102/1967 Sb.
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření

102
VYHLÁŠKA
Úřadu pro normalizaci a měření
ze dne 25. září 1967,
kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb. o zajišťování správnosti měřidel a měření
Úřad pro normalizaci a měření stanoví v dohodě s příslušnými ministerstvy a ústředními orgány podle § 9 zákona č. 35/1962 Sb., o měrové službě:

Čl. I
Vyhláška Úřadu pro normalizaci a měření č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření, se mění a doplňuje takto:
1. § 8 odst. 2 zní:

„(2) Koná-li se úřední ověřování v provozovnách organizací uvedených v odstavci 1, jsou organizace povinny orgánům krajského oddělení úřadu zajistit plynulý a stejnoměrný přísun měřidel, poskytnout jim bezplatně vhodnou místnost, veškeré zkušební zařízení a pomůcky, podle potřeby i ochranné oděvy nebo jiné prostředky zajišťující bezpečnost a hygienu práce, technické a pomocné pracovníky a zajistit všechny ostatní podmínky k provádění úředního ověřování.“
2. § 9 odst. 1 zní:

„Uživatelé jsou povinni vést a doplňovat soupis všech používaných vybraných měřidel podléhajících novému úřednímu ověření a dat jejich posledního úředního ověření. Před úřední zkouškou musí předložit orgánu krajského oddělení úřadu všechny potřebné údaje o počtu a charakteristice těchto měřidel; stejné údaje jsou uživatelé povinni předkládat krajskému oddělení úřadu na jeho vyzvání.“
3. § 10 odst. 1 zní:

„(1) Etalony používané jako hlavní podnikové etalony (dále jen „hlavní etalony“) podléhají povinnému úřednímu ověření; seznam těchto hlavních etalonů, jakož i doba platnosti úředního ověření jsou uvedeny v příloze II. Příslušné krajské oddělení úřadu může na žádost uživatelů ve výjimečných případech dobu platnosti úředního ověření hlavních etalonů prodloužit, avšak nejvýše na dvojnásobek.“
4. § 12 odst. 3 zní:

„(3) Koná-li se úřední ověřování hlavních etalonů v provozovnách organizací, platí o povinnostech organizací ustanovení § 8 obdobně.“
5. § 13 zní:

„Úřad a jeho krajská oddělení provádějí na žádost organizací úřední ověřování nebo zkoušení jakéhokoliv druhu provozních měřidel a etalonů nepodléhajících povinnému úřednímu ověření, mají-li volnou kapacitu k provádění těchto zkoušek a potřebné zařízení.“
6. Z § 17 odst. 2 a 3 a z § 18 odst. 2 se vypouští odkaz na přílohu III.
7. § 20 zní:

„Při dovozu měřidel uvedených v přílohách I a II této vyhlášky je odběratel dovážených měřidel povinen před předložením návrhu na uzavření příslušné hospodářské smlouvy s organizací pověřenou prováděním zahraničního obchodu opatřit souhlas úřadu s dovozem těchto měřidel a zajistit, aby úřední souhlas byl na návrhu hospodářské smlouvy vyznačen. Bez tohoto souhlasu nesmí organizace pověřená prováděním zahraničního obchodu dovoz těchto měřidel uskutečnit. Úřad může žádat bezplatné předložení 3 vzorků měřidel. Po uskutečnění dodávky ohlásí odběratel dovážených měřidel úřadu převzetí zásilky, aby se přezkoušením dodaných měřidel mohlo zjistit, zda odpovídají předem schválenému vzorku nebo v případě, že předložení vzorků nebylo úřadem vyžádáno, zda dovezená měřidla odpovídají technické specifikaci schválené úřadem na návrhu smlouvy o dovozu.“
8. § 21 odst. 3 a 5 zní:

„(3) Lhůty provádění kontrol jednotlivých provozních měřidel stanoví vedoucí organizace podle způsobu používání těchto měřidel tak, aby byla soustavně zajišťována jejich stálá jednotnost a správnost.
(5) Organizace jsou povinny vést evidenci lhůt pro provádění kontroly jednotlivých druhů provozních měřidel a evidenci kontroly provozních měřidel a zajišťovat, aby nebylo používáno měřidel, která byla při kontrole shledána nesprávnými.“
9. § 22 odst. 1 a 2 zní:

„(1) Organizace jsou odpovědny za systematické dodržování měrového pořádku; za tím účelem jsou organizace povinny zejména:
a) zajišťovat výběr vhodných měřidel, jejich náležitý stav, správné udržování a uchovávání a správné měření,
b) obeznámit pracovníky se svěřenými měřidly a jejich správným používáním,
c) podrobit pracovníky, kteří používají měřidel vyžadujících při své obsluze zvláštních znalostí, odborné zkoušce,
d) provádět soustavný dohled na měřidla a měření.
„(2) Generální ředitelství trustů a oborových podniků řídí a koordinují zajišťování jednotnosti a správnosti měření v podřízených podnicích a rozvoj měření a měřicí techniky v nejdůležitějších oborech výrobního programu.“
10. Nové znění příloh vyhlášky je uvedeno v přílohách, které jsou součástí této vyhlášky.
Čl. II
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. dubna 1968 s výjimkou ustanovení čl. I bod 6 a 7, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení.

Předseda:
Křovina v. r.


Příloha I k vyhlášce č. 102/1967 Sb.
Seznam
vybraných provozních měřidel*) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření
Poř. číslo Měřidla vyráběná, dovážená z ciziny, opravovaná anebo používaná ve všech odvětvích národního hospodářství Doba platnosti úředního ověřeníI Délka, rozměr 1Délková měřidla na střižní zboží2 roky2Měřická pásma ocelová určená pro přesná měření3Měřicí zařízení pro měření délky metrových textiliía) odvalovací 2 rokyb) skládací 2 roky4Taxametry a počitadla kilometrů u nájemných automobilů2 rokyII Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru1Stroje na měření velikosti plochy usní1 rokIII Hmota (hmotnost)1Závažía) obchodní a speciální běžná2 rokyb) obchodní a speciální přesná (mimo závaží jemných)2 roky2Váhy mostové všech druhů - pro silniční a kolejová vozidla vyjma vah se silovými snimači2 roky3Váhy**),***)2 rokya) závažovéaa) rovnoramenné - ručně obsluhované- obchodní běžné- obchodní přesnéab) rovnoramenné - poloautomatické i automatické pouze pro odvažování obilovin- netto- bruttoac) nerovnoramenné- desetinné- setinné- se zvláštním převodem (řadivé)b) běhounovéba) jednopákové- přezmenybb) několikapákové (s posuvnými i valivými běhouny )- stolní- můstkové*)- visuté jatečníc) sklonné (poloautomatické)ca) stolní jednomiskovécb) závěsnécc) můstkové*)cd) visuté jatečníd) kombinované (sklonné se zařízením zvyšujícím váživost)da) stolní jednomiskovédb) stolní dvoumiskovédc) můstkové4Váhy speciálnía) váhy na počítání kusůb) váhy na zjišťování vybraných vlastností látek (např. škrobnatosti)IV Hodnocení plodin1Obilní zkoušeče2 rokyV Objem, průtok1Odměrné nádoby (míry) na kapalinya) kovové o objemu (0,01 až 50) 10-3m3 tj. (0,01 až 50) litrů2 roky b) skleněné, kameninové, porcelánové (nebo zhotovené z tuhých plastických látek) o objemu (0,01 až 2) 10-3 m3 tj. (0,01 až 2) litry- 2Výčepní nádoby používané k výčepu hotových studených nápojů (sklenice, kalíšky, výčepní lahve) Povinnému úřednímu ověření nepodléhají výčepní nádoby přinesené zákazníkem při prodeji nápojů přes ulici, nádoby prodávané zároveň s nápojem, nádoby podávané zákazníkovi současně s nápoji v celých uzavřených lahvích a lahve uzavřené korkem nebo jiným uzávěrem a neprůhledné nádoby pro výčep piva ve specializovaných závodech veřejného stravování schválených Úřadem pro normalizaci a měření.-3Odměrné sklo (laboratorní odměrné baňky, byrety, pipety) užívané pro přesná měření, arbitrážní měření a podobné účely-4Přepravní tanky na kapaliny používané jako měřidla objemu2 roky5Přepravní sudy (dřevěné i kovové) používané jako měřidla objemu2 roky6Objemová dávkovací měřidla na kapalinya) krámská (na petrolej, líh apod.)-b) staniční (na benzín apod.)2 roky 7Průtočná měřidla na kapalinya) staniční (na benzín apod.)2 rokyb) na mléko a jiné poživatiny2 rokyc) tanková*)2 rokyd) na olej2 roky8Kontrolní objemová lihová měřidla5 roků9Butyrometry-10Vodoměry*)4 roky11Plynoměry (vyjma plynoměrů s otáčivými písty)*)10 roků12Plynoměry s otáčivými písty*)5 rokůVI Mechanické zkoušky materiálu1Trhací stroje a lisy používané k průkazním a prověřovacím zkouškám2 roky2Kyvadlová kladiva pro měření nárazové práce ≥ 9,80665 J tj. 1 kpm, používaná k průkazním a prověřovacím zkouškám2 roky3Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu používané k průkazním a prověřovacím zkouškáma) se zatěžovacím zařízením pákovým a s přímým zatížením 5 rokůb) se zatěžovacím zařízením pružinovým nebo jiným 2 rokyVII Rotační rychlost, otáčky (pouze v příloze II a III) VIII Tlak (pouze v příloze II a III)IX Elektrické a magnetické veličiny1Elektroměry*)a) pro stejnosměrný proud 3 rokyb) pro střídavý proud na přímé měření elektrické energie činné nebo jalové, jednosazbové a vícesazbové, pokud nejsou použity pro měření ve velkoodběru10 rokůc) pro střídavý proud na nepřímé měření elektrické energie činné nebo jalové nebo její přímé měření ve velkoodběru, dále pak elektroměry s grafickým záznamem nebo měřičem maxima5 roků2Měřicí transformátory proudu a napětí třídy přesnosti 0,1, 0,2, 0,5, používané ve spojení s elektroměry s vyznačením třídy přesnosti a měřicí transformátory napětí třídy přesnosti 1, používané ve spojení s elektroměry bez vyznačení třídy přesnosti.  Organizacím, které jsou pověřeny k provádění podnikového ověřování elektroměrů a měřicích transformátorů se mohou s jejich souhlasem dodávat tato měřidla neověřená-X Teplota1Lékařské a zvěrolékařské teploměry -XI Areometrie1Laboratorní hustoměry (např. pro mléko, kyselinu sírovou, výrobky z ropy apod.)-2Laboratorní areometry pro koncentraci roztoků (např. cukroměry, moštoměry, lihoměry apod.)-
Příloha II k vyhlášce č. 102/1967 Sb.
Seznam
hlavních podnikových etalonů*) podléhajících povinnému úřednímu ověření a doba platnosti úředního ověření
Poř. číslo Názvy hlavních podnikových etalonůDoba platnosti úředního ověřeníI Délka, rozměr1Základní měrky třídy přesnosti 0, I, a II 1 rok2Metry pro prověřování nivelačních latí 1 rokII Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru1Úhlové měrky 3 roky2Měrné archy 2 rokyIII Hmota (hmotnost)1Etalonová závaží 1 rok2Váhy pro kontrolu dávkovacích zařízení (druh vah se určí velikostí vážené hmoty) 1 rok3Zatěžovací zařízení pro pásové váhy 1 rokIV Hodnocení plodin1Trny (na měření sít) 1 rokV Objem, průtok1Kontrolní byrety a pipety pro vyměřování a kontrolu laboratorního skla ve výrobě-2Váhy používané k etalonáži (nebo ověřování objemových měřidel) 1 rok3Odměrné nádoby kovové 1 rok4Krychloměry (sudoměry) 5 roků5Krychloměry pro plyny a kapaliny 5 roků6Měřidla průtoku používaná ke kontrole měřidel (průtokoměrů) 2 rokyVI Mechanické zkoušky materiálu1Tvrdoměrné destičky Rockwell a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1) a Brinell třídy přesnosti (.1) 3 roky2Vnikací tělesa Rockwell-C a Vickers třídy přesnosti (.0), (.1) 3 roky3Siloměry třídy přesnosti 1 a 2 2 rokyVII Rotační rychlost, otáčky1Otáčkoměry s přesností do 1 % z měřené hodnoty 1 rokVIII Tlak1Pístové manometry 2 roky2Tlakoměry deformační (kontrolní) s přesností do 1 % 2 roky3Tlakoměry kapalinové s přesností čtení do 0,3.102 N/m2 (tj. ~ ± 0,2 torr) 2 roky4Barometry (kontrolní) s přesností čtení do ± 0,2.102 N/m2 (tj. ~ ± 0,1 torr) 2 roky5Mikromanometry (kontrolní) s přesností čtení ± 0,1 N/m2 (tj. ~ ± 0,01 kp/m2) 2 roky6Vakuometry kompresní s přesností čtení ± 3 % 2 rokyIX Elektrické a magnetické veličiny1Voltmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky2Ampérmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky3Wattmetry třídy přesnosti 0,1 a 0,2 2 roky4Westonovy články třídy I a II 2 roky5Laboratorní kompensátory 5 roků6Laboratorní odporové můstky 5 roků7Etalonové odpory 3 roky8Neproměnné etalony kapacity, rozsahu 10 pF až 0,1 µF 3 roky9Etalony magnetického toku pro stejnosměrná magnetická měření 3 roky10Epsteinovy přístroje pro měření magnetických vlastností plechů pro elektrotechniku 5 roků11Měřicí zařízení pro ověřování měřicích transformátorů včetně etalonových transformátorů, kapacitních děličů a sekundárních zátěžía) funkční zkouška  1 rokb) ověřování etalonových transformátorů a kapacitních děličů  5 rokůc) ověřování měřicích zařízení  5 rokůd) ověřování sekundárních zátěží  5 roků12Měřicí zařízení pro ověřování elektroměrůa) funkční zkouška  1 rokb) kontrola stopek  1 rokc) ověřování wattmetrů  2 rokyd) ověřování měřicích transformátorů  10 rokůX Teplota1Skleněné teploměry: 2 rokya) sada teploměrů s rozsahem (0 - 100) °C, dělení (0,01 nebo 0,02) deg, rozsah teploměrů maximálně 12 deg, všechny teploměry s nulovým bodem*)b) sada teploměrů s rozsahem (0 - 300) °C, dělení (0,1; 0,2 a 0,5) deg, všechny teploměry s nulovým bodem*) c) teploměry s rozsahy (0 - 400) °C, (0 - 500) °C, dělení (1 nebo 2) deg, popřípadě s rozsahem (400 - 500) °C, dělení 0,5 deg, s nulovým bodem*)d) teploměry s rozsahem (—55 až +20) °C, popř. (—30 až +20) °C, dělení 0,1 deg, náplň amalgam thalia (rtuť)*)e) teploměry kalorimetrické s rozsahem (18 až 24) °C, dělení 0,01 deg 2Platinové odporové teploměry v rozsahu teplot (—190 až +800) °C, základní odpor R0 = (10; 25 nebo 100) ohmů, poměr R100 • R0 ≥ 1,390; proudové i napěťové vývody, min. délka 450 mm, max. Ø trubice 12 mm2 roky3Termočlánky PtRh10-Pt, Ø drátů (0,35 až 0,6) mm, min. délka 1 m v rozsahu teplot (300 až 1200) °Curčuje se hodinami provozu (20 až 200 provoz. hodin podle stavu měřidla) 4Jasové pyrometry v rozsahu teplot (900 až 2000) °C, třídy přesnosti 12 roky5Teplotní žárovky v rozsahu teplot (900 až 2100) °Curčuje se hodinami provozu (100 provoz. hodin)XI Areometrie1Etalonové areometry-XII Viskozimetrie 1Skleněné kapilární viskozimetry typu Ubbelohde-XIII Fotometrie1Žárovky na světelný tok1 rok2Žárovky na svítivost1 rok3Žárovky na barevnou teplotu1 rokXIV Čas1Stopky2 roky
Příloha III k vyhlášce č. 102/1967 Sb.
Seznam
provozních měřidel, jejichž správnost zajišťují organizace pomocí hlavních podnikových etalonů uvedených v příloze II
I Délka, rozměr 1Základní měrky a všechna měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetru2Všechna měřidla délková, jejichž přesnost je v setinách nebo tisícinách milimetruII Plocha, rovinný úhel a odchylky od geometrického tvaru 1Úhlové měrky a všechna ostatní pevná úhlová měřidla, která slouží k nastavení měřicích přístrojů s přesností v minutách nebo vteřinách2Všechna měřidla, na kterých se provádí měření a čtení s přesností ve stupních, minutách nebo vteřinách, s výjimkou geodetických přístrojůIII Hmota (hmotnost)1Závaží jemná2Váhy uvedené pod poř. č. 3 odd. III přílohy I, používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům3Dávkovací zařízení hmoty4Váhy jeřábové5Váhy pásové6Ostatní druhy vah neuvedené v příloze I a IIIV Hodnocení plodin 1Obilní sítaV Objem, průtok1Injekční stříkačky2Odměrné laboratorní sklo třídy přesnosti A a B3Lékařské melanžery4Nádrže, pokud se jich užívá jako měřidel5Ležácké a uskladňovací nádrže nebo sudy, pokud se jich užívá jako měřidel6Dopravní konve na mléko7Dávkovací zařízení objemu8Clony, dýzy, trubice9Měřidla objemového průtoku10Průtočná měřidla rychlostníVI Mechanické zkoušky materiálu1Tvrdoměry2Trhací stroje a lisy nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám3Kyvadlová kladiva nepoužívaná k průkazním a prověřovacím zkouškám4Zkušební stroje na dlouhodobé zkoušky tečení materiálu nepoužívané k průkazním a prověřovacím zkouškám5Přístroj pro zkoušky hloubením kovových plechů a pásů6Přístroj pro zkoušení materiálu v krutuVII Rotační rychlost, otáčky 1Otáčkoměry ruční přenosné2Otáčkoměry stabilníVIII Tlak 1Deformační tlakoměry:a) manometry deformační třídy přesnosti 0,5 až 4b) manovakuometry deformačníc) vakuometry deformačníd) tonometry deformační2Kapalinové tlakoměry:a) manovakuometry trubicovéb) tonometry kapalinovéc) mikromanometryd) vakuometry kapalinové3Vakuometry ostatních principůIX Elektrické a magnetické veličiny1Voltmetr třídy přesnosti 0,2 až 1,5*)2Ampérmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,5*)3Wattmetry třídy přesnosti 0,2 až 1,5*)4Westonovy články třídy II a III5Technické kompensátory6Technické odporové můstky7Sady přesných odporů8Sady přesných kapacit9Vzorky pro kontrolu Epsteinových přístrojůX Teplota1Skleněné teploměry v rozsahu (—55 až +500) °C2Jasové pyrometry v rozsahu (900 až 2000) °C3Odporové teploměry v rozsahu (—200 až +800) °C4Termočlánky PtRh10-Pt v rozsahu (0 až 1200) °C5Termočlánky z obecných kovů v rozsahu (—200 až +1200) °C6Tlakové teploměryXI Areometrie1Provozní areometryXII Viskozimetrie1Provozní viskozimetryXIII Fotometrie1Luxmetry2Žárovky na svítivost3Žárovky na světelný tokXIV Čas1Stopky
*) Vybraná provozní měřidla jsou provozní měřidla, jejichž jednotnost a správnost musí být z celospolečenských zájmů (ochrana spotřebitele, zdraví a bezpečnosti) soustavně zajišťována orgány státní měrové služby.
**) Novému úřednímu ověření nepodléhají váhy používané pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům. Toto omezení se však nevztahuje na váhy umístěné v obchodních místnostech i v pomocných obchodních místnostech.
***) Váhy speciálně upravené nebo konstruované k technologickým nebo jiným neobchodním účelům, nepodléhají úřednímu ověření. Těchto vah smí být používáno pouze ve vnitřním styku.
*) Z osobních vah jen váhy pro zdravotnictví.
*) Novému úřednímu ověření nepodléhají měřidla používaná pouze ve vnitřním styku a k jiným neobchodním účelům. Poznámka: Měřidla, u nichž není vyznačena doba platnosti úředního ověření, podléhají novému úřednímu ověření jen v případech uvedených v § 6 odst. 2 písmeno b) až e).
*) Hlavní podnikové etalony nebo etalonová zařízení jsou měřidla (nebo měřicí zařízení) náležité přesnosti požívaná organizacemi pouze k provádění kontroly správnosti provozních měřidel.
*) Teploměry jsou určeny pro měření při plném ponoru, minimální velikost dílku 0,4 mm, maximální délka teploměru 600 mm.
*) Rozváděčové přístroje se nekontrolují.