Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 58

С Т Р .  58
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  98
(2) При проверка грешките на даден разхо-
домер при стойности на разхода, по-големи или
равни на два пъти минималния разход и по-
малки или равни на максималния разход, не
трябва да превишават 1 %, ако всички грешки
са с един и същ знак.
Чл. 476. Когато максималните въртящи мо-
менти, посочени върху диафрагмения разходо-
мер за газ, съгласно чл. 456, ал. 2 и 3 се прила-
гат върху задвижващите валове, вариацията на
показанието на разходомера при минимален
разход не трябва да е по-голяма от 1,5 %, като
се спазват изискванията на чл. 478, ал. 2.
Чл. 477. (1) Общата загуба на налягане на
диафрагмените разходомери за газ при поток
въздух с плътност 1,2 kg/m3, при стойност на
разхода, равна на максималния разход, като сред-
на стойност не трябва да надвишава средно:
1. при G 1,6 до G 10 включително—200 Pa
(2 mbar);
2. при G 16 до G 40 включително—300 Pa
(3 mbar);
3. при G 65 до G 650 включително—400 Pa
(4 mbar).
(2) Механичната загуба на налягане на диаф-
рагмените разходомери за газ, т.е. загубата на
налягане при поток въздух с плътност 1,2 kg/m3,
при стойност на разхода между минималния
разход и два пъти минималния разход, не тряб-
ва да надвишава:
1. при G 1,6 до G 40 включително—60 Pa
(0,6 mbar);
2. при G 65 до G 650 включително—100 Pa
(1,0 mbar).
(3) Стойностите по ал. 2 се отнасят за мак-
сималната стойност на механичната загуба на
налягане.
Чл. 478. (1) При диафрагмените разходоме-
ри за газ, при които работното налягане надви-
шава 0,1 MPa (1 bar), се прилага изискването на
чл. 477, ал. 2 за механичната загуба на налягане
и не се прилага изискването на чл. 477, ал. 1 за
общата загуба на налягане.
(2) Закрепването на допълнителните устройс-
тва не трябва да води до нарастване на меха-
ничната загуба на налягане с повече от 20 Pa
(0,2 mbar).
Чл. 479. (1) Максимално допустимите греш-
ки на ротационните и турбинните разходомери
за газ при проверка не трябва да надвишават
границите:
1. при стойности на разхода, по-големи или
равни на минималния разход и по-малки от 0,2
пъти максималния разход—± 2 %;
2. при стойности на разхода, по-големи или
равни на 0,2 пъти максималния разход и по-
малки или равни на максималния разход—± 1 %.
(2) Грешките не трябва да надвишават поло-
вината от максимално допустимите грешки,
когато са с еднакъв знак.
Чл. 480. Когато върху задвижващите валове
на ротационните и турбинните разходомери за
газ са приложени максималните въртящи мо-
менти, посочени върху разходомера съгласно
чл. 456, ал. 2 и 3, вариацията на показанието
при минимален разход не трябва да надвишава:
1. при разход, равен на 5 стотни от макси-
малния разход—1 %;
2. при разход, равен на една десета от макси-
малния разход—0,5 %;
3. при разход, равен на две десети от макси-
малния разход—0,25 %.
Чл. 481. Разходомерите за газ се пускат на
пазара и/или в действие след одобряване на типа
и първоначална проверка и подлежат на пос-
ледващи проверки.
Чл. 482. Към заявлението за одобряване на
типа в техническото досие (приложение № 1)
допълнително се прилагат:
1. номенклатура на частите с описание на
материалите, от които са направени тези части;
2. размерен чертеж на важните за метроло-
гичните характеристики компоненти;
3. скица на скалата и табелките с означенията;
4. където е приложимо—скица на допълни-
телните устройства по чл. 455;
5. където е приложимо—таблица, задаваща
характеристиките на задвижващите валове по
чл. 456, ал 1.
Чл. 483. (1) При подаване на заявление за
изследване типа на разходомер за газ се предс-
тавят брой образци по преценка на лаборатори-
ята, която извършва изпитването на типа.
(2) Разходомерите трябва да са така избра-
ни, че да са разпределени по целия обхват на
измерване, като обхващат няколко размера DN,
ако типът включва различни размери.
(3) Когато при изследване на типа се устано-
вява несъответствие на разходомерите за газ с
изискванията на този раздел, могат да се изис-
кат още образци.
(4) Образците на разходомерите за газ под-
лежат на връщане на заявителя.
Чл. 484. (1) Образецът/образците диафраг-
мени разходомери за газ трябва да съответст-
ват на общите изисквания за разходомери за
газ и на специфичните изисквания за диафраг-
мените разходомери за газ.
(2) Допълнително в целия обхват на измерва-
не разликата между максималната и минимал-
ната грешка като функция на разхода не трябва
да надвишава 3 % за всеки отделен разходомер.
(3) Образецът/образците диафрагмени разхо-
домери за газ трябва да се подложат на изпитва-
не за издръжливост. Изпитването се извършва:
1. за разходомери от G 1,6 до G 10 включи-
телно—при максимален разход на разходомера
и с въздух, като за разходомери, на чиято табел-
ка е посочен измерваният газ, изпитването може
да се извърши изцяло или частично с този газ;
2. за разходомери от G 16 до G 650 включи-
телно—при максимален разход на разходомера
с въздух или с газ, доколкото това е възможно.
(4) Продължителността на изпитването за
издръжливост за диафрагмени разходомери за газ
с цикличен обем, равен или по-голям от стойнос-
тите, посочени в приложение № 25, трябва да e: