Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 5

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  5
2. мерките за дължина, за които в допълни-
телните изисквания към тях е определена сила
на опън, трябва да преминат изпитвания при
въздействие на тази сила практически в хори-
зонтална равнина без триене по протежение на
цялата проверяема дължина.
Чл. 25. (1) Мерките за малки дължини, кои-
то са измервателни ленти от стомана с навива-
що устройство (ролетки), трябва да отговарят
на следните допълнителни изисквания:
1. номиналната дължина на мярката да е
между 0,5 m и 10 m;
2. измервателната повърхност на мерките за
дължина между 5 m и 10 m да е с профилно
напречно сечение;
3. началният край на мярката за дължина,
който е с ограничител и има халка, да не се
включва в номиналната є дължина.
(2) Мерките трябва да са поставени в специ-
ални кутии, като един от техните размери може
да се включи в обхвата на скалата, особено при
измерване на вътрешни размери. Началният
край на мерките трябва да е снабден с непод-
вижна или плъзгаща се скачваща скоба или
планка.
(3) Мерките могат да имат две скали от ед-
накво естество върху една и съща страна, като
могат да имат и изместена скала от другата
страна. Стойността на делението трябва да е
по-малка или равна на 1 cm.
(4) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I или II.
Чл. 26. (1) Мерките за дължина, които са
съставени от една част, неподвижни или полу-
подвижни, с номинална дължина между 0,5 m и
5 m, се използват за сравнително, непосредст-
вено и комбинирано измерване на нивото на
течности и биват:
1. неподвижни или полуподвижни, използва-
ни предимно за установяване нивото на течност-
та в измервателни съдове (резервоари, колби);
2. подвижни.
(2) Мерките по ал. 1 се конструират от ме-
тал или друг подходящ материал.
(3) Краищата на неподвижните мерки (лет-
ви) трябва да са снабдени с метална пета или
накрайник, устойчив на износване, и да не пре-
дизвикват искри при удар.
(4) Краищата на подвижните мерки могат
да са снабдени с пръстен, дръжка или кука, които
не се включват в номиналната дължина.
(5) Силата на опън не трябва да надвишава
50 N и трябва да е отбелязана върху подвижни-
те мерки.
(6) В определени случаи препоръчваната
температура може да е различна от 20 °С.
(7) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I или II.
Чл. 27. (1) Сгъваемите мерки за малки дъл-
жини от метал или от друг материал трябва да
отговарят на следните допълнителни изисквания:
1. номиналната дължина на мярката да е
между 0,5 m и 5 m;
2. частите на мярката в съединенията є да са
с еднаква дължина.
(2) Съединенията и подреждането на мярката
в права линия в разгънат вид трябва да са подси-
гурени от такова устройство, което да не причи-
нява на мястото на съединенията допълнителни
грешки по-големи от 0,3 mm за мерките от класо-
вете I и II и от 0,5 mm за мерките от клас III.
(3) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I, II или III.
Чл. 28. (1) Краищните, щриховите и комби-
нираните мерки за големи дължини от стък-
лопласт и пластмаса (ролетки) трябва да отго-
варят на следните допълнителни изисквания:
1. номиналната дължина на мярката да е
между 0,5 m и 100 m;
2. силата на опън от около 20 N да е отбеля-
зана на мярката.
(2) Свободните краища на краищните и ком-
бинираните мерки трябва да са подсилени с
метален накрайник, устойчив на износване.
(3) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I, II или III.
Чл. 29. (1) Краищните или щриховите измер-
вателни ленти за големи дължини от стомана
върху навиващо устройство, проектирани за
измерване на дължини по-големи от номинал-
ната дължина, трябва да отговарят на следните
допълнителни изисквания:
1. номиналната дължина на мярката да е
между (5, 10, 20, 50, 100 или 200) m;
2. силата на опън да не надвишава 50 N и да
е означена върху мярката;
3. да са оборудвани с ръкохватка или с пръс-
тени в двата края на мярката.
(2) Ако ръкохватките са включени в номи-
налната дължина, те трябва да са конструирани
така, че техните съединения да не внасят ни-
какви допълнителни грешки при измерване.
(3) Препоръчваната температура в опреде-
лени случаи може да е различна от 20 °С.
(4) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I или II.
Чл. 30. (1) Щриховите или комбинираните
мерки за големи дължини с навиващо устройст-
во, които не са проектирани за измерване на дъл-
жини по-големи от номиналната, трябва да отго-
варят на следните допълнителни изисквания:
1. номиналната дължина на мярката да е
между 5 m и 200 m;
2. в определени случаи препоръчваната тем-
пература може да е различна от 20 °С;
3. силата на опън да не надвишава 50 N и да
е означена върху мярката.
(2) Свободният край трябва да има дръжка
или пръстен, които не трябва да се включват в
номиналната дължина.
(3) Мерките по ал. 1 могат да са от клас на
точност I или II.