Държавен вестник, бр. 48, 2011 г., стр. 71

БРОЙ  48	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  71  
(в) последващи проверки.
3.2.3.2 Максимално допустимите грешки (нео­
пределеност) в ред Б на таблица 3 се прилагат за:
(а) калибриране на резервоара при одобряване 
на типа на нивомерна измервателна система при 
условия на функциониране;
(б) калибриране на резервоара при първона­
чалната проверка на нивомерната измервателна 
система;
(в) рекалибриране на резервоара при послед­
ваща проверка на нивомерната измервателна 
система.
3.2.3.3 Изисквания за измерване на темпера­
турата
За целите на преобразуване на обема мак­
симално допустимата грешка за определяне на 
температурата е ± 0,5°С.
Минималният брой на температурните дат­
чици е:
Височина на резер­
воара
Брой на температурните 
датчици
До 9 метра
4
От 9 метра до 
15 метра
5
Над 15 метра 
6
3.3 Метрологичен контрол
3.3.1 Нивомерните измервателни системи се 
пускат на пазара и/или в действие след одобряване 
на типа и първоначална проверка и подлежат на 
последващи проверки.
3.3.2 Одобряване на типа
3.3.2.1 Редът за одобряване на типа се извършва 
съгласно разпоредбите на Наредбата за средствата 
за измерване, които подлежат на метрологичен 
контрол.
3.3.2.2 Провеждане на изпитването
А) Изпитване на електронните автоматични 
нивомери
1) преди монтиране, чрез изпитване при пред­
писани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Изпитване на термометъра
В) Изпитване на нивомерна измервателна 
система
1) калибриране на резервоара
2) определяне на обема на течността в ре­
зервоара по данни от калибровъчната таблица и 
нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.3 Провеждане на първоначалната проверка
А) Първоначална проверка на електронните 
автоматични нивомери
1) преди монтиране, чрез проверка при пред­
писани условия и
2) след монтиране на функциониращ резервоар.
Б) Първоначална проверка на термометъра
В) Първоначална проверка на нивомерна из­
мервателна система
1) калибриране на резервоара
2) определяне на обема на течността в ре­
зервоара по данни от калибровъчната таблица и 
нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.4 Провеждане на последваща проверка
А) Проверка на електронните автоматични 
нивомери в монтирано положение на функцио­
ниращ резервоар
Б) Проверка на термометъра
В) Проверка на нивомерна измервателна 
система – определяне на обема на течността в 
резервоара по данни от калибровъчната таблица 
и нивото, определено от електронните нивомери.
3.3.2.5 Провеждане на последваща проверка 
след ремонт се извършва по реда за първоначална 
проверка.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. Лицата по чл. 3, ал. 2 привеждат дейността 
си в съответствие с изискванията на тази наредба 
в срок до 31 март 2012 г.
§ 29. В срок до две години след изтичане на 
срока по § 28 при първоначална проверка на ниво­
мерните измервателни системи могат да се приемат 
калибровъчни таблици на резервоарите от неакре­
дитирани лаборатории или от производителя им.
§ 30. Нивомерните измервателни системи 
подлежат на последваща периодична проверка 
всяка година.
§ 31. Първоначалната проверка на вече мон­
тирани електронни автоматични нивомери от 
одобрен тип нивомерни измервателни системи 
се извършва само в монтирано положение на 
функциониращ резервоар.
§ 32. Рекалибриране на резервоарите се 
извършва:
1. на пет години;
2. след ремонт на резервоара;
3. при последваща проверка на нивомерната 
измервателна система, показала грешка, по-
голяма от максимално допустимата грешка, и 
грешката на електронния автоматичен нивомер е 
в границите на максимално допустимата грешка.
§ 33. В § 59, ал. 1 от преходните и заклю­
чителните разпоредби към  Наредбата за из­
менение и допълнение на Наредба № Н-18 от 
2006 г. за регистриране и отчитане на продажби 
в търговските обекти чрез фискални устройства 
(ДВ, бр. 49 от 2010 г.) т. 2 се изменя така:
„2. Регистрираните по ЗДДС лица, непопа­
дащи в т. 1:
а) които извършват търговия на дребно с ле­
карствени продукти в аптеки и дрогерии съгласно 
Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина – в срок до 31 август 2011 г.;
б) търговците на зърно, регистрирани по Закона 
за съхранение и търговия със зърно – в срок  до 
30 ноември 2011 г.;
в) всички останали – в срок до 31 март 2012 г.;“.
§ 34. Наредбата влиза в сила от деня на 
обнародването є в „Държавен вестник“.
Министър: С. Дянков
7519