Държавен вестник, бр. 98, 2003 г., стр. 53

Б Р О Й  98
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  53
(2) Обхватът на измервателната система
трябва да е съобразен с границите на обхвата на
всеки от нейните елементи, като минималното
отношение Qmax : Qmin трябва да е, както следва:
1. за системи за зареждане на моторни пре-
возни средства, без пропан-бутан, минимал-
но—10 : 1;
2. за системи за зареждане на моторни пре-
возни средства, с пропан-бутан—5 : 1;
3. за системи за зареждане на моторни пре-
возни средства с газове под налягане—5 : 1;
4. за измервателни системи за криогенни
течности—5 : 1;
5. за измервателни системи върху тръбо-
проводи и за зареждане/разтоварване на кора-
би—10 : 1;
6. за всички други системи—2 : 1.
(3) Свойствата на течността трябва да са
зададени чрез наименованието, типа или нейни-
те съществени характеристики, като темпера-
турен обхват, обхват на налягането, обхват на
плътността и обхват на вискозитета.
Чл. 437. (1) Всеки разходомер и всяка измер-
вателна система трябва да носят следните озна-
чения или върху указателната табелка, или върху
специална табелка с данни, или разпределени
между двете:
1. знака за одобрен тип;
2. наименованието или фирмения знак на
производителя;
3. идентификационния номер и годината на
производство на разходомера;
4. означението на размера на разходомера,
което съдържа главни букви DN, следвани от
цифра;
5. максималното работно налягане във вида
“Pmax .... МPa (или kPa, или Pa, или bar, или
mbar)”.
(2) Означенията трябва да са ясни, четливи
и неизтриваеми при нормални условия на из-
ползване на разходомера.
(3) Разходомерът също може да носи:
1. търговско означение;
2. специален идентификационен номер;
3. знак, който да показва, че разходомерът
отговаря на даден български стандарт, въвеж-
дащ европейски стандарт;
4. информация, свързана с извършените ре-
монти.
(4) Освен ако не е посочено в удостоверени-
ето за одобряване на типа, всички други надпи-
си или означения са забранени.
(5) Държавната агенция за метрология и
технически надзор може да определи в кои слу-
чаи върху табелката на разходомера трябва да
се означи и видът на флуида.
(6) Местата за разполагане на знаците за
проверка и на пломбите трябва да са избрани
така, че демонтирането на частта, запечатана
чрез знаците или пломбите, да доведе до тяхно-
то разрушаване.
Чл. 438. Стойността на скалните деления
трябва да e от реда (1 Ч 10n, 2 Ч 10n или 5 Ч 10n) m3,
където “n” е цяло положително или отрицател-
но число или нула. Единицата на измерване или
нейното означение трябва да са показани близо
до числената стойност.
Чл. 439. Всички знаци и надписи трябва да
са ясни, неизличими и недвусмислени.
Чл. 440. Измерваното количество трябва да
е изразено в милилитри или в кубически санти-
метри, литри, кубически метри, грамове, ки-
лограми или тонове.
Чл. 441. (1) Отчитането на резултата от из-
мерване трябва да се извършва чрез индикатор
или на твърд носител.
(2) Отчитането на всеки резултат трябва да
е ясно и недвусмислено и да се придружава от
такива означения и надписи, които са необхо-
дими за информиране на потребителя за значи-
мостта на резултата.
(3) При нормални условия на употреба пред-
ставеният резултат трябва лесно да се отчита.
(4) Допълнителни показания могат да се по-
казват, при условие че не могат да са объркани.
Чл. 442. (1) Грешките от измерване на раз-
ходомерите и измервателните системи се изра-
зяват като относителна стойност чрез отноше-
нието в проценти на разликата между отчете-
ния и действително преминалия обем към дей-
ствително преминалия обем.
(2) При нормални условия на употреба и при
липса на смущения грешката на измерване не
трябва да надхвърля стойността на максимал-
но допустимата грешка съгласно чл. 443.
Чл. 443. (1) Максимално допустимата греш-
ка за количества, равни или по-големи от два
литра, трябва да е в границите:
1. за разходомери с класове на точност 0,3;
0,5; 1,0; 1,5; 2,5, съответната грешка в проценти
е ± (0,2; 0,3; 0,6; 1,0; 1,5) %;
2. за измервателни системи с класове на
точност 0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5, съответната греш-
ка в проценти е ± (0,3; 0,5; 1,0; 1,5; 2,5) %.
(2) Максимално допустима грешка за коли-
чества, равни или по-малки от два литра, тряб-
ва да е в границите:
1. за измерено количество по-малко от 0,1 l—
± четири пъти стойностите по ал. 1, приложени
за 0,1 l;
2. за измерено количество по-голямо или
равно на 0,1 l и по-малко от 0,2 l—± четири пъти
стойностите по ал. 1;
3. за измерено количество по-голямо или
равно на 0,2 l и по-малко от 0,4 l—± два пъти
стойностите по ал. 1, приложени за 0,4 l;
4. за измерено количество по-голямо или
равно на 0,4 l и по-малко от 1 l—± два пъти
стойностите по ал. 1;
5. за измерено количество по-голямо или
равно на 1 l и по-малко от 2 l—± стойностите по
ал. 1, приложени за 2 l.