Държавен вестник, бр. 13, 2018 г., стр. 97

БРОЙ  13	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  97  
 
Таблица 3. Допълнителни изпитвания на уредбите за рентгенова скопия, включително ангиографските 
уредби 
Контролиран 
параметър 
Степен на 
компетентност 
Минимална 
честота на 
контролиране 
Граници на 
нормална  
работа  
Граници на 
безопасна работа 
Забележка 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
Всички измерими параметри на рентгеновия източник при уредбите за рентгеноскопия, както и техните компоненти за 
рентгенография, трябва да изпълняват критериите от таблици 1 и 2. Допълнително се контролират следните параметри: 
1. Мощност на 
въздушната керма 
на входа на ЕОП 
1 
веднъж 
годишно 
< 0,8 Gy.s-1 за нормален 
режим на дозата и  
< 1,0 Gy.s-1 за режим с 
висока мощност на дозата 
за ЕОП с диаметър 25 cm, 
измерена при автоматичен 
контрол на яркостта на 
ЕОП, без проти-
водифузионна решетка.  
 
Ако решетката не се 
отстранява, измерената 
стойност се коригира с 
обявения от производителя 
Буки-фактор на решетката. 
При други размери на 
входящия екран на ЕОП 
мощността на дозата се 
пресмята като обратно 
пропорционална на 
квадрата на диаметъра. 
Измерва се с воден фантом 
с дебелина 20 cm или 
еквивалентен. 
2. Мощност на 
въздушната керма 
на входа на 
преобразувателя – 
възпроизводимост 
1 
веднъж 
годишно 
Изменение до ±25% от 
базовата стойност 
Изменение до ±50% от 
базовата стойност 
Измерва се за всички 
видове преобразуватели на 
образа. 
Измерва се с воден фантом 
с дебелина 20 cm или 
еквивалентен. 
3. Въздушна керма 
на входа на 
преобразувателя за 
кадър при режим на 
цифрова графия 
(серийни снимки)  
1 
веднъж 
годишно 
< 0,20 Gy за кадър при 
ЕОП с диаметър 23 cm  
 
4. Въздушна керма 
на входа на 
преобразувателя за 
кадър при режим на 
цифрова графия 
(серийни снимки) - 
възпроизводимост 
1 
веднъж 
годишно 
Изменение до ±25% от 
базовата стойност 
Изменение до ±50% от 
базовата стойност 
Измерва се с воден фантом 
с дебелина 20 cm или 
еквивалентен. 
Отнася се за нормален 
режим на дозата при 
ангиографите 
 
1 
веднъж 
на 6 
месеца 
< 50 mGy.min-1  в нормален 
режим на скопия и без 
увеличение 
< 100 mGy.min-1  
Фантом от вода с дебелина 
20 cm или еквивалентен 
PMMA и напречни размери 
30 cm x 30 cm. 
5. Мощност на 
входящата 
въздушна керма на 
кожата на пациента 
– режим на скопия 
1 
веднъж 
годишно 
Изменение до ±25% от 
базовата стойност 
Изменение до ±50% от 
базовата стойност 
Воден фантом или фантом 
от PMMA с напречни 
размери 30 cm x 30 cm. 
Измерва се при дебелини 
на фантома 10, 20 и 30 cm 
за всички налични размери 
на полето и режими на 
скопия, при автоматичен 
контрол на яркостта. 
4. Входяща 
въздушна керма на 
кожата на пациента 
за кадър при режим 
на цифрова графия 
(запис) - 
възпроизводимост 
1 
веднъж 
годишно 
Изменение до ±25% от 
базовата стойност 
Изменение до ±50% от 
базовата стойност 
Фантом от вода с дебелина 
20 cm или еквивалентен 
PMMA и напречни размери 
30 cm x 30 cm. Измерва се 
за всички налични размери 
на полето и режими на 
цифрова графия, при 
автоматичен контрол на 
яркостта. 
5. Максимална 
разделителна 
способност на 
изобразяващата 
система 
 
1  
веднъж 
на 6 
месеца 
> 1,0 mm-1 за поле > 30 cm;
> 1,2 mm-1 за поле 27-30 
cm 
> 1,4 mm-1 за поле 23-25 
cm 
> 1,6 mm-1 за поле 15-18 
cm 
> 0,8 mm-1 за поле > 30 cm 
> 1,0 mm-1 за поле 27-30 
cm 
> 1,2 mm-1 за поле 23-25 
cm 
> 1,4 mm-1 за поле 15-18 
cm 
Разделителната способност 
се оценява визуално по 
образа върху TV монитора в 
автоматичен режим на 
висококонтрастен ивичен 
тестов растер, напр. тип 
Huttner 18