Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 9

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  9  
предходната проверка на средства за измер­
ване на термална енергия не е изтекъл и са 
налице условията за групиране на средствата 
за измерване на термална енергия в партида.
(3) Средствата за измерване на термална 
енергия могат да бъдат групирани в партида, 
когато:
1. имат едни и същи: производител, тип 
или модификация или допълнение на типа, 
означени съгласно ЕС-сертификата за изслед­
ване на типа/проекта;
2. годината на производство на средствата 
за измерване не се различава с повече от 
една година;
3. имат едни и същи: номинален разход и 
измервателен обхват по разхода;
4. се използват при еднакви условия на 
функциониране и условия на заобикалящата 
среда, включително преобразувателите на 
разход на средствата за измерване на термална 
енергия да работят с вода с идентично или 
сравнимо качество;
5. датата на предходната проверка за всички 
средства за измерване се различава най-много 
с една година.
(4) При демонтажа и транспортирането на 
средствата за измерване на термална енергия 
от извадката трябва да бъдат взети подходящи 
организационни и технически мерки, които да 
възпрепятстват всяка намеса, водеща до про­
мяна на техните технически и метрологични 
характеристики. Независимо от големината 
на извадката, периодът на демонтаж и транс­
портиране трябва да е възможно най-кратък 
и общо да не надвишава един месец.
(5) Входът и изходът на преобразувателя 
за разход на всяко средство за измерване на 
термална енергия от извадката трябва да се 
запечатат непосредствено след демонтажа му.
Раздел V
Апарати за кръвно налягане (сфигмомано­
метри)
Чл. 30. Апаратите за кръвно налягане са 
средства за измерване, използвани от меди­
цински персонал за неинвазивно измерване на 
артериалното кръвно налягане чрез надуваем 
маншон, показващо устройство и стетоскоп.
Чл. 31. Апаратите за кръвно налягане се 
предоставят на пазара или се пускат в дейст­
вие след оценено и удостоверено съответствие 
със съществените изисквания, определени по 
реда на Закона за медицинските изделия, и 
подлежат на последващи проверки по реда 
на тази наредба, когато се използват в меди­
цината за целите на лекарското наблюдение, 
диагностиката и лечението.
Чл. 32. Последващата проверка на апа­
ратите за кръвно налягане се извършва за 
установяване на съответствието с максимал­
ните допустими грешки съгласно БДС EN 
ISO 81060-1.
Раздел VI
Манометри, използвани в съоръжения под 
налягане и в железопътния транспорт
Чл. 33. (1) Манометрите са средства за из­
мерване на налягането на флуид, затворен или 
протичащ в обем, с еластичен измервателен 
елемент – тръбна пружина (бурдонова тръба), 
плоска пружина (мембрана), мембранна кутия 
или силфон.
(2) В зависимост от вида на измерваното 
налягане манометрите биват:
1. за положително налягане;
2. за положително и отрицателно налягане 
(мановакуумметри).
(3) Изискванията на този раздел се прила­
гат към манометри, използвани в съоръжения 
под налягане и в железопътния транспорт, 
с обхват на измерваното налягане от минус 
100 kРа до 160 MРa.
Чл. 34. Манометрите трябва да са изра­
ботени от материали и с конструкция, които 
осигуряват тяхната надеждност, стабилност, 
херметичност и устойчивост на влияния на 
заобикалящата среда при предписаните усло­
вия на функциониране.
Чл. 35. (1) Границите на обхватите на 
измерване на манометрите за положително 
налягане трябва да се избират от следните 
редове:
1. от 0 до 60 kРа, 100 kРа, 160 kРа, 250 kРа, 
400 kРа или 600 kРа;
2. от 0 до 1 МРа, 1,6 МРа, 2,5 МРа, 4 МРа 
или 6 МРа;
3. от 0 до 10 МРа, 16 МРа, 25 МРа, 40 МРа 
или 60 МРа;
4. от 0 до 100 МРа или 160 МРа;
5. от 0 до 200 kРа или 500 kРа;
6. от 0 до 2 МРа или 5 МРа;
7. от 0 до 20 МРа или 50 МРа, като показ­
ващата стрелка на манометрите трябва да се 
върти по посока на часовниковата стрелка 
при повишаване на налягането.
(2) Границите на обхватите на измерване на 
манометрите за положително и отрицателно 
налягане (мановакуумметрите) трябва да се 
избират от следните редове:
1. от минус 100 kPa до 60 kРа, 150 kРа, 
300 kРа или 500 kРа, или
2. от минус 0,1 MPa до 0,9 МРа, 1,5 МРа 
или 2,4 МРа, като показващата стрелка на 
мановакуумметрите трябва да се върти по 
посока на часовниковата стрелка при пови­
шаване на налягането.
Чл. 36. (1) Присъединителните резби на 
щуцерите на манометрите трябва да се избират 
от реда: М 10 × 1, М 12 × 1,5 или М 20 × 1,5. 
(2) Присъединителните резби на щуцерите 
на манометрите могат да се избират от реда:
1. G 1/8 B, G 1/4 B, G 3/8 B, G 1/2 B – за 
цилиндрична тръбна резба, или