Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 28

СТР.  28	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
4. сериен номер и година на производство;
5. характеристиките в съответствие с 
чл. 125, ал. 3 и чл. 132;
6. минималните или максималните темпе­
ратури на газа, ако се различават съответно 
от минус 10 °C и 50 °C.
(2) Минималното измерено количество от 
измервателната система трябва да е изобразе­
но ясно на лицевата страна на показващото 
устройство, видимо от потребителя по време 
на измерването.
(3) Когато една измервателна система 
може да се транспортира без демонтиране, 
изискваната маркировка за всеки компонент 
може да се комбинира.
(4) На пломбиране подлежат всички части 
от измервателната система, които не могат да 
бъдат защитени по друг начин от действия, 
влияещи върху точността на измерване. Плом­
биращите устройства трябва да предотвратяват 
възможността за промяна на параметрите, 
участващи при определянето на резултатите 
от измерване. Когато достъпът не е защитен 
с механични пломби, защитата трябва да бъде 
изпълнена по електронен начин.
Чл. 144. Разширената неопределеност при 
определяне на грешките на показанието на 
масата трябва да бъде по-малка:
1. от 1/5 от максималната допустима 
грешка, която е приложима при изпитване 
за одобряване на типа;
2. от 1/3 от максималната допустима греш­
ка, приложима при проверка.
Чл. 145. Разходомерите и измервателните 
системи за компресиран природен газ се пре­
доставят на пазара и/или се пускат в действие 
след одобряване на типа и първоначална про­
верка и подлежат на последващи проверки.
Чл. 146. (1) Изпитванията за одобряване 
на типа се извършват при следните разходи:
1. разход при налягане от 0 до 0,5 Pv;
2. разход при налягане от 0,5 Pv до Pv.
(2) Първоначална проверка на една измер­
вателна система се извършва на един етап, ко­
гато системата може да бъде транспортирана, 
без да се разглобява, и когато се проверява 
при предвидените за използване условия. Във 
всички други случаи се извършва на два етапа.
(3) Когато първоначалната проверка се 
извършва на два етапа, първият етап включва:
1. проверка на съответствието на разходо­
мера, включително на свързаните спомага­
телни устройства, с одобрения тип;
2. проверка на метрологичните характерис­
тики на разходомера заедно със свързаните 
спомагателни устройства.
(4) Вторият етап на първоначалната про­
верка включва:
1. проверка на съответствието на измер­
вателната система заедно с разходомера и 
спомагателните и допълнителните устройства;
2. проверка на метрологичните характе­
ристики на измервателната система.
(5) Първоначална проверка на един етап 
се извършва съгласно ал. 4.
(6) Последващата проверка на измервателна 
система се извършва съгласно ал. 4.
(7) Спомагателните устройства се проверя­
ват при нарушени защитни знаци или пломби.
(8) Първоначалната и последващата про­
верка на разходомера се извършват в реално 
достижимия разход при условия на функцио­
ниране.
Раздел XІI
Разходомери за газ и коригиращи устройства 
за обем
Чл. 147. (1) Разходомерът за газ е средство 
за измерване, предназначено да измерва, за­
паметява и показва количеството газ (обем 
или маса), преминало през него.
(2) Според конструкцията си и принципа 
си на измерване разходомерите за газ могат 
да бъдат диафрагмени, ротационни, турбинни, 
термални, ултразвукови, вихрови, кориоли­
сови и конструирани на други принципи и 
технологии.
Чл. 148. (1) Коригиращото устройство за 
обем на газ е устройство, което е монтирано 
към разходомер за газ и автоматично преобра­
зува количеството, измерено при условията на 
измерване, в количество при базови условия.
(2) Коригиращите устройства за обем на 
газ могат да бъдат:
1. тип 1 – устройство с вградени преобра­
зуватели на температура и на налягане, или 
само на температура;
2. тип 2 – устройство с външни преобра­
зуватели на температура и на налягане, или 
само на температура, и калкулатор.
(3) В зависимост от функцията на преоб­
разуване коригиращите устройства за обем 
на газ могат да бъдат:
1. с преобразуване по температура (Т – ко­
ригиращи устройства);
2. с преобразуване по температура и наля­
гане (PT – коригиращи устройства);
3. с преобразуване по температура, наляга­
не и на отклонението от закона на идеалния 
газ (PTZ – коригиращи устройства).
Чл. 149. Разходомерите за газ и коригира­
щите устройства за обем се предоставят на 
пазара и/или се пускат в действие след оценено 
и удостоверено съответствие със съществените 
изисквания, определени по реда на Наредбата 
за съществените изисквания за оценяване на 
съответствието на средствата за измерване, 
и подлежат на последващи проверки по реда 
на тази наредба.
Чл. 150. Местата за разполагане на зна­
ците за проверка и на пломбите трябва да са 
избрани така, че демонтирането на частта,