Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 51

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  51   
миналното ниво на аларма за период 500 h 
работа.
Чл. 363. (1) Обхватът на измерване на сис­
темите за контрол на радиоактивни емисии в 
околната среда с линейна скала трябва да е 
между 10 % и 100 % от обхвата на показанията.
(2) Обхватът на измерване на системите за 
контрол на радиоактивни емисии в околната 
среда с логаритмична скала трябва да е между 
една трета от най-малката декада и пълния 
обхват на показание.
(3) Обхватът на измерване на системите за 
контрол на радиоактивни емисии в околната 
среда с цифрова индикация трябва да е между 
втората най-малка декада и пълния обхват 
на показание.
Чл. 364. При условия на функциониране 
трябва да е посочен коефициент за установява­
не на връзка между показанията на системата 
и активността на специален радиоактивен 
източник на твърда подложка.
Чл. 365. При предписани условия на функ­
циониране и когато системата за контрол на 
радиоактивни емисии в околната среда и съ­
оръжението за измерване при освобождаване 
на твърди материали от контрол са настроени 
съгласно указанията на производителя:
1. максималната допустима грешка не 
трябва да надвишава ± 20 %;
2. линейността на показанията не трябва 
да надвишава ± 10 % за целия измервателен 
обхват.
Чл. 366. (1) Системата за контрол на ра­
диоактивни емисии в околната среда трябва 
да дава индикация, че е превишена горната 
граница на измервателния обхват, когато е 
налична активност, десет пъти по-голяма 
от активността, предизвикваща показание в 
края на обхвата.
(2) Системата трябва да работи правилно 
след отстраняване на претоварването.
Чл. 367. Флуктуациите на показанието 
поради случайния характер на радиоактив­
ността трябва да са:
1. за линейна скала – не повече от 10 % за 
активност, даваща показание, съответстващо 
на една трета от скалата на най-чувствител­
ния обхват;
2. за логаритмична и цифрова скала – не 
повече от 10 % за активност, даваща показа­
ние, съответстващо на най-младшата значеща 
декада или цифра.
Чл. 368. Показанията при условия на 
функциониране след 30 минути работа на 
системата не трябва да се променят с повече 
от 10 % от края на скалата за всеки обхват 
(при линейна скала) или от показанието (при 
цифрова скала) за следващите 100 h.
Чл. 369. Производителят трябва да посочи 
начин за определяне на минимално детекти­
руемата активност и/или минимално детек­
тируемата концентрация на активността и 
условията, при които се определя.
Чл. 370. (1) Системите за контрол на ра­
диоактивни емисии в околната среда се пре­
доставят на пазара и/или се пускат в действие 
след първоначална проверка и подлежат на 
последващи проверки.
(2) Когато това е възможно, първоначалната 
проверка на системите се извършва на два 
етапа – в лабораторни условия и на мястото 
на тяхното използване след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите 
се извършват на мястото на употреба.
Чл. 371. Съоръженията за измерване при 
освобождаване на твърди материали от кон­
трол се предоставят на пазара и/или се пускат 
в действие след първоначална проверка и 
подлежат на последващи проверки.
Чл. 372. (1) При първоначална проверка 
на системите за контрол на радиоактивни 
емисии в газообразна и аерозолна форма се 
изследват:
1. максимална допустима грешка при ус­
ловия на функциониране;
2. обхват на измерване;
3. линейност на показанията;
4. флуктуации на показанията;
5. показанието при претоварване;
6. устройствата за подаване на алармен 
сигнал.
(2) При последваща проверка на систе­
мите за контрол на радиоактивни емисии в 
газообразна и аерозолна форма се изследват:
1. повторяемостта на показанията спрямо 
първоначалната проверка;
2. устройствата за подаване на алармен 
сигнал.
Чл. 373. (1) При първоначална проверка 
на системите за контрол на радиоактивни 
емисии в течна форма се изследват:
1. собственият фон;
2. максимална допустима грешка;
3. линейност на показанието;
4. обхват на измерване;
5. енергийна зависимост и праг на дис­
криминация;
6. стабилност на показанията във времето;
7. флуктуации на показанията;
8. показания при претоварване;
9. устройствата за подаване на алармен 
сигнал;
10. определяне на контролна стойност за 
последваща проверка.
(2) При последваща проверка на системите 
за контрол на радиоактивни емисии в течна 
форма се изследват:
1. собственият фон;
2. максимална допустима грешка;
3. устройствата за подаване на алармен 
сигнал.