Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 20

СТР.  20	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  103
чества, равни или по-големи от два литра, 
трябва да е в границите за съответния клас 
на точност съгласно OIML R 117-1:
1. за клас на точност 0,3: максимална до­
пустима грешка на измервателната система 
± 0,3 % и максимална допустима грешка на 
разходомера ± 0,2 %;
2. за клас на точност 0,5: максимална до­
пустима грешка на измервателната система 
± 0,5 % и максимална допустима грешка на 
разходомера ± 0,3 %;
3. за клас на точност 1,0: максимална до­
пустима грешка на измервателната система 
± 1,0 % и максимална допустима грешка на 
разходомера ± 0,6 %;
4. за клас на точност 1,5: максимална до­
пустима грешка на измервателната система 
± 1,5 % и максимална допустима грешка на 
разходомера ± 1,0 %;
5. за клас на точност 2,5: максимална до­
пустима грешка на измервателната система 
± 2,5 % и максимална допустима грешка на 
разходомера ± 1,5 %.
(2) При измервателни системи максимал­
ната допустима грешка на показанието за 
количества, по-малки от два литра, трябва 
да е в границите:
1. за измерено количество, по-малко от 
0,1 l: ± четири пъти стойностите по ал. 1, 
приложени за 0,1 l;
2. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,1 l и по-малко от 0,2 l: ± четири 
пъти стойностите по ал. 1;
3. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,2 l и по-малко от 0,4 l: ± два пъти 
стойностите по ал. 1, приложени за 0,4 l;
4. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 0,4 l и по-малко от 1 l: ± два пъти 
стойностите по ал. 1;
5. за измерено количество, по-голямо или 
равно на 1 l и по-малко от 2 l: ± стойностите 
по ал. 1, приложени за 2 l.
(3) Независимо от измерваното количество 
големината на максималната допустима греш­
ка се определя от по-голямата от следните 
две стойности:
1. абсолютната стойност на максималната 
допустима грешка по ал. 1 или 2;
2. абсолютната стойност на максималната 
допустима грешка за минимално измерено 
количество (Еmin).
(4) За минималните измервани количества, 
по-големи или равни на 2 l, се прилагат след­
ните условия:
1. Еmin трябва да отговаря на условието 
Еmin > 2R, където R е най-малкото скално 
деление на показващото устройство;
2. Е m i n с е оп р еде л я по ф орм у лат а 
Еmin = (2Vmin) x (А/100), където Vmin е мини­
малното измерено количество, а А – числе­
ната стойност на грешката на измервателната 
система.
(5) За минимално измерено количество, 
по-малко от 2 l, или еквивалентната му маса 
се прилага условието по ал. 4, т. 1 и Еmin е два 
пъти стойността, зададена в ал. 2, за стойности 
на грешката на измервателна система по ал. 1.
Чл. 113. (1) При последваща проверка на 
измервателни системи за течности, различ­
ни от вода, се счита, че те удовлетворяват 
изискванията за максималната допустима 
грешка, когато съответствието е установено 
при стойности на разхода, равни на:
1. минималния разход;
2. максималния достижим разход.
(2) Стойностите, посочени в ал. 1, могат 
да се променят с ± 5 %.
Чл. 114. (1) За измервателни системи за 
течности, различни от вода, с оценено съот­
ветствие максималните допустими грешки на 
преобразуващото устройство, положителни 
или отрицателни, са равни на разликата на 
грешката на измервателната система и греш­
ката на разходомера за съответния клас на 
точност съгласно чл. 112, ал. 1.
(2) Максималните допустими грешки на 
спомагателните измервателни устройства – 
част от преобразуващите устройства, са, 
както следва:
1. измерване на температура:
а) ± 0,3 °С за измервателни системи с клас 
на точност 0,3;
б) ± 0,5 °С за измервателни системи с 
класове на точност 0,5, 1,0 или 1,5;
в) ± 1,0 °С за измервателни системи с клас 
на точност 2,5;
2. измерване на плътност:
а) ± 1 kg/m3 за измервателни системи с 
класове на точност 0,3 и 0,5;
б) ± 2 kg/m3 за измервателни системи с 
класове на точност 1,0 и 1,5;
в) ± 5 kg/m3 за измервателни системи с 
клас на точност 2,5;
3. измерване на налягане за всички класове 
на точност на измервателните системи:
а) ± 50 kPa – при измерване на налягане, 
по-малко от 1 MPa;
б) ± 5 % – при измерване на налягане от 
1 до 4 MPa;
в) ± 200 kPa – при измерване на налягане 
над 4 MPa.
(3) Стойностите по ал. 2 се отнасят за 
показанията на изброените величини от пре­
образуващото устройство.
Чл. 115. (1) При последваща проверка на 
измервателни системи за течности, различни 
от вода, използваното еталонно оборудване 
трябва да е с разширена неопределеност, 
по-малка от 1/3 от максималната допустима 
грешка на проверяваната измервателна сис­
тема при k = 2.
(2) При последващата проверка на измер­
вателните системи се извършва: