Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 27

БРОЙ  22	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  27  
разход, устройството трябва да регистрира 
този видим разход и да компенсира резултата 
от измерване за него.
(3) Показващото устройство за маса може 
да бъде допълнено с показващо устройство за 
цена, което показва както единичната цена, 
така и цената за плащане.
(4) Използваната парична единица или 
нейният символ трябва да се появяват в не­
посредствена близост до показанието.
(5) Избраната единична цена трябва да бъде 
показана на показващото устройство преди 
започване на измерването. Тя трябва да може 
да се променя. Изменението на единичната 
цена може да се извърши или директно от 
измервателната система, или чрез периферно 
устройство.
(6) Посочената единична цена в началото 
на измерването трябва да бъде валидна за 
цялата сделка. Новата единична цена може 
да влезе в сила едва при стартиране на нова 
измервателна операция.
(7) При промяна на цената чрез перифер­
но устройство от момента на индикация на 
новата единична цена трябва да има пауза 
от минимум 5 s преди следващо измерване.
(8) Позволени са само грешки от закръг­
ление, отнасящи се до най-малката значеща 
цифра на цената за плащане.
(9) Към показващото устройство може да 
се свърже печатащо устройство за отпечатване 
на измерената маса.
(10) Отпечатаната маса трябва да бъде 
изразена в килограми (kg).
(11) Цифрите, използваната единица или 
нейният символ и десетичната точка, ако 
има такава, трябва да се отпечатват върху 
бележката, издавана от устройството.
(12) Ако печатащото устройство е свърза­
но с повече от една измервателна система, 
то трябва да разпечатва идентификационния 
номер на съответната система.
(13) Печатащото устройство може също 
да разпечатва информация за съответното 
измерване, като: последователен номер, дата, 
идентификация на измервателната система, 
вид на газа и др. Ако печатащото устройство 
позволява повторно отпечатване преди нача­
лото на ново зареждане, всички копия трябва 
да се маркират ясно. Печатащото устройство 
може да отпечатва в допълнение към измерва­
ното количество цената за плащане или цената 
за плащане, придружена с единичната цена.
Чл. 447р. (1) Измервателните системи 
могат да бъдат снабдени със запаметяващо 
устройство за съхранение на резултатите от 
измерване. Устройствата, използвани за четене 
на съхранената информация, са включени към 
запаметяващите устройства.
(2) Данните трябва да се съхраняват в среда, 
която гарантира тяхната цялост и защитеност 
при нормални условия на съхранение.
(3) Допуска се изтриване на запаметените 
данни при запълване на паметта, ако са из­
пълнени следните условия:
1. данните да се изтриват по реда на въ­
веждането им;
2. изтриването да се извършва след специ­
ална ръчна операция. 
(4) Запаметяването не трябва да дава въз­
можност за промяна на съхранените данни 
при нормално използване. 
Чл. 447с. Измервателните системи могат да 
бъдат снабдени с устройство за предварително 
установяване, което позволява предварително 
да се избере количеството, което ще се из­
мерва, и автоматично спират потока, когато 
избраното количество е измерено.
Чл. 447т. (1) Избраното количество се 
задава и се показва посредством цифрово 
устройство преди началото на измерването.
(2) Когато е възможно едновременно наблю­
даване на цифрите на дисплея на устройство 
за предварително установяване и цифрите на 
показващото устройство за маса, двете пока­
зания трябва ясно да се различават.
(3) Показанието на предварително зада­
деното количество по време на измерването 
може да остава непроменено или да намалява 
до нула.
(4) Разликата в края на измервателната 
операция между предварително зададеното 
количество и количеството, отчетено от 
показващото устройство за маса, не трябва 
да надвишава отклонението от минимално 
определеното количество при нормални ра­
ботни условия.
(5) Предварително зададеното количество 
трябва да бъде изразено в килограми. Тази 
единица или нейният символ (kg) трябва да 
бъде отбелязана върху устройството за пред­
варително установяване. 
(6) Скалното деление на устройство за пред­
варително установяване трябва да е равно на 
скалното деление на показващото устройство.
(7) Устройството за предварително устано­
вяване може да включва и устройство, което 
да позволява бързото спиране на потока при 
необходимост.
Чл. 447у. Измервателните системи с показ­
ващо устройство за цена могат да са оборудвани 
и с устройство за предварително задаване на 
цената, което спира потока, когато зададено­
то количество съответства на предварително 
зададената цена. Към тези устройства се при­
лагат изискванията на чл. 447т.
Чл. 447ф. (1) Максимално допустимите 
грешки, положителни или отрицателни, на 
показанието за количество газ, приложими 
за калкулатора, когато той се проверява от­
делно, са равни на 0,05 % от действителната 
стойност.
(2) Всички параметри, необходими за об­
работка на показанията, като единична цена, 
изчислителна таблица, корекционен полином 
и др., трябва да се въведат в калкулатора в