Държавен вестник, бр. 103, 2024 г., стр. 37

БРОЙ  103	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
СТР.  37   
3. проверка на канала по диференциално 
налягане в три точки от обхвата по диферен­
циално налягане.
(3) Максималните допустими грешки на 
канала по температура, на канала по наля­
гане и на канала по диференциално налягане 
трябва да са по-малки или равни на 0,1 %.
(4) Последващата проверка на калкулато­
ра се извършва на местата на употреба при 
граници на влияещите фактори, определени 
в този раздел и в методиката за проверка.
Чл. 227. За измерване на температурата 
на природния газ или парата се използват 
платинени съпротивителни термометри без 
или със трансмитер, който преобразува тем­
пературата в унифициран електрически изхо­
ден сигнал от 4 mA до 20 mA, и/или цифров 
сигнал – стандартни протоколи HART или 
MODBUS с интерфейс RS232/RS485, използ­
вани самостоятелно или като части от дадено 
средство за измерване (преобразуватели на 
температура).
Чл. 228. (1) Чувствителният елемент на 
преобразувателите на температура е резис­
тор под формата на метален проводник или 
тънък филм с изводи за присъединяване към 
свързващите проводници, който реагира на 
промяна на температурата чрез промяна на 
съпротивлението и за който е известна зави­
симостта на електрическото съпротивление 
от температурата.
(2) Платинен преобразувател на температу­
ра е преобразувател, на който за чувствителен 
елемент се използва платина.
Чл. 229. Защитният корпус е част от кон­
струкцията на преобразувателите на темпера­
тура, предназначен да защити чувствителния 
елемент и вътрешните проводници от повреда, 
който може да завършва с глава, свръзка или 
кабел.
Чл. 230. Преобразувателите на темпера­
тура трябва да отговарят на изискванията за 
клас А съгласно БДС EN IEC 60751:2022 и се 
характеризират със:
1. номинално съпротивление R0[Ω] – оп­
ределеното от производителя на преобразу­
вателя на температура съпротивление при 
0 °C, закръглено като цяло число, посочено 
в неговата маркировка;
2. обхват на измерване – обхвата на тем­
пературата, при който е изпълнена опреде­
лената зависимост на съпротивлението от 
температурата;
3. долна граница на обхвата на измерва­
не – най-ниската температура, при която се 
гарантира определената стойност на макси­
малната допустима грешка на преобразувателя 
на температура;
4. горна граница на обхват на измерва­
не – най-високата температура, при която се 
гарантира определената стойност на макси­
малната допустима грешка на преобразувателя 
на температура;
5. работен температурен обхват – темпе­
ратурен обхват в границите на обхвата на 
измерване или равен на него, в който преоб­
разувателите на температура отговарят на 
изискванията за стабилност и на техническите 
и метрологичните характеристики, специ­
фицирани от производителя в техническата 
документация;
6. номинална температура – температура­
та, при която се използва преобразувателят 
на температура и при която производителят 
е определил срока на употреба;
7. дължина на потапяне – максималната 
възможна дълбочина на потапяне в измерва­
ната среда при температура, равна на горната 
граница на работния температурен обхват, при 
която не се нарушава работоспособността на 
преобразувателя на температура;
8. минимална дълбочина на потапяне – 
дълбочината на потапяне в среда с еднородно 
разпределена температура, при която при по-
нататъшно потапяне измерените стойности на 
температурата не се изменят повече от 1/5 
от допуска, като съпротивлението остава в 
границите на допуска;
9. номинална статична характеристи­
ка – зависимостта на съпротивлението от 
температурата, изчислена с конкретна стой­
ност на номиналното съпротивление R0;
10. температурен коефициент α, °С-1 – ко­
ефициент, определен по формулата от при­
ложение № 17;
11. допустимо отклонение/клас на допусти­
мото отклонение – максималното допустимо 
отклонение от номиналната статична харак­
теристика, изразено в °C;
12. връзката между съпротивлението и 
температурата се изразява с формула за 
преобразувател на температура от платина и 
температурен коефициент α = 0,00385 °С-1 от 
приложение № 18.
Чл. 231. (1) Конструкцията на преобразу­
вателите на температура трябва да осигурява 
защита от корозия, проникване на влага и 
срещу механични и термични въздействия.
(2) Преобразувателите на температура 
трябва да са конструирани така, че тяхното 
номинално съпротивление при 0 °С да е 100 Ω.
Чл. 232. (1) Материалът, от който е израбо­
тен защитният корпус, трябва да не е агресивен 
към платина, да запазва своята механична 
устойчивост и при горната граница на обхват 
на измерване, при която производителят е 
определил да се използва преобразувателят 
на температура.
(2) Защитният корпус трябва да издържа 
на налягане 3,5 МРа.
(3) Съпротивлението на електрическата 
изолация между чувствителния елемент и