Държавен вестник, бр. 52, 2003 г., стр. 2

С Т Р .  2
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
Б Р О Й  52
вания към продуктите, приета с Постановле-
ние № 164 на Министерския съвет от 2000 г. (ДВ,
бр. 66 от 2000 г.), и
4. имат нанесени задължителните надписи и
маркировка по приложение № 8, буква “А”.
Чл. 5. Везните, конструирани и произведени
в съответствие с изискванията на българските
стандарти, които въвеждат хармонизирани ев-
ропейски стандарти за неавтоматични везни,
се счита, че съответстват на съществените изис-
квания по глава втора.
Чл. 6. Пуснатите в действие везни подлежат
на последващи проверки по Закона за измерва-
нията за съответствие с максимално допусти-
мите грешки по чл. 13, ал. 4. Последващите
проверки се извършват от Държавната агенция
за метрология и технически надзор (ДАМТН).
Г л а в а  в т о р а
СЪЩЕСТВЕНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ВЕЗНИ С НЕАВТОМАТИЧНО ДЕЙСТВИЕ
Раздел I
Метрологични изисквания
Чл. 7. (1) Резултатите от измерване и по-
казанията на везните трябва да бъдат в еди-
ници за маса, посочени в Наредбата за едини-
ците за измерване, разрешени за използване в
Република България, приета с Постановление
№ 275 на Министерския съвет от 2002 г. (ДВ,
бр. 115 от 2002 г.).
(2) Допуска се използването на следните
единици за маса:
1. “килограм”, “микрограм”, “милиграм”,
“грам” или “тон”;
2. “паунд”, “унция”, “тройунция”, когато съ-
ществените изисквания от този раздел могат да
се превръщат в тези единици чрез проста ин-
терполация;
3. “метричен карат” при определяне масата
на скъпоценни камъни.
Чл. 8. (1) В зависимост от стойността на про-
верочното скално деление, максималния товар
и броя на проверочните скални деления везните
се класифицират в следните класове на точност:
1.
I
—специален;
2.
II —висок;
3.
III —среден;
4. IIII —обикновен.
(2) Характеристиките на класовете на точ-
ност са определени в приложение № 1.
(3) За везни от клас на точност висок и сре-
ден, които се използват при определяне на по-
щенски тарифи, стойността на минималния
товар трябва да бъде равна на 5 проверочни
скални деления.
Чл. 9. (1) Стойността на реалното скално
деление d и стойността на проверочното скал-
но деление е на везните трябва да се представя
в реда 1 Ч 10к , 2 Ч 10к или 5 Ч 10к единици за маса,
където к е цяло число или нула.
Чл. 2. (1) Наредбата се прилага за всички
везни с неавтоматично действие, които се раз-
делят на две групи в зависимост от целта на
тяхното използване, като:
1. везни за:
а) измерване на маса за целите на търговски
плащания;
б) измерване на маса при пресмятане на
такси, тарифи, данъци, глоби, възнагражде-
ния, надбавки, обезщетения или други подоб-
ни плащания;
в) измерване на маса при прилагане на нор-
мативни актове и за експертизи по съдебни дела;
г) измерване на маса в медицината при опре-
деляне теглото на пациенти за целите на лекар-
ското наблюдение, диагностиката и лечението;
д) измерване на маса при приготвяне на ле-
карствени средства в аптеките и при извършва-
не на анализи в медицински и фармацевтични
лаборатории;
е) определяне на цена в зависимост от изме-
рената маса при директна продажба и при про-
изводство на предварително опаковани коли-
чества продукти;
2. везни, използвани за други цели, непосо-
чени в т. 1.
(2) Наредбата се прилага и за показващите и
печатащите устройства от страната на прода-
вача и от страната на купувача, свързани със
или вградени във везни, които се използват за
директна продажба.
Чл. 3. Наредбата не се прилага за:
1. устройства, предвидени за вграждане или
свързване с една везна, когато тези устройства
не се използват в случаите по чл. 2, ал. 1, т. 1;
2. показващи или печатащи устройства (по-
вече от едно), вградени или свързани с една
везна, които повтарят резултатите от измерва-
не и не влияят на правилната работа на везната
и които се използват в случаите по чл. 2, ал. 1,
т. 1, когато:
а) резултатите от измерване са отпечатани и
запаметени правилно и трайно от едно устрой-
ство, което съответства на съществените изис-
квания, и
б) резултатите от измерване са видими и от
страната на продавача, и от страната на купувача.
Чл. 4. (1) Везните се пускат на пазара само
когато при правилното им инсталиране, под-
държане и използване по предназначение съот-
ветстват на приложимите за тях изисквания на
наредбата.
(2) Везните по чл. 2, ал. 1, т. 1 се пускат в
действие само когато при правилното им ин-
сталиране, поддържане и използване по пред-
назначение:
1. съответстват на съществените изисквания,
определени в глава втора;
2. са приложени съответните процедури за
оценяване на съответствието;
3. имат нанесена маркировка за съответствие
съгласно Наредбата за маркировката за съот-
ветствие със съществените технически изиск-