Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 133

БРОЙ  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  133  
1. Нивелирът се поставя на такава висо-
чина, че хоризонталната нишка на нишковия 
кръст да минава през върха на белия триъ-
гълник на горната марка. За целта първо се 
нагласяват краката на триногата, а след това 
за повдигането на визирната ос на инстру-
мента се използват повдигателните винтове 
на основата на инструмента. Когато нишко-
вият кръст разполови върха на триъгълника, 
зрителната тръба се завърта и нивелирът се 
насочва към латата. Прави се отчет. Проце-
дурата се повтаря най-малко 4 пъти. Накрая 
отчетите по латата се осредняват – получава 
се осреднен отчет за горната марка.
2. Действията от т. 1 се повтарят до полу-
чаване на осреднен отчет за долната марка.
3. Определя се разстоянието между марките, 
като се изчислява разликата между осред-
нените отчети за долната и горната марка. 
Резултатът се записва с точност до  0.00001 
m = 0.01 mm.
4. Разстоянието между марките се опре-
деля втори път, след като латата (с клина) и 
сигнала (върху несгъваемата тринога) леко се 
разместят и се повтори процедурата от т. 1 до 
т. 3 включително. Така полученото разстояние 
между марките и определеното в т. 3 трябва да 
се съгласуват с точност 0.0001 m. Ако послед-
ното условие е изпълнено, двете разстояния 
се осредняват, за да се получи окончателното 
разстояние между марките. Ако условието не 
е изпълнено, се прави ново определяне (пов-
тарят се т. 1 до 4).
Определяне на превишение през широко 
препятствие
Общи положения
За определянето на превишението между 
две точки, намиращи се на различен бряг на 
широкото препятствие, са необходими два 
електронни теодолита и два сигнала. Всеки 
теодолит се разполага директно срещу един 
от сигналите, като двойката теодолит – сигнал 
се намират на различен бряг спрямо широко-
то препятствие. Измерванията между двете 
двойки инструмент-сигнал трябва да бъдат 
балансирани на дължина (т.е. разстоянията 
за всяка двойка станция – сигнал да бъдат 
по възможност равни) и да се провеждат 
над подобен терен и при подобни условия на 
външната среда. Разположението на станциите 
и сигналите спрямо широкото препятствие е 
показано на фигура 2.
Фигура 2. Разположение на станциите 
и сигналите спрямо водното препятствие
Сигналите се поставят върху тринога и се 
разполагат:
· върху съществуващ геодезически знак, 
ако той е удобен за това, например на стълб 
за принудително центриране (в този случай не 
се използва тринога) или върху точка (репер), 
които са в близост до трасето на нивелачната 
линия, която е свързана с преминаването през 
широкото препятствие, или
· върху временно стабилизирана точка в 
близост до репер (на разстояние 1-2 станции 
с нивелир), който да е включен в нивелачната 
линия, която е свързана с преминаването през 
широкото препятствие.
Всеки сигнал трябва да е разположен така, 
че горната му марка да е над, а долната – под 
хоризонта на инструментите, разположени на 
двата бряга на широкото препятствие. Двата 
сигнала трябва да са разположени в еднакви 
условия на външната среда – например и 
двата да са изцяло огрени или и двата да са 
изцяло на сянка. Почвата, върху която се 
поставят инструмента и сигналите, трябва да 
е стабилна. Ако препятствието, което трябва 
да се премине е водно, местата за наблюдение 
и за поставяне на инструмента и сигнала, 
разположени на един и същи бряг, да бъдат 
приблизително в една равнина, която да от-
стои най-малко на 3 m от водната повърхност. 
Станциите се избират по-далеч от брега на 
водното препятствие, ако бреговете са отвесни 
и по-близо – ако са полегати.
Непосредствено преди измерванията за пре-
минаване през широкото препятствие, на всеки 
от двата бряга се извършва двоен нивелачен ход 
(от съответния клас нивелация) за определяне 
на превишението между най-близкия репер от 
нивелачната линия и 1) върха на белия триъ-
гълник на долната марка на сигнала, като се 
използва пъпката в предния край на носещата 
плочка на сигнала или 2) съществуващия гео-
дезически знак/временната точка, на която е 
стабилизиран сигнала.
В първия случай при извършване на от-
чета „напред“, се използва късата лата. Тя се 
поставя върху пъпката на носещата плочка 
и се подпира със стойка или се укрепва по 
подходящ начин така, че да остане стабилна 
и във вертикално положение. Нивелирът се 
поставя на такава височина, че хоризонтал-
ната нишка на нишковия кръст да минава 
през върха на белия триъгълник на долната 
марка. След това зрителната тръба леко се 
завърта и нивелирът се насочва към латата 
за извършване на отчета.
Във втория случай се използва 3-метровата 
лата, като нивелацията протича по обичайния 
(за съответния клас) начин.
Измервания се извършват само при бла-
гоприятно време, като за най-подходящи 
атмосферни условия се считат температура 
на въздуха 18°С – 23°С с минимални дневни 
изменения; облачно време; слаб до умерен 
вятър, като измерването да се извършва в