Държавен вестник, бр. 11, 2010 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  11
Помещение
Мини­
мална 
квадра­
тура,
кв.м
Процедурна зала с ангиографски апарат
20
Апаратна предзала
6
Техническо помещение
8
Предзала за подготовка на персонала
4
Място за подготовка на пациента
4
Помещение за подготовка на стерилни 
маси
6
Склад за съхранение на катетри и 
други материали
4
Гардероб за персонал
8
Тоалетна за пациенти
2
Тоалетна за персонал
2
Място за медикаменти
1
Лекарски кабинет
6
Архив
3
Място за вторична компютърна об­
работка
4
Място за почистване и измиване на 
оборудването
4
Изливно помещение
3
2.5. Звеното трябва да е осигурено с бърз и 
лесен достъп до:
2.5.1. отделение/клиника за анестезия и ин­
тензивно лечение;
2.5.2. кръвна банка;
2.5.3. звено за образна диагностика;
2.5.4. структура по кардиохирургия (а когато 
тя не е разположена на територията на също­
то лечебно заведение – гарантиран по договор 
възможно най-бърз достъп на пациента до нея, 
препоръчително – 90 минути). 
3. Изисквания за оборудване
3.1. Изисквания за апаратура:
Номер
Вид апаратура
1
2
1.
Рентгенов апарат за ангиография със 
скопия и графия, специализиран за карди­
ологични цели 
2.
Система за запис на образа, позволяваща 
трайно съхранение и многократно възпро­
извеждане
3.
Подвижен аркус на рентгеновия апарат с 
възможност за ангулация над 40 градуса 
във всички посоки 
4.
Качествен образ с разделителна способ­
ност 0,2 мм
5.
Регистриращо устройство:
– за манометрия – с минимум два канала 
с променливи обхвати от 10 до 200 мм 
живак; 
– за ЕКГ – с 12 канала;
– с възможност за съхранение на кривите 
на хартиен и дигитален носител.
6.
Два независими източника на електри­
чество за захранване на апаратурата в 
процедурната зала
1
2
7.
Автоматичен инжектор
8.
Контрапулсаторна помпа
9.
Дефибрилатор
10.
Апарат��������������������������������
 за изследване на времето за съ­
сирване – препоръчително
11.
Апарат за определяне на минутен 
обем – препоръчително
12.
Монитор за оксихемометрия�����������
 – препоръ­
чително
13.
Конзола за кислород, вакуум и сгъстен 
въздух
14.
Климатична инсталация и аспирационна 
система
3.2. Изисквания за прилаганите материали и 
консумативи: 
3.2.1. качествени изисквания:
– да притежават високо качество, удостовере­
но със сертификати за качество от Европейския 
съюз; да са регистрирани в Република България;
– при доставката на материалите и консумативи­
те техните опаковки да бъдат със запазена цялост; 
– срокът за стерилизация или за годност на 
материалите и консумативите да е валиден при 
доставката и използването им; 
3.2.2. количествени изисквания:
– наличните количества от използваните мате­
риали и консумативи да позволяват довършването 
на започната процедура в случай на повреда (пре­
чупване) или замърсяване на катетъра или друг 
консуматив, т.е. да бъдат осигурени минимум по 
два броя от всеки вид изделие за една инвазивна 
манипулация; 
– наличие на водачи, дезилета, катетри, балони 
и стентове с различна дължина и диаметър.
4. Персонал
4.1. Изисквания за професионална компетент­
ност:
4.1.1. условия за квалификация и поддържане 
на квалификацията на лекаря като самостоятелен 
инвазивен кардиолог-оператор:
4.1.1.1. придобита специалност по кардиология;
4.1.1.2. преминаване и успешно завършване 
на допълнителна професионална квалификация 
по инвазивна кардиология съобразно посочената 
по-долу програма за обучение, умения и знания 
за придобиване права на самостоятелен инвазивен 
кардиолог-оператор;
4.1.1.3. удостоверение за правоспособност за 
работа с йонизиращи лъчи;
4.1.1.4. за поддържане компетентността на ин­
вазивния кардиолог като самостоятелен оператор 
се препоръчва провеждането на минимум 100 
инвазивни процедури годишно;
4.1.1.5. инвазивните оператори с обем на 
дейност под 100 интервенционални процедури 
годишно могат да извършват инвазивна дейност 
само под контрол на самостоятелен инвазивен 
кардиолог-оператор.
4.2. Програма за обучение, умения и знания за 
придобиване права на самостоятелен инвазивен 
кардиолог-оператор: