Държавен вестник, бр. 37, 2005 г., стр. 38

С Т Р .  38
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  37
то му. Върху специализираното легло за интен-
зивно лечение пациентът лежи на твърда под-
ложка, позволяваща ефективно да се извършва
външна (индиректна) компресия/декомпресия на
сърцето.
5.5. Разположението на специализираното лег-
ло за интензивно лечение трябва да осигурява при-
оритетен достъп на персонала до главата и шията
на пациента, до съответната апаратура, до изводи-
те на електрическата и газовата инсталация. Сво-
бодната площ за преминаване между отделните
места за провеждане на интензивно лечение не
може да е по-малко от 2,0 м.
5.6. Всяко “Място за провеждане на интензив-
но лечение” трябва да е оборудвано с:
а) електрозахранване с двойно осигуряване (ава-
рийно захранване) и най-малко 10 заземени (тип
шуко) електрически извода;
б) най-малко един извод за аспирационна сис-
тема;
в) най-малко един извод на инсталация за сгъс-
тен въздух;
г) най-малко един извод на инсталация за кис-
лород под налягане;
д) подвижна преграда за визуална изолация на
пациента (ако интензивното легло е разположено
в общо помещение);
е) съоръжения за поставяне (закрепване) на
апаратура около интензивното легло (мониторна
апаратура, система за подаване на кислород, инфу-
зионна техника и др.).
5.7. Специфични изисквания към специализи-
рана структура за интензивно лечение:
а) всяка специализирана структура за интен-
зивно лечение е разположена на обособена тери-
тория в лечебното заведение за болнична помощ;
б) специализираната структура за интензивно
лечение е с “ограничен достъп”, режимът на кой-
то се определя от началника на тази структура;
в) в специализираната структура за интензив-
но лечение не се допуска смесване на потоците
“чисто/мръсно”;
г) към и от специализираната структура за
интензивно лечение се поддържат постоянно ко-
муникации за професионален и обществен тра-
фик и приоритетен достъп до структури на бол-
ницата, свързани с нейната дейност—спешно
приемно отделение, операционен блок, лабора-
торни звена и др.;
д) общата площ на структура за интензивно
лечение е най-малко 2,5 пъти по-голяма от площ-
та, заета от местата за провеждане на интензивно
лечение (интензивни легла), включително и при-
надлежащата площ към тях;
е) площта на единична стая (с едно място за
провеждане на интензивно лечение) не е по-малка
от 18 кв. м;
ж) площта, принадлежаща към едно място за
провеждане на интензивно лечение в общо поме-
щение, не е по-малка от 10 кв. м;
з) всички помещения, в които са разположени
места за провеждане на интензивно лечение, са с
пряка дневна светлина.
5.8. Задължителните служебни помещения в
специализирана структура за интензивно лечение
(в тях пациентите нямат достъп) са:
 а) манипулационно помещение—оборудвано с
рафтове и шкафове за медикаменти, консумативи,
стерилни и нестерилни материали, плотове за под-
готовка на медикаменти и консумативи с адекват-
но осветление;
б) кухненски бокс;
в) помещение за апарати (апаратна стая), в
което се разполага апаратура (монитори, респира-
тори и др.), която е в готовност да бъде веднага
използвана при възникване на необходимост;
г) складови помещения: в тях се съхраняват
материали, консумативи, лекарствени продукти
и др., осигуряващи автономна работа на специа-
лизираната структура за интензивно лечение, т. е.
без снабдяване от централните складове на ле-
чебното заведение за болнична помощ най-мал-
ко за 24 часа;
д) помещение (помещения) за обработка на
материали, което позволява технологично раз-
делна обработка на “чисти материали” и “мръс-
ни материали”;
е) помещение за почивка на персонала;
ж) помещение за прием на близките на пациен-
тите;
з) тоалетни възли отделно за персонал и паци-
енти.
5.9. Задължителни инсталации и съоръжения в
специализирана структура за интензивно лечение са:
а) електрозахранване с двойно осигуряване (ава-
рийно захранване с генератор);
б) аспирационна система;
в) инсталация за сгъстен въздух;
г) водоснабдяване и канализация с разчет една
мивка във всяка обособена зала с места за провеж-
дане на интензивно лечение;
д) при всяка мивка в специализирана структура
за интензивно лечение трябва има условия и за
дезинфекция на ръце.
Задължително оборудване в специализирана
структура за интензивно лечение
5.10. Задължително оборудване с разчет за вся-
ко място за интензивно лечение:
а) монитор (мониторен модул) за електрокар-
диоскопия;
б) апарат за измерване на системни артериал-
ни налягания;
в) система за дозирано подаване на кислород в
овлажнена газова смес при спонтанно дишане;
г) система за поддържане на аспирационни
дренажи.
5.11. Задължително оборудване с разчет за общо
ползване в специализирана структура за интензив-
но лечение:
а) апаратура за изкуствена белодробна венти-
лация (респиратори) с разчет не по-малко от един
респиратор на две до три места за провеждане на
интензивно лечение;
б) инфузионна техника (перфузори, инфузома-
ти) с разчет да се провеждат едновременно по две
до три постоянни интравенозни инфузии на един
пациент;
в) дефибрилатор;
г) мобилен рентгенов апарат—собствен или на
разположение на специализираната структура за
интензивно лечение.
18905