Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 26

СТР.  26	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
където Мmin е минималното измерено ко­
личество,
МДГ – максималната допустима грешка 
за системата.
(6) Отклонението на минимално опре­
делената маса е абсолютната стойност на 
максималната допустима грешка.
(7) Големината на максималната допустима 
грешка за цялата система, изразена като абсо­
лютна грешка, за всяко измерено количество 
не трябва да е по-малка от отклонението на 
минимално определената маса.
(8) Грешката от повторяемост на разходо­
мера, изпитван при постоянен разход, за ко­
личества, равни или по-големи от 1000 скални 
деления на разходомера, не трябва да бъде 
по-голяма от 0,6 %.
(9) Грешката от повторяемост на измерва­
телната система или на разходомера, изпитвани 
при променливи условия на потока, за коли­
чества, равни или по-големи от 1000 скални 
деления на разходомера, не трябва да бъде 
по-голяма от 1 %.
(10) Максималните допустими грешки се 
отнасят за всички измервани газове, темпера­
тури и налягания, както и разходи, за които 
системата или разходомерът са одобрени.
(11) Измервателната система или разходо­
мерът трябва да изпълняват изискванията по 
време на изпитването без настройване.
Чл. 132. Работният обхват на разходомера 
се задава от производителя и се определя от 
следните характеристики:
1. измервателен обхват, ограничен от ми­
нималния разход, Qmin , и от максималния 
разход, Qmax;
2. максимално налягане на газа, Pmax;
3. минимално налягане на газа, Pmin, ако 
е критично;
4. ако е подходящо, естеството и харак­
теристиките на газовете, които се измерват;
5. максимална температура на газа, Tmax;
6. минимална температура на газа, Tmin.
Чл. 133. (1) Разходомерите за компресиран 
природен газ могат да имат устройство за 
настройване, което позволява изменение на 
отношението между показаната и действител­
ната маса на газа, преминала през разходомера.
(2) Когато устройството за настройване 
променя дискретно отношението, последова­
телните стойности на отношението не трябва 
да се отличават с повече от 0,001.
(3) Не се допуска настройването на разхо­
домера чрез байпаси.
Чл. 134. (1) Разходомерите за компре­
сиран природен газ могат да са снабдени с 
коригиращи устройства, които се разглеждат 
като част от разходомера, като в този случай 
изискванията към разходомера, включително 
тези за максималните допустими грешки, се 
прилагат към коригираната маса.
(2) При нормална работа на дисплея не 
трябва се посочва некоригираната маса.
(3) Не се допуска корекция на предвари­
телно изчисления дрейф.
Чл. 135. (1) Измервателните системи за 
компресиран природен газ трябва да са снаб­
дени с цифрови показващи устройства.
(2) Масата трябва да се показва на дисплея 
непрекъснато по време на измерване.
(3) Височината на цифрите на показващото 
устройство трябва да е равна или по-голяма 
от 10 mm.
Чл. 136. (1) Измервателните системи за 
компресиран природен газ трябва да са снаб­
дени с устройство за нулиране на показанието 
за маса.
(2) Устройството за нулиране не трябва да 
позволява промяна на резултата от измерване, 
отчетен на показващото устройство за маса.
(3) След започване на нулирането показва­
щото устройство за маса не трябва да показва 
резултат, различен от предходното измерване, 
докато нулирането не завърши.
(4) Измервателните системи не трябва да 
позволяват нулиране по време на измерване.
(5) Когато измервателната система включва 
показващо устройство за цена, трябва да има 
устройство за нулиране.
(6) Устройството за нулиране на показва­
щото устройство за цена и на показващото 
устройство за маса трябва да бъдат констру­
ирани така, че нулирането на едното от тях да 
води автоматично до нулиране и на другото.
Чл. 137. (1) Измервателна система с печа­
тащо устройство не трябва да позволява раз­
печатване по време на измерване. Следващо 
измерване трябва да бъде възможно само след 
нулиране. При разпечатване величината, по­
казана на показващото устройство, не трябва 
да се променя.
(2) Ако измервателната система е проек­
тирана така, че регистрация на масата би 
могла да става без никакъв действителен 
разход, устройството трябва да регистрира 
този видим разход и да компенсира резултата 
от измерване за него.
(3) Показващото устройство за маса може 
да бъде допълнено с показващо устройство за 
цена, което показва както единичната цена, 
така и дължимата сума.
(4) Използваната парична единица или 
нейният символ трябва да се появяват в не­
посредствена близост до показанието.
(5) Избраната единична цена трябва да бъде 
показана на показващото устройство преди 
започване на измерването. Тя трябва да може 
да се променя. Изменението на единичната 
цена може да се извърши или директно от 
измервателната система, или чрез периферно 
устройство.
(6) Посочената единична цена в началото 
на измерването трябва да бъде валидна за