Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 21

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  21
 (2) Показващото устройство на механични-
те сфигмоманометри трябва да отговаря на
следните изисквания:
1. номиналният обхват, равен на обхвата на
измерване, трябва да е не по-малко от 0 kPa до
35 kPa (от 0 mmHg до 260 mmHg);
2. върху скалата измерваните стойности да
са ясни и лесно да се отчитат;
3. градуирането на скалата да започва със
скален знак 0 kPa (0 mmHg);
4. скалните деления да са в килопаскали или
в милиметри живачен стълб със стойност на
скалното деление 0,2 kPa или 2 mmHg;
5. всеки пети скален знак да е с по-голяма
дължина и всеки десети знак да е означен с
цифра;
6. разстоянието между скалните знаци да не
е по-малко от 1 mm;
7. дебелината на скалния знак да не надви-
шава 20 % от най-малката дължина на скално-
то деление;
8. всички скални знаци да са с еднаква де-
белина.
Чл. 176. Живачните манометри трябва да
отговарят на следните специфични изисквания:
1. номиналният вътрешен диаметър на за-
пълнената с живак тръбичка да не е по-малък
от 3,5 mm, като разликата в диаметрите да не
надвишава ± 0,2 mm;
2. преносимото устройство да има механи-
зъм, който да осигурява зададената работна
позиция и обезопасяване при употреба;
3. в тръбата да се постави специално уст-
ройство, което да предпазва изливането на
живака при употреба или транспорт; забавяне-
то в установяването на живачния стълб, дължа-
що се на това устройство, не трябва да надви-
шава 1,5 s за потока живак от 27 kPa до 5 kPа
(от 200 mmHg до 40 mmHg), когато налягането
в системата бързо намалява от 27 kPa до 0 kPa
(от 200 mmHg до 0 mmHg);
4. живакът да е с чистота не по-малка от
99,99 %;
5. живакът в тръбата да има чиста повърх-
ност и да няма въздушни мехурчета;
6. скалните знаци да са нанесени неизтрива-
емо върху тръбата с живак; ако оцифряването е
на всеки пети скален знак, трябва да се редува
от дясната и от лявата страна в непосредствена
близост до тръбата.
Чл. 177. Анероидните манометри трябва да
отговарят на следните специфични изисквания:
1. нулевата зона да не надвишава ± 0,4 kPa
(± 3 mmHg) и да е ясно означена; скалният знак
за нулата да е означен; градуировките в нулева-
та зона са по желание;
2. движението на еластичния чувствителен
елемент, включително на стрелката (показале-
ца), не трябва да е ограничено в границите до
0,8 kPa (6 mmHg) под нулата;
3. циферблатът и нулата да не могат да се
настройват от потребителя;
4. стрелката да покрива между една трета и
две трети от дължината на най-късия скален
знак; в мястото на показанието стрелката да
не е по-широка от скалния знак; разстоянието
между стрелката и циферблата да не е по-голя-
мо от 2 mm;
5. конструкцията на анероидните маномет-
ри и материалът на еластичния чувствителен
елемент да осигуряват достатъчна стабилност
при измерване; стареенето на еластичния чув-
ствителен елемент да е съобразено с налягане-
то и температурата; след 10 000 цикъла измене-
нието на показанията на манометъра да не е
по-голямо от 0,4 kPa (3 mmHg) за целия обхват
на измерване;
6. сфигмоманометрите да са виброустойчи-
ви при честота на вибрациите 25 Hz и амплиту-
да 0,35 mm;
7. сфигмоманометрите, опаковани в транс-
портна опаковка, да запазват своята работос-
пособност след тръскане с ускорение 30 m/s2
при честота на ударите 1,3 Hz до 2 Hz;
8. измерването да може да се прекратява по
всяко време при задействане на ръчния вентил
за изпускане на налягането.
Чл. 178. (1) Дисплеят на автоматичните
(електронните) сфигмоманометри трябва да е
конструиран и изпълнен така, че информация-
та, включително измерваните стойности, да се
четат и лесно да се разпознават.
(2) Ако се използват съкращения, те трябва
да са следните:
1. “S” или “SYS”—за систолична стойност на
кръвното налягане;
2. “D” или “DIA”—за диастолична стойност
на кръвното налягане;
3. “M” или “MAP”—за средна стойност на
кръвното налягане.
(3) Буквените съкращения трябва да се на-
насят така, че да се разграничат от единиците
за измерване.
Чл. 179. (1) Захранващото напрежение на
електронните сфигмоманометри при вътрешен
източник на захранване трябва да осигурява:
1. изменението на напрежението в граници-
те на работния обхват на измерване да не влияе
върху отчитането на налягането в маншета и на
резултата от измерване на кръвното налягане;
2. извън границите на работния обхват на
измерване върху дисплея да не се дава показа-
ние за налягането в маншета, както и резултат
от измерване.
(2) Захранващото напрежение на електрон-
ните сфигмоманометри при външен източник
на захранване трябва да осигурява:
1. изменението на напрежението в граници-
те на работния обхват на измерване, определен
от производителя, да не влияе на отчитането на
налягането в маншета и на резултата от измер-
ване на кръвното налягане;
2. неверните стойности в резултат на изме-
нение на напрежението извън границите на
обхвата на измерване да не се изобразяват на