Държавен вестник, бр. 10, 2021 г., стр. 89

БРОЙ  10	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  89  
(2) Разстоянията от нивелира до латите се 
измерват с нивелира, с ролетка или с измер-
вателно колело в процеса на нивелирането.
Чл. 63. (1) Нивелачните линии се измер-
ват в две противоположни посоки по едно и 
също трасе.
(2) Двете посоки се измерват в различни 
дни и в различни части на деня – преди и 
след обед.
Чл. 64. При работа с едноскални лати за-
дължително се извършва нивелация на два 
хоризонта за получаване на две независими 
превишения за всяка станция.
Чл. 65. (1) Броят на станциите при измерва-
нето на нивелачните разстояния в право или 
обратно направление трябва да бъде четно 
и еднакво число, т.е. да се започва и да се 
завършва с една и съща лата. По изключение 
броят на станциите е нечетно число, когато 
един от реперите е стенна призма.
(2) Измерването на нивелачните разстоя-
ния във всяка една от двете посоки трябва 
да започне с различни лати.
Чл. 66. Станциите се избират на подходящи 
места, така че:
1. да осигуряват достатъчно разстояние на 
визурите от сгради, дървета и други предмети, 
които могат да повлияят на отчетите;
2. да няма препятствия между инструмен-
та и латата (клони на дърво, храсти, листа, 
предмети и др.);
3. лъчът при визура „назад“ и визура „на-
пред“ да преминава над близки по характер 
повърхности; по изключение, при пресичане 
на пътища, двете визури се разполагат под 
прав ъгъл, като визурата „назад“ минава ус-
поредно на пътното платно, над банкета или 
встрани от него, а визура „напред“ го пресича 
(минава над асфалта, който е съществено 
различна повърхност).
Чл. 67. При станциониране се спазва двата 
крака на триногата да попадат на една станция 
вляво, а на следващата – вдясно по посока на 
движението. Триногата се забива без излишно 
натоварване, но достатъчно здраво, за да се 
осигури необходимата устойчивост.
Чл. 68. Нивелирът и триногата не трябва 
да бъдат изложени на пряка слънчева свет-
лина и превалявания. При силно слънце 
или превалявания по време на измерване се 
осигурява защита с чадър, а при пренасяне 
между станциите нивелирът се покрива с 
предпазен калъф от светла материя.
Чл. 69. При смяна на станциите нивелирът 
се пренася във вертикално положение. Не се 
допуска пренасянето на инструмент с тринога 
хоризонтално над рамото.
Чл. 70. (1) Нивелачните лати се поставят 
върху почистени горни повърхности на ни-
велачни репери или подложки (жабки и кли-
нове). Жабките и клиновете предварително 
се поставят на определените места няколко 
минути преди да бъдат извършени отчетите 
по латите, като клиновете здраво се забиват с 
чук. Трябва да е осигурено сцеплението между 
жабките и настилката (земя, асфалт, плочник 
и др.). Избират се твърди настилки, за да се 
избегне вертикално движение на триногата 
с нивелира или подложките.
(2) Латата се поставя внимателно върху 
нивелачния репер или подложката, насочва 
се директно към нивелира и се привежда 
в отвесно положение чрез подравняване на 
кръглата є либела. Въпреки използването на 
бипод латата непрекъснато се придържа с ръце.
(3) Основата на латата се предпазва от на-
раняване както по време на измерване, когато 
се поставя или държи върху подложката или 
репера, така и по време на пренасяне. Основата 
на латата никога не се поставя върху земята 
или други повърхности, които могат да я по-
вредят или да причинят излишно износване.
(4) Латата се пренася внимателно, поставена 
на рамото на латоносача, като се придържа 
с една ръка. Инварната лента не се докосва.
Чл. 71. (1) Не се допуска височина на 
визирния лъч над повърхността на терена, 
по-малка от 0,70 m.
(2) Не се допуска височина на визирния 
лъч над повърхността на терена, по-висока 
от 2,70 m.
Чл. 72. (1) За минимизиране влиянието 
от кривината на земната повърхност и оста-
тъчния наклон на визирната ос разстоянията 
(визурите) от нивелира до латите трябва да 
бъдат равни и да не надвишават 30 m за ни-
велация I клас и 40 m за нивелация II клас. 
Не се допускат разстояния, по-къси от 5 m, 
освен ако производителят на инструмента не 
е предписал друго.
(2) Разликата между двете разстояния при 
визури „напред“ и „назад“ на една станция 
да не надвишава 1 m за нивелация I клас и 
2 m за нивелация II клас.
(3) Разликите между дължините на визури 
„напред“ и „назад“ за отделните нивелачни 
разстояния не трябва да бъдат в една и съща 
посока (само да нарастват или само да нама-
ляват), а взаимно да се компенсират. Сборът 
от тези разлики за едно нивелачно разстояние 
да не надвишава 2 m за нивелация I клас и 
4 m за нивелация II клас.
Раздел III
Работа на станцията
Чл. 73. (1) Последователност на работата на 
станцията в режим „назад, напред – напред, 
назад“ („BFFB“):
1. насочване на нивелира към задната 
лата – отчет „назад“ (В);
2. насочване на нивелира към предната 
лата – отчет „напред“ (F);
3. смяна на хоризонта чрез повдигателните 
винтове на триножната глава;