 505. (1) Резултатите от извършена 
метрологична експертиза се предоставят в 
констативни протоколи, удостоверени с под­
писите на лицата, извършили метрологичната 
експертиза.
(2) По желание на заявителя констатив­
ният протокол може да бъде издаден и в 
електронна форма. Електронният констати­