Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 83

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  83
7. тест на надеждност на електронните и
логическите компоненти.
(2) Полевият тест се извършва в реален тра-
фик с цел комплексно оценяване на факторите,
влияещи върху резултатите от измерванията на
скоростта.
(3) Измерванията се извършват в условия на
променящи се скорост, гъстота на трафика и по
възможност—при различни температури.
Чл. 763. (1) Първоначалната проверка
включва:
1. проверка на контролните точки на антен-
ната диаграма;
2. проверка на честотния обхват и стабил-
ността на осцилатора;
3. проверка на точност при измерване на
скорост чрез симулиране на Доплеров сигнал;
4. въздействие върху електронния блок;
5. проверка на излъчваната мощност.
(2) Първоначалната проверка се извършва в
лабораторни условия.
(3) По преценка на проверителя допълни-
телно може да се извърши полеви тест на от-
делни или на всички радарни скоростомери.
Чл. 764. (1) Последващата проверка включва:
1. проверка на контролните точки на антен-
ната диаграма;
2. проверка на честотния обхват и стабил-
ността на осцилатора;
3. проверка на точност при измерване на
скорост чрез симулиране на Доплеров сигнал;
4. въздействие върху електронния блок.
(2) Последващата проверка се извършва в
лабораторни условия. По преценка на провери-
теля допълнително може да се извърши полеви
тест на отделни или на всички радарни скорос-
томери.
Раздел XXXVII
Анализатори за алкохол в дъха
Чл. 765. Анализаторът за алкохол в дъха е
предназначен да се използва за определяне кон-
центрацията на етилов алкохол в издишвания
от белите дробове въздух.
Чл. 766. Анализаторът за алкохол в дъха
трябва да е конструиран така, че да гарантира
максималната допустима грешка без настрой-
ване в продължение на 6 месеца след първона-
чалното му пускане в употреба.
Чл. 767. (1) Анализаторът за алкохол в дъха
трябва да извършва измерване само ако взета-
та проба се приема за представителна по отно-
шение на издишания от белите дробове въздух.
(2) Измерването трябва да спира, ако из-
дишването не е непрекъснато или ако изди-
шаният въздух съдържа въздух от горните ди-
хателни пътища.
Чл. 768. (1) Преди всяко измерване анали-
заторът за алкохол в дъха трябва да посочва
автоматично, че е готов да извърши правилно
измерване.
(2) Измерването не трябва да се извършва,
ако автоматичната проверка покаже, че то се
извършва неправилно.
Чл. 769. (1) Обхватът на измерване на кон-
центрацията на етиловия алкохол трябва да е
от 0 mg/l поне до 1,5 mg/l.
(2) Обхватът на измерване на обема на изди-
шания въздух трябва да е от 1,5 l до 4,5 l, с про-
дължителност на издишването от 5 s до 15 s.
Чл. 770. (1) Стационарните анализатори
трябва да са предназначени да работят в затво-
рени пространства, чиято температура и влаж-
ност не се контролират.
(2) Преносими анализатори трябва да са
предназначени да работят в отворени простран-
ства със средни климатични условия.
Чл. 771. Стационарните и преносимите ана-
лизатори на алкохол в дъха трябва да са предназ-
начени да работят в пространства със значител-
на или висока степен на вибрации и удари и при
атмосферно налягане от 800 hPa до 1040 hPa.
Чл. 772. Влиянието на електромагнитно сму-
щение трябва да е такова, че изменението на
резултата от измерване да не е по-голямо от
максимално допустимата грешка.
Чл. 773. (1) Анализаторът за алкохол в дъха
трябва да показва резултата от измерването в
mg/l.
(2) Анализаторът за алкохол в дъха може да
показва резултата от измерване в промили “‰”
съгласно приложение № 39.
Чл. 774. Максимално допустимите грешки на
анализаторите за алкохол в дъха трябва да са:
1.  ± 0,020 mg/l—за масова концентрация, по-
малка от 0,400 mg/l;
2.  ± 5 % от измерваната концентрация—за
масова концентрация от 0,400 mg/l до 2,000 mg/l;
3.  ± 20 % от измерваната концентрация—за
масова концентрация над 2,000 mg/l.
Чл. 775. Скалният интервал трябва да е ра-
вен на 0,01 mg/l—при работни условия, и на
0,001 mg/l—при метрологично изследване.
Чл. 776. Стандартното отклонение на резул-
татите от 10 измервания трябва да е:
1. за концентрации, по-малки от 0,400 mg/l—
по-малко от 0,007 mg/l;
2. за концентрации, равни или по-големи от
0,400 mg/l и по-малки или равни на 2,000 mg/l—
по-малко от 1,75 %;
3. за концентрации, по-големи от 2,000 mg/l—
по-малко от 6 %.
Чл. 777. Анализаторите за алкохол в дъха се
пускат на пазара и/или в действие след одобря-
ване на типа и след първоначална проверка и
подлежат на последващи проверки.
Чл. 778. За изследване типа на анализатори-
те за алкохол в дъха се представят 3 образеца.
Чл. 779. (1) Изпитването за одобряване на
типа се извършва с парогазови смеси с темпера-
тура (34 ± 0,5)°С и с номинални стойности на
масови концентрации 0,05 mg/l, 0,15 mg/l, 0,25 mg/l,
0,40 mg/l, 0,70 mg/l, 0,95 mg/l, 1,50 mg/l и по-голе-
ми, които да покриват най-малко 5 точки от
обхвата на измерване.
(2) Парогазовите смеси се получават на из-
хода на газгенератор от водни разтвори на ети-
лов алкохол съгласно приложение № 39.