Държавен вестник, бр. 23, 2016 г., стр. 115

БРОЙ  23	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  115  
11. При автоматични и полуавтоматични 
устройства за настройване газоанализаторът 
не трябва да може да измерва, преди да бъдат 
извършени настройките.
12. Газоанализаторът на отработени газове 
трябва да открива остатъчни въглеводороди 
в системата за подаване на газ. Не трябва да 
има възможност за измерване при наличие на 
остатъчни въглеводороди над 20 ppm по обем 
преди измерването.
13. Газоанализаторът на отработени газове 
трябва да има устройство за автоматично раз-
познаване на функционални неизправности в 
кислородния сензор, предизвикани от износване 
или прекъсване в свързващата линия.
14. Ако газоанализаторът на отработени газове 
може да работи с различни горива (напр. бензин 
или втечнен газ), трябва да има възможност за 
избор на подходящите коефициенти за изчис-
ляване на ламбда, така че да няма двусмислие 
по отношение на формулата, която трябва да 
се приложи.
Оценяване на съответствието
Процедурите за оценяване на съответствието, 
от които производителят може да избира, са:
B + F или B + D или H1.
Приложение № 10 
към чл. 6
Съществени изисквания
Средствата за измерване трябва да са проек-
тирани и произведени с високо ниво на качество 
по отношение на технологията на измерване и 
защитата на резултатите от измерване и да оси-
гуряват висока степен на метрологична защита, 
така че всяка заинтересована страна да има 
доверие в резултата от измерването.
Средствата за измерване трябва да отговарят 
на съществените изисквания, определени в това 
приложение, и на специфичните за отделните 
видове средства за измерване изисквания, оп-
ределени в приложения № 1 – 9.
При оценяване на съответствието със същест-
вените изисквания трябва да се вземат предвид 
използването по предназначение на средството за 
измерване и всяка негова неправилна употреба, 
която може да се предвиди.
Определения 
Измервана вели-
чина 
Измерваната величина е 
конкретна величина, която 
е обект на измерване. 
Вли яеща вели-
чина 
Влияеща величина е вели-
чината, която е различна 
от измерваната величина, 
но влияе върху резултата от 
измерването. 
Предписани ус-
ловия за функци-
ониране
Предписаните условия за 
функциониране са стойнос­
тите на измерваната величи-
на и на влияещите величини, 
които определят нормалните 
условия за работа на едно 
средство за измерване. 
Смущение 
Влияеща величина, чиято 
стойност е в границите, оп-
ределени в съответното изис-
кване, но извън определените 
предписани работни условия 
за средството за измерване. 
Влияеща величина предста-
влява смущение, ако за тази 
влияеща величина не са оп-
ределени работните условия. 
Критична стой-
ност на изменение 
Критичната стойност на из-
менение е стойността, при 
която изменението на резул-
тата от измерването се счита 
за неприемливо. 
Материална мяр-
ка 
Материална мярка е устрой-
ство, предназначено да въз-
произвежда или да предос-
тавя постоянно по време на 
използването му една или 
повече известни стойности 
за дадена величина. 
Пряка продажба Търговска сделка предста-
влява директна продажба, 
ако: 
 – резултатът от измерването 
e основа за формиране на 
цената, която трябва да се 
плати; и 
 – най-малко една от стра-
ните, участващи в сделката, 
свързана с измерване, е пот­
ребител или друга страна, 
която се нуждае от подобно 
ниво на защита; и 
 – всички страни по сдел-
ката приемат резултата от 
измерването, извършено в 
това време и на това място. 
Климатични ус-
ловия на околната 
среда 
Климатичните условия на 
околната среда са услови-
ята, при които средства-
та за измерване могат да 
се използват. За отчитане 
на климатичните разлики 
между държавите членки 
са определени граници на 
температурния обхват. 
Енерго- и водо-
снабдително дру-
жество 
За енерго- и водоснабдително 
дружество се счита достав-
чик на електрическа енергия, 
газ, термална енергия или 
вода. 
Съществени изисквания
1. Допустими грешки
1.1. При предписаните условия за функцио-
ниране и при липса на смущения грешката при 
измерване трябва да е по-малка или равна на 
стойността на максимално допустимата грешка 
(МДГ), както е определена в съответните специ-
фични изисквания за отделните видове средства 
за измерване.