Държавен вестник, бр. 80, 2006 г., стр. 25

Б Р О Й  80
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  25
б) абсолютната стойност на МДГ за минимал-
ното измервано количество (Еmin).
5. За минимално измервано количество, по-го-
лямо или равно на 2 литра, се прилагат следните
условия:
а) условие 1
Еmin трябва да отговаря на условието: Еmin і 2R,
където R е най-малкото скално деление на показва-
щото устройство.
б) условие 2
Еmin cе дава с формулата: Еmin = (2 МИК) Ч
(А/100),
където: МИК e минималното измервано коли-
чество;
A—числената стойност, зададена в ред А на
таблица 2.
6. За минимални измервани количества, по-мал-
ки от 2 литра, се прилага условие 1 и Еmin е два
пъти стойността, зададена в таблица 3, за стойнос-
ти от ред А на таблица 2.
7. При преобразувани към базовите условия
показания максималните допустими грешки са
равни на тези в ред А на таблица 2.
8. Максималните допустими грешки на преоб-
разуващото устройство са равни на  ± (А—В), като
А и В имат стойностите, посочени в таблица 2.
9. Частите на преобразуващите устройства,
които могат да бъдат изпитвани отделно, са:
а) калкулатор.
Максималните допустими грешки на показа-
нията на количествата течност, използвани при
изчисленията, положителни или отрицателни, са
равни на една десета от максималните допустими
грешки, зададени в ред А на таблица 2.
б) спомагателни измервателни устройства.
Спомагателните измервателни устройства
трябва да имат точност поне колкото посочената
в таблица 4:
Таблица 4
МДГ на
Класове на точност
измерва-
на измервателната
нето
система
  0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Темпера-
тура
  ± 0,3 °C
± 0,5 °C
± 1,0 °C
Налягане
по-малко
от 1 MPa:
± 50 kPa
от 1 до 4 MPa:
 ± 5 %
над 4 MPa:
± 200 kPa
Плътност
± 1 kg/m3
± 2 kg/m3
± 5 kg/m3
Тези стойности се отнасят за показанията на
характеристичните величини на течността, пока-
зани от преобразуващото устройство.
в) точност на изчислителната функция.
Максималната допустима грешка при изчисля-
ването на всяка характеристична величина на теч-
ността, положителна или отрицателна, е равна на
две пети от стойността, фиксирана в буква “б”.
10. Изискването на т. 9, буква “а” се прилага за
всички изчисления, а не само за преобразуване.
11. Влиянието на електромагнитно смущение
върху дадена измервателна система трябва да бъде
едно от следните:
а) изменението на резултата от измерването да
не бъде по-голямо от критичната стойност на из-
менение, посочена в т. 12;
б) индикацията за резултата от измерването да
показва моментна вариация, която не може да се
отчете, запамети или предаде като резултат от
измерване; при прекъсваеми системи това означа-
ва и невъзможност да се извърши  каквото и да е
измерване;
в) изменението на резултата от измерването
е по-голямо от критичната стойност на измене-
ние, като в този случай измервателната система
трябва да допуска извличане на резултата от из-
мерването точно преди да се получи критичната
стойност на изменение, както и да допуска спи-
ране на потока.
12. Критична стойност на изменение е по-голя-
мата от 1/5 от МДГ за определено измервано коли-
чество или Emin.
13. След извършване на подходящо изпитване,
вземайки предвид периода от време, зададен от
производителя, трябва да бъде удовлетворен след-
ният критерий за дълготрайност: вариацията на
резултата от измерването след провеждане на из-
питването за дълготрайност, когато се сравни с
първоначалния резултат от измерване,  не трябва
да превишава стойността, дадена за разходомери в
ред В на таблица 2.
14. За всяко измервано количество, отнасящо
се до едно и също измерване, показанията, осигу-
рявани чрез различни устройства, не трябва да се
различават едно от друго с повече от едно скално
деление, когато устройствата имат еднакви деле-
ния. Ако устройствата имат различни деления,
отклонението не трябва да бъде по-голямо от това
с най-голямото скално деление.
В случаите на системи, работещи на самооб-
служване, скалните деления на основното показ-
ващо устройство на измервателната система и
скалните деления на устройство, работещо на са-
мообслужване, трябва да са еднакви, а резулта-
тите от измерването не трябва да се различават
един от друг.
15. Не се допуска отклоняване на измерваната
течност при нормални условия на работа, освен
ако това не се вижда съвсем явно.
16. Наличието на какъвто и да е процент въздух
или газ, който не би могъл лесно да се открие в
течността, не трябва да води до вариация на греш-
ката, по-голяма от:
а) 0,5 % за течности, различни от питейни теч-
ности, и за течности с вискозитет, ненадвишаващ
1 mPa.s, или
б) 1 % за питейни течности и за течности с
вискозитет, по-голям от 1 mPa.s.
Допустимата вариация не трябва да бъде по-
малка от 1 % минималното измервано количест-
во. Тази стойност се прилага в случай на въздушни
или газови възглавници.
17. Измервателната система за директна про-
дажба трябва да бъде оборудвана с устройства за
нулиране на дисплея. Отклоняването на измерва-
ната течност трябва да бъде невъзможно.