Държавен вестник, бр. 7, 2007 г., стр. 69

Б Р О Й  7
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  69
1.8. Линейна грешка
Отношението, в проценти (%), на максимална-
та разлика между стойността за калибриране и съ-
ответната стойност, отчетена върху правата ли-
ния, определена в т. 1.6, в горната граница на ам-
плитудния клас на измервателната верига.
1.9. Напречна чувствителност
Отношението на изходния сигнал към входния
сигнал при възбуждане на преобразувателя, пер-
пендикулярен на оста на измерване. То се изразя-
ва като процент от чувствителността по оста на
измерване.
1.10. Време на фазово закъснение
Времето на фазово закъснение на измервател-
на верига е равно на фазовото закъснение, изразе-
но в радиани (в rad), на синусоидален сигнал, раз-
делено на ъгловата честота на този сигнал, изразе-
на в радиани за секунда (radians/s).
1.11. Околна среда
Съвкупност от всичките външни условия и вли-
яния, на които е подложена измервателната вери-
га в определен момент.
2. Изисквания за работа
2.1. Линейна грешка
Абсолютната стойност на линейната грешка на
измервателната верига при някаква честота в CFC
трябва да бъде по-малка или равна на 2,5 % от
стойността за САС в целия измервателен обхват.
2.2. Амплитудата като функция от честотата
Честотната характеристика на една измерва-
телна верига трябва да се намира в ограничител-
ните криви, дадени на фиг. 1. Линията 0 dB е опре-
делена от фактора на калибриране.
2.3. Време на фазово закъснение
Времето на фазово закъснение на измервател-
ната верига между нейния вход и изход трябва да
бъде определено. То не трябва да се променя с
повече от 1/10 FH s между 0,03 FH и FH.
2.4. Времева база
2.4.1. Трябва да бъде записана времева база,
която трябва да бъде най-малко 10 ms, с точност
от 1%.
2.4.2. Относително време на закъснение
Относителното време на закъснение между
сигналите на две или повече измервателни вери-
ги, какъвто и да е техният честотен клас, не тряб-
ва да превишава 1 ms, като се изключва закъсне-
нието, дължащо се на дефазиране. Две или пове-
че измервателни вериги, чиито сигнали се ком-
бинират, трябва да имат еднакъв честотен клас и
не трябва да имат относително време на закъсне-
ние повече от 1/10 FH s.
Това изискване се прилага за аналогови сигна-
ли, импулси за синхронизация и цифрови сигнали.
2.5. Коефициент на напречна чувствителност
на преобразувател
Коефициентът на напречна чувствителност на
преобразувател трябва да бъде по-малко от 5% във
всички направления.
2.6. Калибриране
2.6.1. Общи положения
Една измервателна верига трябва да бъде ка-
либрирана най-малко веднъж годишно чрез срав-
нителни технически средства, проследими чрез ра-
ботни еталони. Методите, използвани за извърш-
ване на сравняването с техническите средства, не
трябва да бъдат причина за грешка, по-голяма от
1 % от САС. Използването на сравнителни техни-
чески средства е ограничено от честотния обхват,
за който те са калибрирани. Подсистемите на една
измервателна верига могат да бъдат оценени по-
отделно, а резултатите да се включат при прес-
мятане на точността за цялата измервателна ве-
рига. Това може да бъде направено, например, чрез
електрически сигнал с известна амплитуда, ими-
тиращ изходния сигнал на преобразувателя, който
позволява да се провери усилването на измерва-
телната верига, изключвайки преобразувателя.
2.6.2. Точност на сравнителните технически
средства за калибриране
Точността на тези сравнителни технически
средства трябва да бъде удостоверена или потвър-
дена от одобрена метрологична служба.
2.6.2.1. Статично калибриране
2.6.2.1.1. Ускорения
Грешките да са по-малко от ± 1,5 % от CAC.
2.6.2.1.2. Сили
Грешките да са по-малко от ± 1,0 % от CAC.
2.6.2.1.3. Премествания
Грешките да са по-малко от ± 1,0 % от CAC.
2.6.2.2. Динамично калибриране
2.6.2.2.1. Ускорения
Грешката на сравнителните ускорения, изразе-
на в процент от САС, трябва да е по-малка от ±
1,5 % под 400 Hz, по-малка от ± 2 % между 400 Hz
и 900 Hz и по-малка от 2,5 % над 900 Hz.
2.6.2.3. Време
Относителната грешка на времето за сравне-
ние трябва да бъде по-малка от 10-5.
2.6.3. Коефициент на чувствителност и линей-
на грешка
Коефициентът на чувствителност и линейната
грешка трябва да бъдат определени, като се из-
мерва изходният сигнал на измервателната вери-
га, по отношение на известен входен сигнал, за раз-
личните стойности на този сигнал. Калибриране-
то на измервателната верига трябва да покрива
целия обхват на амплитудния клас.
За двупосочни измервателни вериги трябва
да се използват положителни и отрицателни стой-
ности.
Когато сравнителните технически средства за
калибриране не могат да дадат изискваните харак-
теристики на входа, поради твърде високи стой-
ности на величината за измерване, калибрирания-
та трябва да бъдат осъществени в границите на
тези еталони за калибриране и тези граници тряб-
ва да бъдат записани в протокола.
Цялата измервателна верига трябва да бъде
калибрирана за една честота или за спектър от
честоти, чиято основна стойност се намира меж-
ду FL и 0,4 FH.
2.6.4. Калибриране на честотна характерис-
тика
Кривите на фазата и амплитудата в зависимост
от честотата трябва да бъдат определени, като се
измерват изходните сигнали на измервателната ве-
рига, по фаза и амплитуда, по отношение на извес-
тен входен сигнал за различните стойности на този
сигнал, с честота, изменяща се между FL и десет
пъти CFC или 3000 Hz, като се вземе по-ниската от
двете стойности.