Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 99

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  99
5. Стандартна схема S5: Измервателната система
включва помпа, екстрактор на газове и един или два
пълни маркуча.
Позволява само измерване на доставки чрез помпа
(пълен маркуч).
Описание на означенията към стандартна схема S5:
Ако цистерната има няколко секции, измервател-
ната система трябва да бъде свързана директно и пос-
тоянно към определена секция без колектор.
А: Антизавихрящо устройство
V: Вентил от типа “отворен или затворен”, който
прави практически невъзможно намаляване на
засмукването на помпата
М: Манометър за измерване на налягането, който
удостоверява, че налягането при засмукване на
помпата никога не е по-малко от атмосферното
налягане.
Р: Помпа
F: Филтър
Допуска се използване на дренажен вентил само
ако включва възвратен вентил, предотвратяващ
достъпа на газ в измервателната система.
Pg: Екстрактор на газове. Има два варианта T1 и T2,
допускащи се при използване на устройство за
вентилиране.
T1: Пряка връзка между екстрактора на газове и цис-
терната. В този случай тръбопроводът трябва да
води в резервоара покрай стената с цел да се
улесни отделянето на частиците в течността и
на газовете.
T2: Екстракторът на газове е свързан към цистер-
ната чрез съд, в който да се събират частиците
в течността, внесени чрез газовете.
C: Разходомер
Vm: Разпределителен вентил
cl: Възвратен вентил
fl1: Пълен маркуч на макара
fl2: Втори (много къс) пълен маркуч за доставка при
големи стойности на разхода (по избор).
cla: Вентил, предпазващ от изпразване пълния мар-
куч.
R: Устройство, позволяващо извършване на достав-
ката с който и да е от маркучите в измервателна
система с два маркуча. То трябва да съответства
на изискванията на чл. 362, ал. 1 и 2 и чл. 384, ал. 2.
6. Стандартна схема S6: Измервателната система
включва сепаратор на газове, комбиниран със захран-
ваща помпа, един или два пълни маркуча или един празен
маркуч, или един пълен и един празен маркуч.
Позволява:
а) измерване на доставка чрез помпа (пълен или
празен маркуч);
б) директна доставка със или без помпа, без преми-
наване през разходомера, и изпразване и пълнене на
цистерната без преминаване през разходомера.
Описание на означенията към стандартна схема S6:
R1: Двупътен вентил, позволяващ измерване на дос-
тавяното количество; доставка без измерване;
изпразване и пълнене на цистерната без преми-
наване през разходомера.
Вентилът е по избор. Той може да бъде заменен
от директно свързване.
F: Филтър. Допуска се и използване на дренажен
вентил.
SgР: Сепаратор на газове, комбиниран със захранва-
щата помпа, съгласно чл. 336, ал. 1. Този подвъ-
зел трябва да отговаря на изискванията, посоче-
ни в чл. 338, ал. 1. Изисква се и одобряване на
типа.
сl1: Възвратен вентил. Той може да бъде разполо-
жен след разходомера.
R2: Двупътен вентил (по избор) за директна достав-
ка без измерване.
C: Разходомер
I, II Варианти на устройството за доставка
и III:
Вариант I: един или два пълни маркуча
Вариант II: празен маркуч
Вариант III: комбинация от един пълен и един
празен маркуч
Vm: Разпределителен вентил
V1: Наблюдателно стъкло с преливник
V2: Наблюдателно стъкло, служещо и като индика-
тор за газове
fl1: Пълен маркуч
fl2: Втори (много къс) пълен маркуч за доставка при
големи стойности на разхода (по избор)
cla: Вентил, предпазващ от изпразване пълния мар-
куч
сl2: Възвратен вентил
at: Автоматично или ръчно устройство за вентили-
ране
R3: Устройство, позволяващо извършване на достав-
ките по един от двата налични метода на достав-
ка. То трябва да съответства на изискванията на
чл. 362, ал. 1 и 2 и чл. 384, ал. 2.