Държавен вестник, бр. 22, 2015 г., стр. 38

СТР.  38	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  22
(2) Когато това е възможно, първоначалната 
проверка на системите се извършва на два 
етапа – в лабораторни условия и на мястото 
на тяхното използване след монтаж.
(3) Последващите проверки на системите 
се извършват на мястото на използване.“
§ 233. Член 651 се изменя така:
„Чл. 651. (1) Първоначалната проверка на 
системите за контрол на радиоактивни емисии 
в околната среда включва:
1. проверка на основната грешка при пред­
писани условия;
2. проверка на обхвата на измерване;
3. проверка на линейността на показанията;
4. проверка на флуктуациите на показа­
нието;
5. проверка на показанието при прето­
варване;
6. проверка на устройствата за подаване 
на алармен сигнал.
(2) Последващата проверка на системите за 
контрол на радиоактивни емисии в околната 
среда включва:
1. проверка на повторяемостта на показа­
нията спрямо първоначалната проверка;
2. проверка на флуктуациите на показа­
нието;
3. проверка на устройствата за подаване 
на алармен сигнал.“
§ 234. Член 652 се изменя така:
„Чл. 652. Използваните при проверките 
еталонни източници трябва да са калибрирани 
с разширена неопределеност не по-голяма от 
± 7 %.“
§ 235. Член 653 се изменя така: 
„Чл. 653. (1) Изискванията на този раздел 
се прилагат за:
1. електромери за активна енергия с клас 
на точност 0,2S и за електромери за реактивна 
енергия;
2. електромери за активна енергия с клас 
на точност 0,5S; 0,5; 1 и 2; 
3. електромери с оценено съответствие, 
използвани за битова и търговска употреба и 
за употреба в леката промишленост. 
(2) Електромерите са средства за измерване, 
предназначени за измерване на активна и ре­
активна енергия в еднофазни и трифазни (3- и 
4-проводникови) вериги чрез интегриране на 
активна и реактивна мощност по отношение 
на времето.
(3) В зависимост от принципа на действие 
електромерите могат да са електромеханични 
или статични.
(4) Отчитането на показанията на елек­
тромера може да се извършва непосредствено 
или дистанционно.
(5) Основна единица за измерваните стой­
ности е киловатчас (kWh), киловарчас (kvarh), 
киловолт-ампер-час (kVAh) или мегаватчас 
(MWh), мегаварчас (Mvarh), мегаволт-ампер-
час (MVAh).“
§ 236. Член 654 се изменя така: 
„Чл. 654. (1) Електромерите по чл. 653, 
ал. 1, т. 1 трябва да са проектирани и изра­
ботени по такъв начин, че да удовлетворяват 
следните изисквания:
1. при нормална употреба и при нормални 
условия да се избегне възникването на каквато 
и да било опасност, така че да се осигури по-
специално: лична безопасност от поражения 
от електрически ток; лична безопасност от 
ефекти от превишена температура; защита 
срещу пожар; защита срещу проникване на 
твърди тела, прах и вода;
2. конструкцията да има подходяща здрави­
на, компонентите да са закрепени надеждно и 
да са осигурени срещу разхлабване по време 
на транспорт и нормална употреба; всички 
части, които при нормални работни условия 
са предразположени към корозиране, трябва 
да са ефективно защитени;
3. начинът на свързване на проводниците в 
клемите трябва да осигурява подходящ траен 
контакт, така че да няма риск от разхлабване 
или ненужно нагряване; клеми с различни 
потенциали, групирани близо една до друга, 
трябва да са защитени срещу случайни къси 
съединения;
4. електромерите, предназначени за свърз­
ване към захранващата мрежа, в която фа­
зовото напрежение при предписани условия 
надвишава 250 V и чиято кутия е изцяло 
или частично направена от метал, трябва да 
са снабдени с клема за защитно заземяване, 
освен ако не е предвидено друго;
5. отворите в изолационния материал, 
които са продължение на клемните отвори, 
трябва да са достатъчни по размер, позволя­
ващи лесно присъединяване на проводниците 
заедно с изолацията им;
6. клемите на електромера, ако са групи­
рани в клемен блок и ако не са защитени по 
друг начин, трябва да имат отделен капак, 
който може да е пломбиран независимо от 
капака на електромера; капакът на клемния 
блок трябва да покрива клемите, винтовете 
за закрепване на проводниците и ако не е 
предвидено друго – достатъчната дължина на 
външните проводници и тяхната изолация;
7. за електромеханичните броячи ролките, 
които се въртят непрекъснато, т.е. с най-
малките разряди, трябва да са градуирани 
и номерирани в десет деления, като всяко 
деление на свой ред е разделено на десет 
деления или по друг начин, но така, че да се 
запази точността при отчитане; ролките, които 
показват десетичните деления на единицата, 
трябва да са маркирани по различен начин, 
когато са видими;
8. всеки цифров елемент на електронния 
дисплей трябва да може да показва всички 
цифри от „нула“ до „девет“;