Source: Basis Wettenbestand
URL: data/BWBR0046949/2022-07-21_0/xml/BWBR0046949_2022-07-21_0.xml

Content:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><toestand xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" bwb-ng-vast-deel="http://wetten.overheid.nl/id/BWBR0046949/2022-07-21/0" xsi:noNamespaceSchemaLocation="https://repository.officiele-overheidspublicaties.nl/Schema/BWB-toestand/2016-1/xsd/toestand_2016-1.xsd" bwb-id="BWBR0046949" inwerkingtreding="2022-07-21"><bwb-inputbestand/><bwb-wijzigingen/><redactionele-correcties><redactionele-correctie label-id="16352654" oud-revisie-id="40864241" nieuw-revisie-id="40864241"/><redactionele-correctie label-id="16352664" oud-revisie-id="40864251" nieuw-revisie-id="40864251"/><redactionele-correctie label-id="16352674" oud-revisie-id="40864261" nieuw-revisie-id="40864261"/><redactionele-correctie label-id="16352684" oud-revisie-id="40864271" nieuw-revisie-id="40864271"/><redactionele-correctie label-id="16352694" oud-revisie-id="40864281" nieuw-revisie-id="40864281"/><redactionele-correctie label-id="16352704" oud-revisie-id="40864291" nieuw-revisie-id="40864291"/><redactionele-correctie label-id="16352714" oud-revisie-id="40864301" nieuw-revisie-id="40864301"/><redactionele-correctie label-id="16352724" oud-revisie-id="40864311" nieuw-revisie-id="40864311"/><redactionele-correctie label-id="16352734" oud-revisie-id="40864321" nieuw-revisie-id="40864321"/><redactionele-correctie label-id="16352744" oud-revisie-id="40864331" nieuw-revisie-id="40864331"/><redactionele-correctie label-id="16352754" oud-revisie-id="40864341" nieuw-revisie-id="40864341"/><redactionele-correctie label-id="16352764" oud-revisie-id="40864351" nieuw-revisie-id="40864351"/><redactionele-correctie label-id="16352774" oud-revisie-id="40864361" nieuw-revisie-id="40864361"/></redactionele-correcties><wetgeving soort="ministeriele-regeling" dtdversie="2.0" stam-id="16428733" versie-id="28862352" id="C40864361" label-id="16352774" inwerkingtredingsdatum="2022-07-21">
  <intitule bwb-ng-variabel-deel="/Intitule" stam-id="16471763" versie-id="28862242" id="C40864251" label-id="16352664" inwerking="2022-07-21" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">Regeling van de Minister van Justitie en Veiligheid van 5 juli 2022, nr. 4067181, houdende regels met betrekking tot meetmiddelen waarvoor voor gebruik ervan een verklaring vereist is (Regeling meetmiddelen politie 2022)<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></intitule>
  <citeertitel bwb-ng-variabel-deel="/Citeertitel" status="officieel" stam-id="16471773" versie-id="28862252" id="C40864261" label-id="16352674" inwerking="2022-07-21" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20">Regeling meetmiddelen politie 2022<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></citeertitel>
  <regeling>
    <aanhef bwb-ng-variabel-deel="/Aanhef" stam-id="16471783" versie-id="28862262" id="C40864271" label-id="16352684" inwerking="2022-07-21" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <wie>De Minister van Justitie en Veiligheid</wie>
  <considerans>
    <considerans.al bevat="grondslag">Gelet op <extref doc="jci1.3:c:BWBR0032136&amp;artikel=22" label-id="11855954" verwijzing-id="3178832" bwb-id="BWBR0032136">artikel 22 van het Besluit bewapening en uitrusting politie</extref>;</considerans.al>
  </considerans>
  <afkondiging>
    <al>Besluit:</al>
  </afkondiging>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></aanhef>
    <regeling-tekst>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1" stam-id="16471793" versie-id="28862272" id="C40864281" label-id="16352694" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 1" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">1</nr>
  </kop>
  <al>Voor het gebruik van de volgende meetmiddelen moet een verklaring van onderzoek zijn afgegeven door NMi Certin B.V. waaruit blijkt, dat deze voldoen aan de eisen als vermeld in de <intref doc="" label-id="16352764" verwijzing-id="3178833" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage">bijlage</intref> behorend bij deze regeling:</al>
  <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeela">
      <li.nr>a.</li.nr>
      <al>snelheidsmeters, met uitzondering van de standaardsnelheidsmeter in politievoertuigen;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelb">
      <li.nr>b.</li.nr>
      <al>remvertragingsmeters, waaraan al dan niet een pedaalkrachtmeter is verbonden;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelc">
      <li.nr>c.</li.nr>
      <al>pedaalkrachtmeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeeld">
      <li.nr>d.</li.nr>
      <al>manometers;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeele">
      <li.nr>e.</li.nr>
      <al>wiellastmeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelf">
      <li.nr>f.</li.nr>
      <al>profieldieptemeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=f&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelg">
      <li.nr>g.</li.nr>
      <al>trekkrachtmeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=g&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelh">
      <li.nr>h.</li.nr>
      <al>vlieghoogtemeters’</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=h&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeeli">
      <li.nr>i.</li.nr>
      <al>lichtdoorlatendheidmeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=i&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelj">
      <li.nr>j.</li.nr>
      <al>bromfietsrollentestbanken;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=j&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=j"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelk">
      <li.nr>k.</li.nr>
      <al>geluidsniveaumeters;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=k&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=k"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeell">
      <li.nr>l.</li.nr>
      <al>toerentellers;</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=l&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=l"/></jcis></meta-data></li>
    <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1/Onderdeelm">
      <li.nr>m.</li.nr>
      <al>andere door de Minister van Justitie en Veiligheid aan te wijzen meetmiddelen.</al>
    <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;o=m&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=m"/></jcis></meta-data></li>
  </lijst>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=1"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=1" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2" stam-id="16471803" versie-id="28862282" id="C40864291" label-id="16352704" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 2" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">2</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid1" label-id="16352704L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>De verklaring, bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" label-id="16352694" verwijzing-id="3178834" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1">artikel 1</intref>, is geldig voor 12 maanden.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid2" label-id="16352704L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>In afwijking van het vorige lid, is een geldigheidsduur van 24 maanden van toepassing indien aan de in de <intref doc="" label-id="16352764" verwijzing-id="3178835" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage">bijlage</intref> bij deze regeling vastgestelde voorwaarden is voldaan.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid3" label-id="16352704L3">
    <lidnr status="officieel">3</lidnr>
    <al>Indien een herkeuring plaatsvindt voorafgaand aan de datum waarop de geldigheidsduur van de verklaring verstrijkt, wordt de geldigheidsduur van de nieuwe verklaring met een maximum van 30 dagen verlengd met de resterende geldigheidsduur van de eerdere verklaring.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=3"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid4" label-id="16352704L4">
    <lidnr status="officieel">4</lidnr>
    <al>De verklaring verliest haar geldigheid indien:</al>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid4/Onderdeela">
        <li.nr>a.</li.nr>
        <al>een herstelling of verandering van het meetmiddel heeft plaatsgevonden, indien deze op het meetresultaat van invloed kan zijn;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid4/Onderdeelb">
        <li.nr>b.</li.nr>
        <al>de verzegeling van het meetmiddel is verbroken;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid4/Onderdeelc">
        <li.nr>c.</li.nr>
        <al>een zodanige mechanische of elektrische overbelasting is ontstaan, dat een juist functioneren niet meer verzekerd mag worden geacht;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=4"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid5" label-id="16352704L5">
    <lidnr status="officieel">5</lidnr>
    <al>Indien de verklaring haar geldigheid heeft verloren als bedoeld in het vorige lid, kan na een aanpassing van het meetmiddel de geldigheid weer van kracht worden, indien door deze aanpassing de oorzaak van het verlies van de geldigheid wordt opgeheven.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=5"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2/Lid6" label-id="16352704L6">
    <lidnr status="officieel">6</lidnr>
    <al>Voortijdig verlies van de geldigheid kan bij een wijziging van een meetmiddel worden voorkomen door een revisie van de afgegeven verklaring. Een revisie kan slechts plaatsvinden op verzoek van degene aan wie de verklaring is afgegeven of door zijn schriftelijk gemachtigde.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;lid=6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=6"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=2"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=2" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3" stam-id="16471813" versie-id="28862292" id="C40864301" label-id="16352714" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 3" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">3</nr>
  </kop>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid1" label-id="16352714L1">
    <lidnr status="officieel">1</lidnr>
    <al>Met de in deze regeling bedoelde meetmiddelen worden gelijkgesteld meetmiddelen die rechtmatig zijn geproduceerd of in de handel zijn gebracht in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, en die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=3&amp;lid=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=1"/></jcis></meta-data></lid>
  <lid bwb-ng-variabel-deel="/Artikel3/Lid2" label-id="16352714L2">
    <lidnr status="officieel">2</lidnr>
    <al>Met de in deze regeling bedoelde verklaring van een onderzoek wordt gelijkgesteld een verklaring van een onderzoek, afgegeven door een wat betreft technische deskundigheid en onafhankelijkheid gelijkwaardig instituut in een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel in een staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte, welke verklaring is afgegeven op basis van onderzoeken die ten minste aan gelijkwaardige eisen voldoen.</al>
  <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=3&amp;lid=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="lid=2"/></jcis></meta-data></lid>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=3&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=3"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=3" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=3"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel4" stam-id="16471823" versie-id="28862302" id="C40864311" label-id="16352724" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 4" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">4</nr>
  </kop>
  <al>De <extref doc="jci1.3:c:BWBR0008821" label-id="4457594" verwijzing-id="3178836" bwb-id="BWBR0008821">Regeling meetmiddelen politie</extref> wordt ingetrokken.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=4&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=4"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=4" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=4"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel5" stam-id="16471833" versie-id="28862312" id="C40864321" label-id="16352734" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 5" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">5</nr>
  </kop>
  <al>Deze regeling treedt in werking met ingang met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=5&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=5"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=5" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=5"/></jcis></meta-data></artikel>
      <artikel bwb-ng-variabel-deel="/Artikel6" stam-id="16471843" versie-id="28862322" id="C40864331" label-id="16352744" inwerking="2022-07-21" label="Artikel 6" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <label>Artikel</label>
    <nr status="officieel">6</nr>
  </kop>
  <al>Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling meetmiddelen politie 2022.</al>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=6&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;artikel=6"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="artikel=6" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=6"/></jcis></meta-data></artikel>
    </regeling-tekst>
    <regeling-sluiting bwb-ng-variabel-deel="/SlotformulierEnOndertekening" stam-id="16471853" versie-id="28862332" id="C40864341" label-id="16352754" inwerking="2022-07-21" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <slotformulering>
    <al>Deze regeling zal worden geplaatst in de Staatscourant.</al>
  </slotformulering>
  <gegeven>
    <dagtekening>
      <plaats>’s-Gravenhage</plaats>
      <datum isodatum="2022-07-05">5 juli 2022</datum>
    </dagtekening>
  </gegeven>
  <ondertekening>
    <functie>De Minister van Justitie en Veiligheid,</functie>
    <naam>
      <voornaam>D.</voornaam>
      <achternaam>Yeşilgöz-Zegerius</achternaam>
    </naam>
  </ondertekening>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></regeling-sluiting>
    <bijlage bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage" stam-id="16471863" versie-id="28862342" id="C40864351" label-id="16352764" inwerking="2022-07-21" bron="Stcrt.2022-18983" effect="wijziging" ondertekening_bron="2022-07-05" publicatie_bron="2022-07-20" publicatie_iwt="2022-07-20" status="goed">
  <kop>
    <titel status="officieel">Voorschrift meetmiddelen politie 2022</titel>
  </kop>
  <al>Bijlage bij de Regeling meetmiddelen politie 2022</al>
  <al>Dit voorschrift omvat technische eisen die aan meetmiddelen worden gesteld</al>
  <table colsep="0" frame="none" pgwide="1" rowsep="0" tabstyle="xml1">
    <title>Inhoud</title>
    <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="3" tgroupstyle="xml1">
      <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="27*"/>
      <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="425*"/>
      <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="47*"/>
      <tbody valign="top">
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">1</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Begripsbepalingen</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">3</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">2</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Algemene bepalingen</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">4</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">3</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Snelheidsmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">7</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">4</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Remvertragingsmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">9</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">5</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Pedaalkrachtmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">11</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">6</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Manometers</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">12</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">7</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Wiellastmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">13</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">8</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Profieldieptemeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">14</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">9</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Trekkrachtmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">15</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">10.</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Vlieghoogtemeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">15</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">11</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Lichtdoorlatendheidmeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">16</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">12</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Bromfietsrollentestbanken</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">16</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">13</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Geluidsniveaumeters</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">17</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
        <row rowsep="0">
          <entry align="left" colname="col1" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">14</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="left" colname="col2" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">Toerentellers</nadruk>
            </al>
          </entry>
          <entry align="right" colname="col3" colsep="0" morerows="0" rotate="0" valign="top">
            <al>
              <nadruk type="vet">18</nadruk>
            </al>
          </entry>
        </row>
      </tbody>
    </tgroup>
  </table>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">1</nr>
      <titel status="officieel">Begripsbepalingen</titel>
    </kop>
    <al>In dit voorschrift wordt verstaan onder:</al>
    <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.1">
        <li.nr>1.1</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">aangewezen instantie:</nadruk> de instantie genoemd in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" label-id="16352694" verwijzing-id="3178837" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1">artikel 1</intref> van de Regeling meetmiddelen politie;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.2">
        <li.nr>1.2</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">aanwijsbereik:</nadruk> bereik begrensd door de laagste en hoogste waarde waarvoor een meetmiddel een meetwaarde registreert;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.3">
        <li.nr>1.3</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">aanwijsinrichting:</nadruk> inrichting die de gemeten grootheid aanwijst;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.4">
        <li.nr>1.4</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">categorie:</nadruk> classificatie van meetmiddelen weergevend de mate waarin het geleverde meetresultaat moet worden ondersteund door aanvullende informatie van de gebruiker;</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.4/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">categorie A</nadruk>: naast de informatie geregistreerd door het meetmiddel is een aanvullende verklaring van de gebruiker aanwezig over het juiste gebruik van het meetmiddel;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.4/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">categorie B</nadruk>: naast de informatie aangewezen of geregistreerd door het meetmiddel, is een aanvullende verklaring van de gebruiker aanwezig over het gemeten object en het juiste gebruik van het meetmiddel;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.4/Onderdeel._3">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">categorie C</nadruk>: naast de informatie aangewezen of geregistreerd door het meetmiddel is een aanvullende verklaring van de gebruiker aanwezig over de juridische relevantie van het meetresultaat, het gemeten object en het juiste gebruik van het meetmiddel.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.5">
        <li.nr>1.5</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">eerste keuring:</nadruk> keuring die voor de eerste maal wordt verricht aan een bepaald meetmiddel waarbij de overeenstemming met het goedgekeurde type alsook de exemplaar gebonden eigenschappen onderzocht wordt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.6">
        <li.nr>1.6</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">fout:</nadruk> de positieve of negatieve afwijking van een aangewezen of geregistreerde meetwaarde van de werkelijke meetwaarde, weergegeven als een vaste meetwaarde uitgedrukt in een grootheid, of weergegeven als een relatieve fout, uitgedrukt in procenten van de werkelijke meetwaarde van een grootheid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.7">
        <li.nr>1.7</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">herkeuring:</nadruk> keuring die na een vastgestelde periode, reparatie of justering wordt herhaald, waarbij de eigenschappen onderzocht worden die door gebruik en tijd kunnen wijzigen;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.8">
        <li.nr>1.8</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">hulpinrichting:</nadruk> inrichting die in combinatie met een meetmiddel kan worden gebruikt, doch die voor de primaire meetfunctie van een meetmiddel niet nodig is;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.8&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.8"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.9">
        <li.nr>1.9</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">invloedsfactor:</nadruk> een grootheid die niet de te meten grootheid is, maar wel van invloed is op de resultaten van een meting, zoals de omgevingstemperatuur;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.9&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.9"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.10">
        <li.nr>1.10</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">justeerinrichting:</nadruk> inrichting voor het instellen van de juiste gevoeligheid van een meetmiddel;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.10&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.10"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.11">
        <li.nr>1.11</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">maximale fout:</nadruk> de maximale waarde van de fout zoals deze in deze bijlage is voorgeschreven voor een meetmiddel;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.11&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.11"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.12">
        <li.nr>1.12</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">metrologisch relevant:</nadruk> zowel wettelijk als meettechnisch relevant;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.12&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.12"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.13">
        <li.nr>1.13</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">primair meetsignaal:</nadruk> het in apparatuur met elektronische signaalverwerking aanwezige analoge of digitale meetsignaal dat een getrouwe, niet beïnvloede weergave is van een grootheid;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.13&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.13"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.14">
        <li.nr>1.14</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">registratie:</nadruk> vastlegging van een meetresultaat in geschrift, in beeld, of elektronische vorm;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.14&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.14"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.15">
        <li.nr>1.15</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">registratie-inrichting:</nadruk> inrichting voor registratie, waaronder een afdrukinrichting of een beeldregistratie-inrichting;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.15&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.15"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.16">
        <li.nr>1.16</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">storing: </nadruk> een invloedsfactor met een waarde die buiten de grenzen van vastgelegde gebruiksomstandigheden ligt, dan wel een invloedsfactor waarvan de gebruiksomstandigheden niet zijn vastgelegd in hoofdstuk 2;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.16&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.16"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.17">
        <li.nr>1.17</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">testaansluiting:</nadruk> voorziening in een meetmiddel, waardoor het mogelijk is het primaire meetsignaal van praktijkmetingen te bemonsteren en gesimuleerde primaire meetsignalen aan te bieden aan het signaalverwerkende gedeelte van een meetmiddel;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.17&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.17"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.18">
        <li.nr>1.18</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">typekeuring:</nadruk> keuring van een meetmiddel, waarbij de type gebonden eigenschappen worden onderzocht;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.18&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.18"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie1/Onderdeel1.19">
        <li.nr>1.19</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">verzegeling:</nadruk> verzegeling waarop het kenmerk van de aangewezen instantie is vermeld.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=1.19&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1.19"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">2</nr>
      <titel status="officieel">Algemene bepalingen</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1">
        <li.nr>2.1</li.nr>
        <al>Meetmiddelen:</al>
        <al>Moeten zijn vervaardigd overeenkomstig het type waarvoor door de aangewezen instantie een verklaring is afgegeven, waaruit blijkt dat het type voldoet aan de hierna volgende eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>is zodanig ingericht dat zij geen aanleiding tot misleiding of misvatting kunnen geven;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>heeft een doelmatige vorm, is uit voor het doel geschikt materiaal van goede hoedanigheid vervaardigd, functioneert goed en verkeert in een goede staat van onderhoud.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>is zodanig samengesteld dat de onveranderlijkheid van de meting zowel door het materiaal waaruit het is vervaardigd, als door een goede constructie voldoende is gewaarborgd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>is overeenkomstig de instructies van de fabrikant geïnstalleerd en wordt dienovereenkomstig gebruikt;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>wordt uitsluitend gebruikt voor metingen overeenkomstig hun bestemming;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeelf">
            <li.nr>f.</li.nr>
            <al>wordt zodanig gejusteerd en gecorrigeerd dat de fouten zo dicht mogelijk bij nul liggen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=f&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeelg">
            <li.nr>g.</li.nr>
            <al>is van een zodanige opbouw en werking, dat het onderzoek als bedoeld onder a en het onderzoek als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" label-id="16352694" verwijzing-id="3178838" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1">artikel 1</intref> van de regeling volgens de eisen gesteld in deze regeling mogelijk is;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=g&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeelh">
            <li.nr>h.</li.nr>
            <al>is voorzien van, indien benodigd voor het onderzoek als bedoeld onder a en het onderzoek als bedoeld in <intref doc="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" label-id="16352694" verwijzing-id="3178839" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel1">artikel 1</intref> van de regeling, door de aanbieder ter beschikking gestelde bijzondere hulpmiddelen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=h&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.1/Onderdeeli">
            <li.nr>i.</li.nr>
            <al>heeft zodanige eigenschappen, dat geen onredelijke eisen gesteld worden aan de vaardigheid en verrichtingen van de gebruiker.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;o=i&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1">
        <li.nr>2.2.1</li.nr>
        <al>Voor zover niet anders is bepaald, is een meetmiddel voorzien van de volgende opschriften:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>de naam van de fabrikant of diens fabrieksmerk;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>het jaar waarin het meetmiddel is vervaardigd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>de typeaanduiding;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>het nummer van de verklaring van het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>het serienummer;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeelf">
            <li.nr>f.</li.nr>
            <al>de meeteenheid;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=f&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeelg">
            <li.nr>g.</li.nr>
            <al>de categorieaanduiding in de vorm: ‘Categorie [X]’, waarbij [X] staat voor A, B of C;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=g&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeelh">
            <li.nr>h.</li.nr>
            <al>het aanwijsbereik;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=h&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.1/Onderdeeli">
            <li.nr>i.</li.nr>
            <al>eventuele gebruiksbeperkende omstandigheden.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;o=i&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=i"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.2.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.2">
        <li.nr>2.2.2</li.nr>
        <al>Indien een meetmiddel is opgebouwd uit een aanwijseenheid met een separaat aan te sluiten meeteenheid, zijn de onder a t/m e vermelde opschriften tevens aangebracht op de separate meeteenheid. De onder f t/m i vermelde opschriften zijn duidelijk leesbaar in de onmiddellijke nabijheid van elke aanwijzing aangebracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.2.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.2.3">
        <li.nr>2.2.3</li.nr>
        <al>Additionele opschriften zijn toegestaan zolang deze niet aanleiding geven tot misvatting of misleiding.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.2.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.2.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3">
        <li.nr>2.3</li.nr>
        <al>Een meetmiddel is tijdens het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a, voor zover niet anders bepaald, voorzien van een vastgestelde Nederlandstalige handleiding, waarin de handelingen en controles beschreven worden die door de gebruiker moeten worden verricht teneinde zeker te stellen dat de verkregen meetresultaten juist zijn. Hierin zijn in ieder geval de volgende onderwerpen opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>uit te voeren controles voorafgaande aan of tijdens de metingen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de betekenis van een controleresultaat;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>beschrijving van mogelijk door het meetmiddel gegeven meldingen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>informatie benodigd voor een juiste interpretatie van het meetresultaat;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.3/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>specifieke informatie bij een meetmiddel als bedoeld in hoofdstukken 3 tot en met 14.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.4.1">
        <li.nr>2.4.1</li.nr>
        <al>Justeerinrichtingen of andere instelinrichtingen die de meetnauwkeurigheid of het meetresultaat van het meetmiddel kunnen beïnvloeden zijn verzegeld.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.4.2">
        <li.nr>2.4.2</li.nr>
        <al>Alle niet voor de gebruiker bedoelde justeermogelijkheden van de meetmiddelen zijn zodanig uitgevoerd dat de aangewezen instantie deze kan verzegelen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.5.1">
        <li.nr>2.5.1</li.nr>
        <al>Voor zover in hoofdstukken 3 tot en met 14 een controle-inrichting is voorgeschreven, moet uit de werking en het resultaat van deze inrichting blijken dat de maximale fout niet overschreden wordt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.5.2">
        <li.nr>2.5.2</li.nr>
        <al>De fabrikant overlegt bij de aanbieding van het meetmiddel voor het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a een onderbouwing van de waarde van het controleresultaat, gerelateerd aan de maximale fout bij laboratoriumonderzoek of indien niet genoemd, de maximale fout van het meetmiddel.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.6">
        <li.nr>2.6</li.nr>
        <al>De maximale fout geldt voor het gebruik van een meetmiddel overeenkomstig de handleiding van het meetmiddel.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.7">
        <li.nr>2.7</li.nr>
        <al>In een toepasselijke verklaring worden specifieke gebruiksomstandigheden vermeld die van belang zijn bij de eerste keuring danwel herkeuring en het gebruik van het meetmiddel.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.8">
        <li.nr>2.8</li.nr>
        <al>Indien het meetmiddel wordt blootgesteld aan een verstoring, mag een daarvan het gevolg zijnde verandering van de fout in de aanwijzing of registratie niet meer bedragen dan de maximale fout bij eerste keuring of bij laboratoriumonderzoek. Aan deze eis behoeft niet te worden voldaan indien de storing tot gevolg heeft dat:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.8/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>het meetresultaat niet kan worden vastgesteld of</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.8&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.8/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>het meetresultaat een zodanige fout vertoont dat de gebruiker onontkoombaar de ongeldigheid van de meting zal opmerken.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.8&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.8&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.8"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.9.1">
        <li.nr>2.9.1</li.nr>
        <al>Een meetmiddel heeft geen grotere fout in de gemeten waarde dan de maximale fout, bedoeld in hoofdstukken 3 tot en met 14;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.9.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.9.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.9.2">
        <li.nr>2.9.2</li.nr>
        <al>Indien de frequentie van een interne frequentiebron van invloed is op het meetresultaat mag de frequentie geen grotere afwijking hebben van zijn nominale waarde dan overeenkomend met één tiende van de maximale fout;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.9.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.9.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.9.3">
        <li.nr>2.9.3</li.nr>
        <al>De eisen met betrekking tot de maximale fout gelden voor het gehele aanwijsbereik en voor een temperatuurgebied van -10 °C tot 60 °C en een luchtvochtigheid tot 95% (condenserend). Het genoemde temperatuurgebied mag beperkt zijn tot het gebied van ten minste 0 °C tot 50 °C. In dat geval wordt het geldende temperatuurgebied als een gebruiksbeperkende omstandigheid vermeld overeenkomstig 2.2.1.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.9.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.9.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.9.4">
        <li.nr>2.9.4</li.nr>
        <al>De fabrikant verstrekt bij het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a een theoretische onderbouwing waarmee aannemelijk wordt gemaakt dat het meetmiddel kan voldoen aan de gestelde eisen en dat het meetmiddel van een zodanige stabiliteit is, dat verwacht mag worden dat gedurende een periode van ten minste twee jaar de maximale fout niet wordt overschreden;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.9.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.9.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.9.5">
        <li.nr>2.9.5</li.nr>
        <al>Een meetresultaat wordt zodanig gepresenteerd dat geen extra fout kan ontstaan door een te beperkte afleesnauwkeurigheid.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.9.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.9.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.10.1">
        <li.nr>2.10.1</li.nr>
        <al>Voor zover een meetmiddel is voorzien van een registratie-inrichting worden op elke registratie ten minste de opschriften genoemd in 2.2.1 onder d, e, f en g vastgelegd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.10.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.10.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.10.2">
        <li.nr>2.10.2</li.nr>
        <al>Additionele opschriften zijn toegestaan zolang deze niet aanleiding geven tot misvatting of misleiding.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.10.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.10.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.11">
        <li.nr>2.11</li.nr>
        <al>Een meetmiddel wordt onderzocht op gevoeligheid voor invloedsfactoren, waarbij niet meer dan een onafhankelijke invloedsfactor gelijktijdig in beschouwing wordt genomen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.11&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.11"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12">
        <li.nr>2.12</li.nr>
        <al>Een elektronisch meetmiddel:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>dat niet door het lichtnet wordt gevoed, voldoet, in afwijking van 2.11, gelijktijdig aan de eisen bedoeld in 2.9.3, en 2.12 onder b;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>voldoet aan de maximale fout bij alle praktisch voorkomende voedingsspanningen.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>is voldoende ongevoelig voor elektro-magnetische invloeden. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de apparatuur de volgende testen van International Document OIML D 11 Edition 2013 (E) doorstaat:</al>
            <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
              <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
                <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="170*"/>
                <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="93*"/>
                <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="112*"/>
                <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="78*"/>
                <thead valign="bottom">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Omschrijving</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Geldende eis</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Tabel D 11</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Index</al>
                    </entry>
                  </row>
                </thead>
                <tbody valign="top">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>spanningsvariatie</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.9.1</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>18 en 19 / 20</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>1</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>spanningsonderbrekingen</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>22 / 23</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>1 / 2</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>‘bursts’ (transiënten)</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>26 en 28</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>3</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>‘surges’</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>27 en 29</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>3</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>elektrostatische ontladingen</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>35</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>3</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>radiofrequente immuniteit</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>31, 32, 33 en 34</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>3</al>
                    </entry>
                  </row>
                </tbody>
              </tgroup>
            </table>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>dat is uitgerust om te kunnen worden gevoed door het boordnet van voertuigen, is voldoende ongevoelig voor invloeden van dit boordnet. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de apparatuur de volgende testen van International Document OIML D11 Edition 2013 (E) doorstaat:</al>
            <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
              <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
                <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="170*"/>
                <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="93*"/>
                <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="112*"/>
                <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="78*"/>
                <thead valign="bottom">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Omschrijving</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Geldende eis</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Tabel D 11</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Index</al>
                    </entry>
                  </row>
                </thead>
                <tbody valign="top">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>spanningsvariatie</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.9.1</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>37</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>C of F</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>transiënten voedingslijnen</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>38</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>IV</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>transiënten andere lijnen</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>39</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>IV</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>startspanningsvariatie</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>40</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>III</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>‘load dump’</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>41</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>I</al>
                    </entry>
                  </row>
                </tbody>
              </tgroup>
            </table>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.12/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>dat is opgebouwd uit afzonderlijke onderdelen, waarbij tussen de afzonderlijke onderdelen signaaloverdracht plaatsvindt, is zodanig ingericht dat een juiste signaaloverdracht verzekerd is. f. waarbij het optreden van storingen van een andere aard dan genoemd onder c en d, zoals mechanische beschadigingen van de verbindingskabels, niet kunnen worden uitgesloten, voldoet bij het optreden van deze storingen aan 2.8.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.12&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.12"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.13">
        <li.nr>2.13</li.nr>
        <al>De metrologisch relevante programmatuur van een elektronisch meetmiddel:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.13/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>moet bij het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a kunnen worden onderzocht. De fabrikant stelt daartoe de middelen ter beschikking waaronder de benodigde documentatie waarin de werking van de programmatuur in voldoende detail wordt weergegeven;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.13&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.13/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>is in een zodanige vorm in het meetmiddel aanwezig, dat wijziging van de programmatuur, leidend tot een besturingscode die niet in het onderzoek als bedoeld in 2.1 onder a is onderzocht, niet mogelijk is zonder verbreking van een verzegeling;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.13&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.13/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>is voorzien van een programmaonderdeel waardoor een zodanige identificatiecode wordt gegenereerd, dat elke wijziging in de programmatuur automatisch door middel van deze identificatiecode kan worden gesignaleerd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.13&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.13/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>is voorzien van een vast versienummer van de fabrikant, dat tezamen met de door de programmatuur zelf gegenereerde identificatiecode, bedoeld onder c de volledige identificatie van de programmatuur vormt. Dit versienummer wordt bij elke programmatuurwijziging die invloed kan hebben op de functies en de juistheid van het meetmiddel door de fabrikant aangepast.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.13&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.13&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.13"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.14">
        <li.nr>2.14</li.nr>
        <al>Een meetmiddel:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.14/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>beveiligt de meetgegevens en metrologisch belangrijke parameters bij opslag of verzending tegen al dan niet opzettelijke verminking;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.14&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.14/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>legt alle relevante gegevens van een registratie in een onlosmakelijke eenheid vast, zodanig dat het wijzigen, weghalen of toevoegen van gegevens achteraf gedetecteerd kan worden.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.14&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.14&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.14"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.1">
        <li.nr>2.15.1</li.nr>
        <al>Op een meetmiddel mag een hulpinrichting zijn aangesloten mits deze de goede werking van het meetmiddel niet schaadt;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.15.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.15.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.2">
        <li.nr>2.15.2</li.nr>
        <al>Van de hulpinrichting is een testcertificaat van de aangewezen instantie beschikbaar;</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.15.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.15.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.3">
        <li.nr>2.15.3</li.nr>
        <al>Het testcertificaat, bedoeld in het tweede lid, wordt alleen afgegeven indien de hulpinrichting:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>aantoonbaar geschikt is voor het meetmiddel;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de eigenschappen van het meetmiddel niet nadelig kan beïnvloeden;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.3/Onderdeel._3">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>onder gebruiksomstandigheden zoals deze voor het meetmiddel gelden juist blijft functioneren, en;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.15.3/Onderdeel._4">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>geen aanleiding kan vormen tot misleiding of misvatting.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.15.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.15.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.16.1">
        <li.nr>2.16.1</li.nr>
        <al>Verzegelingen zijn voldoende beschermd tegen het risico van toevallige verbreking.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.16.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.16.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.16.2">
        <li.nr>2.16.2</li.nr>
        <al>Verzegelingen zijn gemakkelijk toegankelijk en de locatie waar de verzegeling moet worden aangebracht is zodanig uitgevoerd dat het kenmerk kan worden aangebracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.16.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.16.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.16.3">
        <li.nr>2.16.3</li.nr>
        <al>Een aanvaardbare oplossing voor elektronische verzegeling bestaat uit een niet-terugstelbare teller waarvan de inhoud automatisch verhoogd wordt indien beveiligde parameters worden aangepast. De inhoud van de teller is eenvoudig uit te lezen en komt overeen met de waarde die vermeld is in de verklaring die bij het laatste onderzoek als bedoeld in artikel 1 van de regeling is afgegeven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.16.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.16.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.17">
        <li.nr>2.17</li.nr>
        <al>De verklaring van onderzoek is in afwijking van <intref doc="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;artikel=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" label-id="16352704" verwijzing-id="3178840" bwb-id="BWBR0046949" bwb-ng-variabel-deel="/Artikel2">artikel 2, lid 1</intref> van de Regeling voor 24 maanden geldig indien:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.17/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>een controle-inrichting continue de juiste werking van het instrument controleert met een onafhankelijke referentiebron. Tijdens deze controle worden alle circuits gecontroleerd die van invloed kunnen zijn op de nauwkeurigheid van de aanwijzing. De maximale fout in de waarde van de onafhankelijke referentiebron is een vijfde van de maximale fout onder bedrijfsomstandigheden.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.17&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.17/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>het meetmiddel voldoende ongevoelig is voor mechanische invloeden. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de apparatuur de volgende testen van International Document OIML D 11 Edition 2013 (E) doorstaat:</al>
            <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
              <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
                <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="170*"/>
                <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="93*"/>
                <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="112*"/>
                <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="78*"/>
                <thead valign="bottom">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Omschrijving</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Geldende eis</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Tabel D 11</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Index</al>
                    </entry>
                  </row>
                </thead>
                <tbody valign="top">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Vibratie</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.9.1</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>16</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>1</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Schok</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>17</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Vibratie (draagbaar)</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>16</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Schok (draagbaar)</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>17</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>* 1 m</al>
                    </entry>
                  </row>
                </tbody>
              </tgroup>
            </table>
            <al>* Bij draagbare meetmiddelen bestaat de kans op een val uit de hand;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.17&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.17/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>het meetmiddel of de gedeelten onder invloed van weersomstandigheden voldoende ongevoelig is voor stof en water.Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan, indien de apparatuur de volgende testen van International Document OIML D 11 Edition 2013 (E) doorstaat:</al>
            <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
              <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="4" tgroupstyle="zebra1">
                <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="170*"/>
                <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="93*"/>
                <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="112*"/>
                <colspec colname="col4" colnum="4" colwidth="78*"/>
                <thead valign="bottom">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Omschrijving</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Geldende eis</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Tabel D 11</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Index</al>
                    </entry>
                  </row>
                </thead>
                <tbody valign="top">
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Stof</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>13</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>1</al>
                    </entry>
                  </row>
                  <row rowsep="1">
                    <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>Water</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2.8</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>10</al>
                    </entry>
                    <entry align="left" colname="col4" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                      <al>2</al>
                    </entry>
                  </row>
                </tbody>
              </tgroup>
            </table>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.17&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.17/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>de leverancier onderbouwt dat de stabiliteit van de snelheidsmetingen binnen de marges blijft gedurende een periode van 4 jaar.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.17&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.17&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.17"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie2/Onderdeel2.18">
        <li.nr>2.18</li.nr>
        <al>Meetmiddelen voorzien van een verklaring op grond van concept Regeling voorschriften meetmiddelen politie, mogen tot 8 jaar na publicatie van dit voorschrift gebruikt worden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=2.18&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2.18"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">3</nr>
      <titel status="officieel">Snelheidsmeters</titel>
    </kop>
    <al>Deze eisen hebben betrekking op ten minste de volgende snelheidsmeters:</al>
    <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1" nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._1">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Detectorsnelheidsmeter:</nadruk> meetmiddel voor het meten van de snelheid van voertuigen op basis van onafhankelijke meetwaarden, waarbij de snelheidsmeting plaatsvindt door middel van het automatisch detecteren van het tijdsverloop tussen ten minste drie achtereenvolgende voertuigposities door middel van een detector met sensoren die zich op een in het meetmiddel vastgelegde vaste afstand bevinden;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._2">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Lasersnelheidsmeter:</nadruk> meetmiddel voor het meten van snelheid van voertuigen, waarbij gebruik gemaakt wordt van door het voertuig gereflecteerd laserlicht;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._3">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Laserscannersnelheidsmeter:</nadruk> lasersnelheidsmeter waarbij de snelheid in het scangebied wordt bepaald door middel van het bepalen van meerdere posities van het voertuig;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._4">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Mobiele trajectsnelheidsmeter:</nadruk> trajectsnelheidsmeter waarbij de lengte van het meettraject wordt bepaald met behulp van de trajectsnelheidsmeter aangebracht in het voertuig van de gebruiker (metend voertuig) en waarmee het betreffende traject wordt afgelegd tijdens de meetcyclus;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._5">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Radarscannersnelheidsmeter:</nadruk> radarsnelheidsmeter waarbij naast de snelheid meerdere posities van het voertuig worden bepaald;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._6">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Radarsnelheidsmeter:</nadruk> meetmiddel voor het meten van de snelheid van voertuigen, waarbij gebruik wordt gemaakt van het door het gemeten voertuig gereflecteerd microgolfsignaal</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._7">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Trajectsnelheidsmeter:</nadruk> meetmiddel voor het meten van de snelheid van voertuigen op basis van onafhankelijke meetwaarden, waarbij de tijdsduur van passage van het meettraject wordt bepaald door middel van visuele bepaling van de positie dan wel door automatische bepaling van de positie met detectiesystemen waartussen de afstand meer bedraagt dan 200 m en tevens meer bedraagt dan 200 maal de positiebepalingszone;</al>
      </li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_1/Onderdeel._8">
        <li.nr>–</li.nr>
        <al>
          <nadruk type="cur">Mobiele snelheidsmeter:</nadruk> meetmiddel waarbij de snelheid bepaald wordt door de meting van de verschilsnelheid met een, in een voertuig ingebouwde, snelheidsmeter zoals hierboven gedefinieerd opgeteld bij de meting van de snelheid van het voertuig voorzien van een voertuigsnelheidsmeter.</al>
      </li>
    </lijst>
    <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1">
        <li.nr>3.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1/Onderdeel_1">
            <al>
              <nadruk type="cur">stationaire meting:</nadruk> meting vanuit een niet bewegend punt;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1/Onderdeel_2">
            <al>
              <nadruk type="cur">mobiele meting:</nadruk> meting vanuit een bewegend punt.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.1">
        <li.nr>3.1.1</li.nr>
        <al>Snelheidsmeters zijn als volgt ingedeeld:</al>
        <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
          <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
            <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="234*"/>
            <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="112*"/>
            <thead valign="bottom">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Uitvoeringsvorm</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Categorie</al>
                </entry>
              </row>
            </thead>
            <tbody valign="top">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Meting zonder registratie-inrichting</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>B</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Meting met registratie-inrichting<noot id="n1e16352764_16352764" type="voet"><noot.nr>1</noot.nr><noot.al>Uitgezonderd de lasersnelheidsmeter en mobiele trajectsnelheidsmeter met registratie-inrichting, deze mogen in Categorie B ingedeeld worden.</noot.al></noot></al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>A</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Mobiele meting</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>B</al>
                </entry>
              </row>
            </tbody>
          </tgroup>
        </table>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.2">
        <li.nr>3.1.2</li.nr>
        <al>Snelheidsmeters zijn voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie genoemd in 2.3, de wijze van opstelling van de snelheidsmeter is opgenomen, waarbij de volgende punten moeten worden belicht:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.2/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>Eisen te stellen aan de locatie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.2&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.2/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>Werkwijze en te gebruiken hulpmiddelen voor de juiste plaatsing van de snelheidsmeter;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.2&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.2/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>Eventuele overige instellingen die verband houden met de meetlocatie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.2&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.2/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>Eventuele uitsluitingen en beperkingen van de snelheidsmeter.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.2&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.3">
        <li.nr>3.1.3</li.nr>
        <al>Snelheidsmeters zijn:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>voorzien van een testaansluiting met uitzondering van lasersnelheidsmeters;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een snelheid kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die van invloed kunnen zijn op de nauwkeurigheid van de aanwijzing.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.4">
        <li.nr>3.1.4</li.nr>
        <al>De maximale fout van snelheidsmeters bedraagt:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.4/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>bij laboratoriumonderzoek 1 km/h voor gesimuleerde snelheden niet groter dan 100 km/h en 1% van de gesimuleerde snelheid voor snelheden groter dan 100 km/h.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.4&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.4/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>onder bedrijfsomstandigheden 3 km/h voor snelheden niet groter dan 100 km/h en 3% van de werkelijke snelheid voor snelheden groter dan 100 km/h.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.4&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.1">
        <li.nr>3.1.5.1</li.nr>
        <al>Indien de opstelling van de snelheidsmeter plaatsvindt onder een meethoek, is de snelheidsmeter voorzien van een richtmiddel met een maximale fout van 0,3% van de werkelijke snelheid.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.2">
        <li.nr>3.1.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout veroorzaakt door de actuele meethoek bedraagt 0,3% van de werkelijke snelheid.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.3">
        <li.nr>3.1.5.3</li.nr>
        <al>Indien de snelheidsmeter voertuig posities gebruikt, bedraagt de maximale fout veroorzaakt door onnauwkeurigheid van de positiebepaling 0,5% van de werkelijke snelheid.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.4">
        <li.nr>3.1.5.4</li.nr>
        <al>De onafhankelijke meetwaarden geven een zekerheid gelijkwaardig aan ten minste twee onafhankelijke meetwaarden waarbij voor elk van deze meetwaarden de maximale fouten bij laboratoriumonderzoek en onder bedrijfsomstandigheden gelden zoals genoemd in 3.1.4 terwijl het onderlinge verschil in de meetwaarden niet groter is dan de waarde van de maximale fout genoemd in 3.1.4 onder b. De onafhankelijkheid van de meetwaarden is slechts dan voldoende indien een mogelijke verandering in de instelling of de eigenschappen van één onderdeel van de snelheidsmeter niet kan leiden tot een belangrijk gelijke beïnvloeding van de meetwaarden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.5">
        <li.nr>3.1.5.5</li.nr>
        <al>Snelheidsmeters zijn voorzien van richtingsdiscriminatie en onregelmatig signaal discriminatie en waar nodig ook van afstands- en gebiedsdiscriminatie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.6">
        <li.nr>3.1.5.6</li.nr>
        <al>De meetopstelling van de snelheidsmeter heeft zodanige eigenschappen, dat met zekerheid kan worden vastgesteld op welk voertuig de gemeten snelheid betrekking heeft, ongeacht het aantal en soort voertuigen dat zich op het weggedeelte bevindt waar de metingen worden verricht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.7">
        <li.nr>3.1.5.7</li.nr>
        <al>Indien aan de voorwaarde, bedoeld in het voorgaande lid niet kan worden voldaan, moet dit op een registratie-inrichting worden aangegeven of moet het meetresultaat worden verwijderd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.8">
        <li.nr>3.1.5.8</li.nr>
        <al>Indien de omgevingstemperatuur de grenzen overschrijdt zoals deze zijn vastgelegd door het geldende temperatuurgebied als bedoeld in 2.9.3, zal het meetresultaat</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.8/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>binnen de maximale fout blijven;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.8/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>ongeldig worden verklaard, of;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.1.5.8/Onderdeel._3">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>worden verwijderd.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.1.5.8&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.1.5.8"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2">
        <li.nr>3.2</li.nr>
        <al>Een snelheidsmeter met registratie-inrichting voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>De snelheidsmeter heeft een beeldregistratie-inrichting waarmee, onverminderd het bepaalde in 2.10, de volgende registraties plaatsvinden:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de gemeten snelheid;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het voertuig waarvan de snelheid wordt gemeten;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>het kenteken en ten minste één andere kenmerkende eigenschap van het voertuig;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._4">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>datum en tijdstip van de meting;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._5">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de rijrichting van het gemeten voertuig;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._6">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de meetlocatie;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._7">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>indicatie van de positie van het gemeten voertuig;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._8">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>overige informatie benodigd voor de juiste interpretatie van het meetresultaat;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeela/Onderdeel._9">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>nadere specifieke eisen.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de snelheidsmeter heeft dusdanige eigenschappen dat de herkenbaarheid van het gemeten voertuig op de beeldregistratie gewaarborgd is.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>indien aan de voorwaarde, bedoeld onder b niet kan worden voldaan, wordt de ongeldigheid van het meetresultaat door het snelheidsmeter op de beeldregistratie-inrichting aangegeven, of wordt het meetresultaat verwijderd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>van een snelheidsmeter behorend tot Categorie B voorzien van een beeldregistratie-inrichting, kunnen de door de gebruiker te verrichten waarnemingen op eenvoudige en ondubbelzinnige wijze worden gerelateerd aan de door de beeldregistratie-inrichting vastgelegde gegevens. Verder wordt het volgende geregistreerd:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeeld/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>weergave van de zone waarin de bundel zich bevindt;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeeld/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de afstandsinstelling van de snelheidsmeter.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>de zekerheid van de vaststelling als bedoeld in 3.1.5.6 is ten minste gelijkwaardig aan een tweede meetresultaat verkregen door middel van een onafhankelijke, andere meetmethode waarvan de meetfout niet groter is dan 10% van de werkelijke snelheid.</al>
            <al>Indien aan deze voorwaarde niet kan worden voldaan, zal het meetresultaat:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeele/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>ongeldig worden verklaard, of;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.2/Onderdeele/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>worden verwijderd.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3">
        <li.nr>3.3</li.nr>
        <al>Mobiele snelheidsmeters</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1">
            <li.nr>3.3.1</li.nr>
            <al>Een mobiele snelheidsmeter voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeela">
                <li.nr>a.</li.nr>
                <al>de maximale fout, zoals genoemd onder 3.1.4, heeft betrekking op het snelheidsverschil tussen het gemeten voertuig en het voertuig waarin de snelheidsmeter zich bevindt;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelb">
                <li.nr>b.</li.nr>
                <al>het is voorzien van een beeldregistratie-inrichting, waarmee, onverminderd het bepaalde in 2.10, 3.1.6 en 3.2, ten minste het volgende wordt geregistreerd:</al>
                <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
                  <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._1">
                    <li.nr>–</li.nr>
                    <al>het snelheidsverschil met de aanduiding van het teken, zoals gemeten door de snelheidsmeter en de snelheid van het voertuig waarin de snelheidsmeter zich bevindt en/of de uit deze waarden berekende snelheid van het gemeten voertuig;</al>
                  </li>
                  <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelb/Onderdeel._2">
                    <li.nr>–</li.nr>
                    <al>een indicatiemiddel voor de bepaling van de stand van de snelheidsmeter ten opzichte van de weg-as indien de snelheidsmeter onder een meethoek is opgesteld.</al>
                  </li>
                </lijst>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelc">
                <li.nr>c.</li.nr>
                <al>de maximale fout veroorzaakt door onnauwkeurigheid van het indicatiemiddel genoemd onder b bedraagt 0,3% van het werkelijke snelheidsverschil;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeeld">
                <li.nr>d.</li.nr>
                <al>het indicatiemiddel genoemd onder b is zodanig uitgevoerd, dat op een eenduidige wijze de feitelijke afwijking in meethoek afleesbaar is in relatie tot de daarbij aangegeven maximale fout in het meetresultaat veroorzaakt door die afwijking;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeele">
                <li.nr>e.</li.nr>
                <al>het voertuig waarin de snelheidsmeter is geplaatst, is voorzien van een snelheidsmeter waarmee de voertuigsnelheid wordt gemeten;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelf">
                <li.nr>f.</li.nr>
                <al>de maximale fout bij laboratorium onderzoek van de snelheidsmeter bedoeld onder e bedraagt + 1 km/h voor gesimuleerde snelheden niet groter dan 100 km/h en + 1% van de gesimuleerde snelheid voor snelheden groter dan 100 km/h. Deze maximale fout geldt voor gesimuleerde eenparige en niet eenparige snelheid van het voertuig;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=f&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=f"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelg">
                <li.nr>g.</li.nr>
                <al>de maximale fout onder bedrijfsomstandigheden van de snelheidsmeter bedoeld onder e bedraagt + 2 km/h voor snelheden niet groter dan 100 km/h en + 2% van de werkelijke snelheid voor snelheden groter dan 100 km/h. Deze maximale fout geldt voor eenparige en niet eenparige snelheid van het voertuig;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=g&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=g"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.3/Onderdeel3.3.1/Onderdeelh">
                <li.nr>h.</li.nr>
                <al>in afwijking van het gestelde in 3.1.4, onder b, mag de negatieve waarde van de maximale fout onder bedrijfsomstandigheden – 5 km/h voor snelheden niet groter dan 100 km/h en – 5% van de werkelijke snelheid voor snelheden groter dan 100 km/h bedragen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;o=h&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=h"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;o=3.3.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.3.1"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4">
        <li.nr>3.4</li.nr>
        <al>Trajectsnelheidsmeters</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.1">
            <li.nr>3.4.1</li.nr>
            <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
            <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.1/Onderdeel_1">
                <al>
                  <nadruk type="cur">meetafstand:</nadruk> de afstand tussen gemeten en metend voertuig bij mobiele trajectsnelheidsmeters op de momenten waarop de meetcyclus wordt gestart en gestopt;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.1/Onderdeel_2">
                <al>
                  <nadruk type="cur">meettraject:</nadruk> de afstand die voor de berekening van de snelheid wordt gebruikt;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.1/Onderdeel_3">
                <al>
                  <nadruk type="cur">positiebepalingszone:</nadruk> de geometrische afmetingen van de positiebepaling van het voertuig.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;o=3.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4.1"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.2">
            <li.nr>3.4.2</li.nr>
            <al>De maximale fout veroorzaakt door een onjuiste waarde van het meettraject bedraagt 0,5% van de werkelijke snelheid.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;o=3.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4.2"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.3">
            <li.nr>3.4.3</li.nr>
            <al>Onjuistheden in het meettraject zijn niet in de maximale fout, zoals genoemd in 3.1.4 onder a, betrokken. Onjuistheden veroorzaakt door de verwerking van een meettraject door de trajectsnelheidsmeter zelf worden wel in de maximale fout betrokken.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;o=3.4.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4.3"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.4">
            <li.nr>3.4.4</li.nr>
            <al>Afronding naar beneden op hele kilometers per uur is niet in de maximale fout bij laboratoriumonderzoek zoals genoemd in 3.1.4 betrokken.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;o=3.4.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4.4"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.5">
            <li.nr>3.4.5 </li.nr>
            <al>De trajectsnelheidsmeter is voorzien van een registratie-inrichting waarmee, onverminderd het bepaalde in 2.10 en 3.1.6, de volgende registratie plaatsvindt:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.4/Onderdeel3.4.5/Onderdeel.">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de positie van het voertuig ten opzichte van het begin en het einde van het meettraject.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;o=3.4.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4.5"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5">
        <li.nr>3.5</li.nr>
        <al>Een mobiele trajectsnelheidsmeter voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>De eis met betrekking tot de juistheid van de meettraject, bedoeld in 3.4.2, heeft betrekking op de nauwkeurigheid van de lengtemeting zoals deze door het voertuig, waarin de trajectsnelheidsmeter is ingebouwd, tot stand komt.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>Een mobiele trajectsnelheidsmeter heeft een automatisch werkende inrichting die een zodanige zekerheid biedt dat geen metingen kunnen plaatsvinden die aanleiding geven tot een te grote fout in het meetresultaat. Dit meetresultaat is ten minste gelijkwaardig aan die waarbij de inrichting verhindert dat de tijdsduur, benodigd voor het afleggen van het traject waarover gemeten wordt, minder is dan 16 + <nadruk type="cur">n</nadruk> seconden, waarbij <nadruk type="cur">n</nadruk> gelijk is aan 1/5 van de grootste waarde van de meetafstand in meter en waarbij tevens verhinderd wordt dat een meting verricht wordt indien de meetafstand meer bedraagt dan 100 meter.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>Een mobiele trajectsnelheidsmeter die is voorzien van een videoregistratie-inrichting mag op de videoregistratie de eigen snelheid van het metend voertuig aanwijzen indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeelc/Onderdeel1">
                <li.nr>1)</li.nr>
                <al>de eigen snelheid mag slechts worden aangewezen indien de (vergrotings-)instelling van het optisch en/of het elektronische systeem van de videoregistratie-inrichting tevens op de videoregistratie wordt aangewezen;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeelc/Onderdeel2">
                <li.nr>2)</li.nr>
                <al>de eigen snelheid wordt op de registratie duidelijk aangeduid met het woord ‘eigen snelheid’ of verkort tot ‘eig snhd’;</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeelc/Onderdeel3">
                <li.nr>3)</li.nr>
                <al>de eigen snelheid wordt duidelijk gekenmerkt door het bijschrift ‘Categorie C’</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=c&amp;o=3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie3/Opsomming_2/Onderdeel3.5/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>De aanduidingen bedoeld onder 2) en 3) moeten zijn weergegeven in een karaktergrootte die ten minste gelijk is aan die van de aangegeven eigen snelheid.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=3.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=3.5"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">4</nr>
      <titel status="officieel">Remvertragingsmeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1">
        <li.nr>4.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1/Onderdeel_1">
            <al>
              <nadruk type="cur">resulterende meetwaarde:</nadruk> het uit het verloop van de remvertraging als functie van de tijd berekende gemiddelde resultaat van de remtest;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1/Onderdeel_2">
            <al>
              <nadruk type="cur">grenswaarde van de standaanwijsinrichting:</nadruk> de door een standaanwijsinrichting aangegeven grenswaarde voor een correcte stand van de remvertragingsmeter;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1/Onderdeel_3">
            <al>
              <nadruk type="cur">standcorrectie-inrichting:</nadruk> inrichting die de verkregen resulterende meetwaarden corrigeert voor de stand waarin de remvertragingsmeter in het voertuig wordt geplaatst;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1/Onderdeel_4">
            <al>
              <nadruk type="cur">duikhoekcorrectie-inrichting:</nadruk> inrichting die de verkregen resulterende meetwaarden corrigeert voor de resultante van de zwaartekrachtcomponent in de meetrichting veroorzaakt door duiken van het onderzochte voertuig tijdens de remtest.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.1">
        <li.nr>4.1.1</li.nr>
        <al>Remvertragingsmeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.2">
        <li.nr>4.1.2</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter is voorzien van een handleiding waarin naast de informatie, bedoeld in 2.3, de wijze van opstelling van de remvertragingsmeter is opgenomen, waarbij het volgende wordt belicht:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.2/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>plaatsing in het voertuig;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.2&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.2/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>werkwijze voor het horizontaal plaatsen van de remvertragingsmeter;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.2&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.2/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>betekenis en beperkingen in het gebruik van de resulterende meetwaarde;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.2&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.2/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>de juiste werkwijze bij het gebruik van een justeerinrichting.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.2&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3">
        <li.nr>4.1.3</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter voldoet aan de volgende eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>deze is zodanig ingericht dat een controle van de juiste aanwijzing bij het nulpunt en bij de lokale waarde van de zwaartekrachtversnelling op een eenvoudige wijze mogelijk is;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>deze is voorzien van een standaanwijsinrichting tenzij een automatische inrichting een juiste meting zonder een dergelijke inrichting mogelijk maakt;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>deze mag zijn voorzien van een justeerinrichting indien voldaan wordt aan de volgende eisen:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3/Onderdeelc/Onderdeel1">
                <li.nr>1)</li.nr>
                <al>de remvertragingsmeter is voorzien van een standaanwijsinrichting voor elke stand waarin de remvertragingsmeter bij de justering moet worden geplaatst.</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;o=c&amp;o=1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=1"/></jcis></meta-data></li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.3/Onderdeelc/Onderdeel2">
                <li.nr>2)</li.nr>
                <al>de remvertragingsmeter is voorzien van een automatische beveiliging tegen onjuiste justeringen. Aan deze eis wordt geacht te zijn voldaan indien gebruik van de remvertragingsmeter alleen mogelijk is indien binnen een vastgelegd tijdsinterval voorafgaand aan het gebruik ten minste twee overeenkomstige justeringen achtereenvolgend zijn uitgevoerd.</al>
              <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;o=c&amp;o=2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=2"/></jcis></meta-data></li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.1">
        <li.nr>4.1.4.1</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter mag zijn voorzien van een standcorrectie-inrichting indien voldaan wordt aan de volgende eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>de standcorrectie-inrichting wordt handmatig in werking gesteld;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>den remvertragingsmeter met standcorrectie-inrichting is niet voorzien van een justeerinrichting;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.1/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>een remvertragingsmeter mag alleen dan van een standcorrectie-inrichting zijn voorzien, indien een automatische inrichting verhindert dat een meting wordt verricht indien geen standcorrectie heeft plaatsgevonden;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.1/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>een standcorrectie mag alleen kunnen plaatsvinden indien de remvertragingsmeter een stabiele meetwaarde vaststelt, die niet meer bedraagt dan plus of minus 2 m/s<sup>2</sup>.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.1&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.4.2">
        <li.nr>4.1.4.2</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter mag zijn voorzien van een duikcorrectie-inrichting indien deze uitschakelbaar is, dan wel op een andere wijze de mogelijkheid biedt de correcte werking van de remvertragingsmeter te onderzoeken met gebruikmaking van de zwaartekracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.1">
        <li.nr>4.1.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout zowel voor toenemende als voor afnemende remvertraging bedraagt bij onderzoek als bedoeld in artikel 1 van de regeling 0,1 m/s<sup>2</sup></al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.2">
        <li.nr>4.1.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout in de registratie van de meettijd bedraagt 2% van de werkelijke meettijd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.3">
        <li.nr>4.1.5.3</li.nr>
        <al>De maximale fout in de meettijd voor de aanwijzing van een verandering van de remvertraging ter grootte van het gehele aanwijsbereik bedraagt 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.4">
        <li.nr>4.1.5.4</li.nr>
        <al>De maximale fout veroorzaakt door de standcorrectie-inrichting of door instelling op de grenswaarde van de standaanwijzing bij gebruik of justering bedraagt 0,02 m/s<sup>2</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.5">
        <li.nr>4.1.5.5</li.nr>
        <al>De maximale fout in de berekening van de resulterende meetwaarde bedraagt 0,02 m/s<sup>2</sup></al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.6">
        <li.nr>4.1.5.6</li.nr>
        <al>De maximale fout veroorzaakt door een beperkte afleesnauwkeurigheid van de analoge registratie, bedoeld in 4.1.7.3, bedraagt 0,02 m/s<sup>2</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.5.7">
        <li.nr>4.1.5.7</li.nr>
        <al>De maximale fout in de waarde waarmee een meetwaarde wordt gecorrigeerd door middel van een duikcorrectie-inrichting bedraagt 0,05 m/s<sup>2</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.5.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.5.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.6">
        <li.nr>4.1.6</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.6/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>kan zijn voorzien van een geïntegreerde pedaalkrachtmeter of manometer;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.6&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.6/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>kan zijn voorzien van meerdere aanwijsbereiken. Zij hebben in elk geval één aanwijsbereik dat ten minste het gebied van 0 tot 9,81 m/s<sup>2</sup> omvat;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.6&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.6/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>heeft een ononderbroken meetduur van ten minste 5 s;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.6&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.6/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>is voorzien van een registratie-inrichting, waarmee het verloop van de remvertraging als functie van de tijd wordt vastgelegd.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.6&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.7.1">
        <li.nr>4.1.7.1</li.nr>
        <al>Een remvertragingsmeter is voorzien van een analoge registratie waarmee het verloop van de remvertraging over ten minste 5 s wordt zichtbaar gemaakt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.7.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.7.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.7.2">
        <li.nr>4.1.7.2</li.nr>
        <al>Een analoge registratie vindt plaats op een voor het doel geschikt materiaal met voldoende bestendigheid tegen vocht, vuil en temperatuurinvloeden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.7.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.7.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.7.3">
        <li.nr>4.1.7.3</li.nr>
        <al>Indien de analoge registratie van de remvertraging de aanwijzing van de remvertragingsmeter vormt, dan wel kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden voor de vaststelling van de gemeten waarde, komt zowel een verandering van 1 m/s<sup>2</sup> als een tijdsverloop van 1 s overeen met een verandering in registratiepositie van ten minste 5 mm.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.7.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.7.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.7.4">
        <li.nr>4.1.7.4</li.nr>
        <al>Voor een remvertragingsmeter waarbij de analoge registratie slechts bedoeld is om te worden benut voor een globale informatie over het verloop van de remvertraging in de tijd, mag de verandering in de registratiepositie als bedoeld in het derde lid niet minder zijn dan 2,5 mm.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.7.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.7.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.1">
        <li.nr>4.1.8.1</li.nr>
        <al>Indien de analoge registratie niet voldoet aan de eis genoemd in artikel 4.1.7.3, of de eis, bedoeld in 4.1.5.6, levert de remvertragingsmeter na elke meting een meetwaardentabel waarin het verloop van de remvertraging als functie van de tijd en de resulterende meetwaarde wordt weergegeven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.8.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.8.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.2">
        <li.nr>4.1.8.2</li.nr>
        <al>De registratie van de remvertraging vindt plaats met een interval tussen de verschillende meetwaarden van ten hoogste 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.8.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.8.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.3">
        <li.nr>4.1.8.3</li.nr>
        <al>Indien een resulterende meetwaarde wordt gepresenteerd is deze meetwaarde representatief voor de gemeten remvertraging. Aan de eis voor representativiteit wordt geacht te zijn voldaan indien de resulterende meetwaarde gelijk is aan het gemiddelde van alle meetwaarden in een aaneengesloten meetperiode die voldoet aan de volgende voorwaarden:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>lengte van de meetperiode ten minste 1 s;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>in de meetperiode bevinden zich uitsluitend meetwaarden die zijn verkregen terwijl het voertuig in beweging is;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.3/Onderdeel._3">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>in de meetperiode valt de maximale waarde van de remvertraging optredend terwijl het voertuig in beweging is. Onder deze maximale waarde wordt niet verstaan een piekwaarde die aan het begin of aan het einde van de remproef zou kunnen optreden;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie4/Onderdeel4.1.8.3/Onderdeel._4">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>het grootste verschil tussen de meetwaarden verkregen vanaf 0,5 s voor de meetperiode tot 0,5 s na de meetperiode bedraagt 1 m/s<sup>2</sup>.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=4.1.8.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=4.1.8.3"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">5</nr>
      <titel status="officieel">Pedaalkrachtmeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.1">
        <li.nr>5.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">resulterende meetwaarde:</nadruk> het uit het verloop van de pedaalkracht als functie van de tijd berekende gemiddelde resultaat van de pedaalkracht.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">grenswaardesignalering:</nadruk> een inrichting waarmee een akoestische of optische signalering wordt gegeven zolang de meetwaarde een bepaalde instelbare waarde heeft.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.2">
        <li.nr>5.2</li.nr>
        <al>Pedaalkrachtmeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.3">
        <li.nr>5.3</li.nr>
        <al>Een pedaalkrachtmeter is voorzien van een handleiding waarin naast de informatie bedoeld in 2.3 het volgende is opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze van plaatsing van de pedaalkrachtmeter in het voertuig;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>indien van toepassing: de beperkingen in het gebruik en de betekenis van een resulterende meetwaarde.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.4">
        <li.nr>5.4</li.nr>
        <al>Een elektronische pedaalkrachtmeter is voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een pedaalkracht kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing. De omzetting van aangebrachte kracht naar een elektrisch signaal mag hiervan zijn uitgezonderd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.1">
        <li.nr>5.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bij centrisch uitgeoefende pedaalkracht bedraagt:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.1/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>50 N voor een pedaalkracht niet groter dan 500 N;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.1/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>10% van de werkelijke pedaalkracht voor krachten groter dan 500 N.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.2">
        <li.nr>5.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout veroorzaakt door een beperkte afleesnauwkeurigheid van de pedaalkrachtmeter bedraagt 10 N.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.3">
        <li.nr>5.5.3</li.nr>
        <al>De maximale fout bij excentrisch uitgeoefende pedaalkracht en bij gelijktijdig optredende dwarskracht als gevolg van een krachtsinleiding onder een hoek tot 10° ten opzichte van de symmetrieas loodrecht op het oplegvlak bedraagt 80 N bij een pedaalkracht van 200 N.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.4">
        <li.nr>5.5.4</li.nr>
        <al>De maximale fouten gelden zowel voor toenemende als voor afnemende pedaalkracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.5">
        <li.nr>5.5.5</li.nr>
        <al>Het maximale verschil tussen twee aanwijzingen voor een zelfde pedaalkracht, waarbij één aanwijzing bij toenemende pedaalkracht en de andere aanwijzing bij afnemende pedaalkracht is verkregen bedraagt 25 N.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.6">
        <li.nr>5.5.6</li.nr>
        <al>De maximale fout in de juistheid van een grenswaardesignalering, uitgedrukt als de afwijking tussen de door de pedaalkrachtmeter gemeten waarde en ingestelde waarde bedraagt 20 N.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.5.7">
        <li.nr>5.5.7</li.nr>
        <al>De maximale fout in de meettijd voor de aanwijzing van een verandering in de aangebrachte pedaalkracht ter grootte van het gehele aanwijsbereik bedraagt 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.5.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.5.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.6.1">
        <li.nr>5.6.1</li.nr>
        <al>Een pedaalkrachtmeter heeft ten minste één aanwijsbereik dat het gebied van 0 tot 700 N omvat.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.6.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.6.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.6.2">
        <li.nr>5.6.2</li.nr>
        <al>Een pedaalkrachtmeter mag zijn voorzien van een grenswaardesignalering indien deze werkt als signalering voor het bereiken van een ingestelde minimumwaarde of signalering voor een waarde die zich in een ingesteld meetwaardegebied bevindt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.6.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.6.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.6.3">
        <li.nr>5.6.3</li.nr>
        <al>Een pedaalkrachtmeter mag zijn voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke nulstelinrichting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.6.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.6.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.7">
        <li.nr>5.7</li.nr>
        <al>Een registrerende pedaalkrachtmeter voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.7/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>een registrerende pedaalkrachtmeter geeft het verloop van de pedaalkracht over ten minste 5 s weer in de vorm van een analoge registratie en/of door middel van een meetwaardentabel;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.7&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.7/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de maximale fout in de registratie van de meettijd bedraagt 2% van de werkelijke meettijd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.7&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.7/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>voor een registrerende pedaalkrachtmeter die deel uitmaakt van een remvertragingsmeter bedraagt de maximale fout in het moment van registratie van gelijktijdige optredende veranderingen in de pedaalkracht en de remvertraging 0,1 s.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.7&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.8.1">
        <li.nr>5.8.1</li.nr>
        <al>Een analoge registratie vindt plaats op voor het doel geschikt materiaal met voldoende bestendigheid tegen vocht, vuil en temperatuurinvloeden.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.8.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.8.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.8.2">
        <li.nr>5.8.2</li.nr>
        <al>Indien de analoge registratie van de pedaalkracht de aanwijzing van de pedaalkrachtmeter vormt, dan wel kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden voor de vaststelling van de optredende pedaalkracht, komt zowel een verandering van 100 N als een tijdsverloop van 1 s overeen met een verandering in registratiepositie van ten minste 5 mm.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.8.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.8.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.8.3">
        <li.nr>5.8.3</li.nr>
        <al>Voor een pedaalkrachtmeter waarbij de analoge registratie slechts bedoeld is om te worden benut voor een globale informatie over het verloop van de pedaalkracht mag de verandering in de registratiepositie, bedoeld in het tweede lid, niet minder zijn dan 2,5 mm. De eis, bedoeld in 5.5.2, is op deze registratie niet van toepassing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.8.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.8.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.9.1">
        <li.nr>5.9.1</li.nr>
        <al>Indien de analoge presentatie niet voldoet aan de eis bedoeld in 5.8.2, of de eis bedoeld in 5.5.3, levert de pedaalkrachtmeter na elke meting een meetwaardentabel waarin het verloop van de pedaalkracht als functie van de tijd wordt weergegeven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.9.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.9.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.9.2">
        <li.nr>5.9.2</li.nr>
        <al>De registratie van de pedaalkracht vindt plaats met een interval tussen de verschillende meetwaarden van ten hoogste 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.9.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.9.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie5/Onderdeel5.9.3">
        <li.nr>5.9.3</li.nr>
        <al>Indien de pedaalkrachtmeter deel uitmaakt van een remvertragingsmeter en een resulterende meetwaarde presenteert, is deze resulterende meetwaarde het gemiddelde van alle meetwaarden verkregen in de meetperiode, bedoeld in 4.1.8.3.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=5.9.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=5.9.3"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">6</nr>
      <titel status="officieel">Manometers</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.1">
        <li.nr>6.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">resulterende meetwaarde:</nadruk> het uit het verloop van de druk als functie van de tijd berekende gemiddelde resultaat van de druk;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">grenswaardesignalering:</nadruk> een inrichting waarmee een akoestische of optische signalering wordt gegeven zolang de meetwaarde een bepaalde instelbare waarde heeft;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.1/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>
              <nadruk type="cur">bandenspanning:</nadruk> luchtdruk in voertuigband.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.1&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.2">
        <li.nr>6.2</li.nr>
        <al>Manometers zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.3">
        <li.nr>6.3</li.nr>
        <al>Een registrerende manometer is voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, de wijze van plaatsing van de manometer is opgenomen, waarbij het volgende wordt belicht:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>verbinding met het remluchtsysteem van het voertuig;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>vertragingen als gevolg van leidinglengte;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.3/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>indien van toepassing: de beperkingen in het gebruik en de betekenis van een resulterende meetwaarde.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.3&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.4">
        <li.nr>6.4</li.nr>
        <al>Een elektronische manometer is voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een druk kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing. De omzetting van aangebrachte druk naar een elektrisch signaal mag hiervan zijn uitgezonderd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.1">
        <li.nr>6.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout in de aanwijzing of de registratie bedraagt voor nieuwe manometers:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.1/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>10 kPa voor een druk niet groter dan 500 kPa;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.1/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>2% van de werkelijke druk voor drukken groter dan 500 kPa.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.2">
        <li.nr>6.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout in de aanwijzing of de registratie bedraagt voor manometers in gebruik:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.2/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>12,5 kPa voor een druk niet groter dan 500 kPa;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.2/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>2,5% van de werkelijke druk voor drukken groter dan 500 kPa.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.3">
        <li.nr>6.5.3</li.nr>
        <al>De maximale fouten gelden zowel voor toenemende als voor afnemende druk.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.4">
        <li.nr>6.5.4</li.nr>
        <al>Het maximale verschil tussen twee aanwijzingen voor eenzelfde druk, waarbij één aanwijzing bij toenemende druk en de andere aanwijzing bij afnemende druk is verkregen bedraagt 10 kPa.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.5">
        <li.nr>6.5.5</li.nr>
        <al>De maximale fout in de juistheid van een grenswaardesignalering, uitgedrukt als de afwijking tussen de door de manometer gemeten waarde en ingestelde waarde bedraagt 10 kPa.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.5.6">
        <li.nr>6.5.6</li.nr>
        <al>De maximale fout in de meettijd voor de aanwijzing van een verandering in de aangebrachte druk ter grootte van het gehele aanwijsbereik bedraagt 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.5.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.5.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.6.1">
        <li.nr>6.6.1</li.nr>
        <al>De gemeten druk moet worden weergegeven in Pa of in bar.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.6.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.6.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.6.2">
        <li.nr>6.6.2</li.nr>
        <al>Een manometer mag zijn voorzien van een grenswaardesignalering indien deze werkt als signalering voor het bereiken van een ingestelde minimumwaarde of signalering voor een waarde die zich in een ingesteld meetwaardegebied bevindt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.6.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.6.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.6.3">
        <li.nr>6.6.3</li.nr>
        <al>Een manometer mag zijn voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke nulstelinrichting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.6.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.6.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.7">
        <li.nr>6.7</li.nr>
        <al>Een registrerende manometer voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.7/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>een registrerende manometer geeft het verloop van de druk over ten minste 5 s weer in de vorm van een analoge registratie en/of door middel van een meetwaardentabel;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.7&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.7/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de maximale fout in de registratie van de meettijd bedraagt 2% van de werkelijke meettijd;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.7&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.7/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>voor een registrerende manometer die deel uitmaakt van een remvertragingsmeter bedraagt de maximale fout in de registratie van het moment van gelijktijdige optredende veranderingen in de druk en de remvertraging 0,1 s.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.7&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.8">
        <li.nr>6.8</li.nr>
        <al>Een analoge registratie van een registrerende manometer voldoet aan de volgende voorwaarden:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.8/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>vindt plaats op voor het doel geschikt materiaal met voldoende bestendigheid tegen vocht, vuil en temperatuurinvloeden;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.8&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.8/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>Indien de analoge registratie van de druk de aanwijzing van de manometer vormt, dan wel kennelijk bedoeld is om gebruikt te worden voor de vaststelling van de optredende druk, komt zowel een verandering van 100 kPa als een tijdsverloop van 1 s overeen met een verandering in registratiepositie van ten minste 5 mm;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.8&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.8/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>Indien de analoge registratie slechts bedoeld is om te worden benut voor een globale informatie over het verloop van de druk mag de verandering in de registratiepositie, bedoeld in het tweede lid, niet minder zijn dan 2,5 mm.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.8&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.8&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.8"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.9.1">
        <li.nr>6.9.1</li.nr>
        <al>Een registrerende manometer levert, indien de analoge presentatie niet voldoet aan de eis bedoeld in 6.8 onder b, na elke meting een meetwaardentabel waarin het verloop van de druk als functie van de tijd wordt weergegeven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.9.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.9.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.9.2">
        <li.nr>6.9.2</li.nr>
        <al>De registratie van de druk vindt plaats met een interval tussen de verschillende meetwaarden van ten hoogste 0,1 s.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.9.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.9.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie6/Onderdeel6.9.3">
        <li.nr>6.9.3</li.nr>
        <al>Indien de registrerende manometer deel uitmaakt van een remvertragingsmeter en een resulterende meetwaarde presenteert, is deze resulterende meetwaarde het gemiddelde van alle meetwaarden verkregen in de meetperiode, bedoeld in 4.1.8.3.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=6.9.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=6.9.3"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">7</nr>
      <titel status="officieel">Wiellastmeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.1">
        <li.nr>7.1</li.nr>
        <al>Wiellastmeters zijn als volgt ingedeeld:</al>
        <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
          <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="2" tgroupstyle="zebra1">
            <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="216*"/>
            <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="182*"/>
            <thead valign="bottom">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Uitvoeringsvorm</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Categorie</al>
                </entry>
              </row>
            </thead>
            <tbody valign="top">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Dynamische meting</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>C</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Onbewaakte dynamische meting</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>A</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>Statische meting</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>C</al>
                </entry>
              </row>
            </tbody>
          </tgroup>
        </table>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.2">
        <li.nr>7.2</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter is voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, is opgenomen de wijze van plaatsing van de wiellastmeter, waarbij het volgende wordt belicht:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.2/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>eisen te stellen aan de ondergrond;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.2&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.2/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>eisen te stellen aan positie van het gemeten wiel op het weegplateau;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.2&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.2/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>voorzorgen in verband met specifieke voertuigeigenschappen;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.2&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.2/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>toepasbaarheid, en betekenis van gesommeerde meetresultaten indien de wiellastmeter is voorzien van een hulpinrichting als bedoeld in 7.5.3.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.2&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.3.1">
        <li.nr>7.3.1</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter voor statische meting voldoet aan de eisen gesteld in de Europese <extref doc="32014L0031" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 2014/31</extref>/EU voor een niet-automatisch weegwerktuig klasse IIII.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.3.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.3.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.3.2">
        <li.nr>7.3.2</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter voor dynamische meting voldoet aan de volgende eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.3.2/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>de wiellastmeter voor dynamische meting is voorzien van een testaansluiting;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.3.2&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.3.2/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de wiellastmeter voor dynamische meting is voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een wiellast kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle worden alle circuits gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing. De omzetting van aangebrachte kracht naar een elektrisch signaal mag hiervan zijn uitgezonderd.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.3.2&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.3.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.3.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.4.1">
        <li.nr>7.4.1</li.nr>
        <al>De maximale fout heeft zowel betrekking op de enkelvoudige wiellastmeting als op het door een hulpinrichting gesommeerde resultaat. In dit laatste geval moet voor wiellast gelezen worden de som van de wiellasten en voor maximaal aanwijsbereik het maximale aanwijsbereik verkregen door sommering van de afzonderlijke aanwijsbereiken.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.4.2">
        <li.nr>7.4.2</li.nr>
        <al>De maximale fout geldend bij laboratoriumonderzoek bedraagt voor wiellasten kleiner dan de helft van de maximale waarde van het aanwijsbereik 1% van deze maximale waarde. Voor grotere wiellasten bedraagt de maximale fout 2% van de werkelijke waarde van de wiellast. De fout bij laboratoriumonderzoek heeft betrekking op een gesimuleerde wiellast, waarbij de vorm van het gesimuleerde primaire meetsignaal binnen 10% overeenkomt met een nominale, door de fabrikant opgegeven vorm voor een waarde van 50% van het maximale aanwijsbereik. De betreffende simulatie vindt door mathematisch juiste aanpassing van het primaire meetsignaal plaats voor het gehele aanwijsbereik en het gehele snelheidsbereik van de wiellastmeter voor dynamische meting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.4.3">
        <li.nr>7.4.3</li.nr>
        <al>De maximale fout gemeten onder bedrijfsomstandigheden bedraagt voor wiellasten minder dan de helft van de maximale waarde van het aanwijsbereik 2% van deze maximale waarde. Voor grotere wiellasten bedraagt de maximale fout 4% van de werkelijke waarde van de wiellast.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.4.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.4.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.4.4">
        <li.nr>7.4.4</li.nr>
        <al>Bij niet horizontale ligging van de wiellastmeter tot een helling van 5% moet de wiellastmeter voor dynamische meting voldoen aan de eisen genoemd in 7.4.3.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.4.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.4.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.5.1">
        <li.nr>7.5.1</li.nr>
        <al>De gemeten wiellast wordt aangegeven in kg of in ton.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.5.2">
        <li.nr>7.5.2</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter voor dynamische meting heeft zodanige afmetingen of kan op een zodanige wijze de verkregen informatie verwerken, dat de kracht uitgeoefend door elk gemeten wiel afzonderlijk wordt bepaald en weergegeven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.5.3">
        <li.nr>7.5.3</li.nr>
        <al>Een hulpinrichting voor het sommeren van de meetresultaten verkregen voor afzonderlijke wielen is toegestaan, indien het gebruik hiervan geen misleiding of misvatting kan geven.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.5.4">
        <li.nr>7.5.4</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter voor dynamische meting meet over een zodanige weglengte dat relevante dynamische verschijnselen in het meetsignaal kunnen worden geëvalueerd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.5.5">
        <li.nr>7.5.5</li.nr>
        <al>Een wiellastmeter voor dynamische meting is voorzien van een automatisch werkende inrichting waarmee de geschiktheid van het meetsignaal wordt beoordeeld en waarmee wordt voorkomen dat meetresultaten worden gepresenteerd die onvoldoende nauwkeurig zijn als gevolg van eigenschappen van het gemeten voertuig of de gevolgde meetprocedure.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6">
        <li.nr>7.6</li.nr>
        <al>Een onbewaakte wiellastmeter voor dynamische meting voldoet aan de volgende extra eisen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>De wiellastmeter is voorzien van een beeldregistratie-inrichting waarmee, onverminderd het bepaalde in 2.10, de volgende registraties plaatsvinden:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>De gemeten wiellast per wiel met de aanduiding van het betreffende wiel;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>Het voertuig waarvan de wiellasten zijn gemeten;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>Datum en tijdstip van de meting;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela/Onderdeel._4">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>De meetlocatie;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeela/Onderdeel._5">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>Overige informatie noodzakelijk voor de juiste interpretatie van het meetresultaat.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.6&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>De meetopstelling moet zodanige eigenschappen hebben, dat door middel van de registratie met zekerheid kan worden vastgesteld op welk voertuig de gemeten wiellasten betrekking hebben, dit ongeacht aantal en soort voertuigen dat zich op het weggedeelte bevindt waar de metingen worden verricht. De zekerheid van de bedoelde vaststelling moet ten minste gelijkwaardig zijn aan die welke verkregen wordt indien ten minste voor twee achtereenvolgende wielen op de registratie is aangegeven waar deze zich bevonden op het moment waarop daarvan de wiellast werd bepaald.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.6&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>Indien aan de voorwaarde gesteld onder b niet kan worden voldaan, wordt de ongeldigheid van het meetresultaat door het meetmiddel op de beeldregistratie-inrichting aangegeven, of wordt het meetresultaat verwijderd.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.6&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>Indien de omgevingstemperatuur de grenzen overschrijdt zoals deze zijn vastgelegd door het geldende temperatuurgebied zoals bedoeld in 2.9.3, zal het meetresultaat:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeeld/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>binnen de maximale fout blijven;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeeld/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>ongeldig worden verklaard, of;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie7/Onderdeel7.6/Onderdeeld/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>worden verwijderd.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.6&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=7.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=7.6"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">8</nr>
      <titel status="officieel">Profieldieptemeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.1">
        <li.nr>8.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.1/Onderdeel_1">
            <al>
              <nadruk type="cur">aandrukkracht:</nadruk> de kracht waarmee het referentievlak van de profieldieptemeter tegen het loopvlak van de band wordt gedrukt.</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.1/Onderdeel_2">
            <al>
              <nadruk type="cur">meetkracht:</nadruk> de kracht die de meetstift tijdens de meting op de profielbodem uitoefent.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.2">
        <li.nr>8.2</li.nr>
        <al>Profieldieptemeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.3">
        <li.nr>8.3</li.nr>
        <al>Een profieldieptemeter is voorzien van een handleiding, waarin naast de informatie, bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze waarop met de profieldieptemeter moet worden gewerkt teneinde goed reproducerende resultaten te verkrijgen;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de opschriften, bedoeld in 8.5.8.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.4">
        <li.nr>8.4</li.nr>
        <al>Een elektronische profieldieptemeter is voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een profieldiepte kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing. De omzetting van een gemeten profieldiepte naar een elektrisch signaal mag hiervan zijn uitgezonderd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.1">
        <li.nr>8.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bij laboratoriumonderzoek bedraagt 0,1 mm bij meting van een niet veerkrachtig kaliber.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.2">
        <li.nr>8.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout bij laboratoriumonderzoek en onder bedrijfsomstandigheden in het gemiddelde van 10 waarnemingen, gebruik makend van een rubberkaliber van representatieve elasticiteit, bedraagt 0,2 mm. De maximale fout wordt hierbij bepaald door het verschil tussen de aangewezen waarde en de werkelijke profieldiepte. De werkelijke profieldiepte wordt bepaald met een meetmiddel met verwaarloosbare aandrukkracht en meetdruk.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.3">
        <li.nr>8.5.3</li.nr>
        <al>Het verschil tussen meetresultaten, verkregen voor één bepaalde profieldiepte en voor metingen, uitgevoerd op een wijze beschreven in de gebruiksaanwijzing en onder nagebootste bedrijfsomstandigheden, mag ten hoogste 0,2 mm bedragen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.4">
        <li.nr>8.5.4</li.nr>
        <al>De aflezing van de profieldiepte moet plaatsvinden op een duidelijke schaalverdeling die een aflezing in 1/10 mm mogelijk maakt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.5">
        <li.nr>8.5.5</li.nr>
        <al>Profieldieptemeters moeten van een zodanige constructie zijn dat de onder normaal gebruik optredende aandrukkracht een verwaarloosbare invloed heeft op de gemeten profieldiepte.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.6">
        <li.nr>8.5.6</li.nr>
        <al>Profieldieptemeters mogen zijn voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke nulstelinrichting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.6"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.7">
        <li.nr>8.5.7</li.nr>
        <al>De constructie en geleiding van de meetstift moet zodanig zijn dat een doelmatige meetkracht verzekerd blijft, ook bij normaal optredende slijtage en vervuiling.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.7&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.7"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie8/Onderdeel8.5.8">
        <li.nr>8.5.8</li.nr>
        <al>In afwijking van 2.2 kunnen de opschriften a, b, c, g, h en i worden opgenomen in een bij de profieldieptemeter behorende gebruiksaanwijzing, als zij niet op de profieldieptemeter zelf kunnen worden aangebracht.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=8.5.8&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=8.5.8"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">9</nr>
      <titel status="officieel">Trekkrachtmeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.1">
        <li.nr>9.1</li.nr>
        <al>Trekkrachtmeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.2">
        <li.nr>9.2</li.nr>
        <al>Een trekkrachtmeter is voorzien van een handleiding waarin naast de informatie, bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.2/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze van bevestigen van de trekkrachtmeter aan het trekkende en het getrokken voertuig;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.2/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>het gebruik van een eventuele nulstelinrichting.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1">
        <li.nr>9.3.1</li.nr>
        <al>De maximale fout zowel bij toenemende als bij afnemende belasting bedraagt voor nieuwe trekkrachtmeters:</al>
        <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_1" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_1/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>0,1 kN voor krachten kleiner dan 5 kN;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_1/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>2% van de werkelijke waarde voor krachten van 5 kN tot de maximale waarde van het aanwijsbereik;</al>
          </li>
        </lijst>
        <al>Voor trekkrachtmeters in gebruik:</al>
        <lijst bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_2" level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_2/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>0,2 kN voor krachten kleiner dan 5 kN;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.1/Opsomming_2/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>4% van de werkelijke waarde voor krachten van 5 kN tot de maximale waarde van het aanwijsbereik.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.3.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.3.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.2">
        <li.nr>9.3.2</li.nr>
        <al>De schaaldeelwaarde mag niet groter zijn dan 0,25 kN.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.3.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.3.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.3">
        <li.nr>9.3.3</li.nr>
        <al>Het aanwijsbereik van trekkrachtmeters omvat ten minste het gebied van 0 tot 20 kN.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.3.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.3.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie9/Onderdeel9.3.4">
        <li.nr>9.3.4</li.nr>
        <al>Trekkrachtmeters mogen zijn voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke nulstelinrichting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=9.3.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=9.3.4"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">10</nr>
      <titel status="officieel">Vlieghoogtemeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.1">
        <li.nr>10.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.1/Onderdeel">
            <al>
              <nadruk type="cur">vlieghoogte:</nadruk> de verticale afstand tussen luchtvaartuig en de oppervlakte van de aarde.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.2">
        <li.nr>10.2</li.nr>
        <al>Vlieghoogtemeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.3">
        <li.nr>10.3</li.nr>
        <al>Een vlieghoogtemeter is voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, het volgende wordt opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze waarop met de vlieghoogtemeter moet worden gewerkt teneinde goed reproducerende resultaten te verkrijgen;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze van plaatsing.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.4">
        <li.nr>10.4</li.nr>
        <al>Een vlieghoogtemeter is voorzien van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een hoogteverschil kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.5.1">
        <li.nr>10.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bij laboratoriumonderzoek bedraagt 3% bij meting van vaste objecten.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.5.2">
        <li.nr>10.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout onder bedrijfsomstandigheden bedraagt 5%.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.5.3">
        <li.nr>10.5.3</li.nr>
        <al>Het verschil tussen meetresultaten, verkregen voor één bepaalde vliegtuighoogte en voor metingen, uitgevoerd op een wijze beschreven in de gebruiksaanwijzing en onder nagebootste bedrijfsomstandigheden, mag ten hoogste 2% bedragen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6">
        <li.nr>10.6</li.nr>
        <al>Een vlieghoogtemeter:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>is van een zodanige constructie dat plaatsing eenvoudig mogelijk is en een verwaarloosbare invloed heeft op de gemeten vliegtuighoogte;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.6&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>bepaalt bij alle horizontale afstanden binnen het gespecificeerde bereik de juiste verticale afstand;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.6&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>bepaalt bij alle horizontale en verticale hoeken binnen het gespecificeerde bereik de juiste verticale afstand. Indien de hoeken de grenzen van het gespecificeerde bereik overschrijdt, zal het meetresultaat:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeelc/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>binnen de maximale fout blijven;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeelc/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>ongeldig worden verklaard, of</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie10/Onderdeel10.6/Onderdeelc/Onderdeel._3">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>worden verwijderd.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.6&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=10.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=10.6"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">11</nr>
      <titel status="officieel">Lichtdoorlatendheidmeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.1">
        <li.nr>11.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.1/Onderdeel">
            <al>
              <nadruk type="cur">lichtdoorlatendheid:</nadruk> de verhouding tussen de hoeveelheid uitgestraald licht en ontvangen licht uitgedrukt in %transmittantie.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.2">
        <li.nr>11.2</li.nr>
        <al>Lichtdoorlatendheidmeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.3">
        <li.nr>11.3</li.nr>
        <al>Een lichtdoorlatendheidmeter is voorzien van:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen:</al>
            <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.3/Onderdeela/Onderdeel._1">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de wijze waarop met de lichtdoorlatendheidmeter zal worden gewerkt teneinde goed reproducerende resultaten te verkrijgen;</al>
              </li>
              <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.3/Onderdeela/Onderdeel._2">
                <li.nr>–</li.nr>
                <al>de wijze van plaatsing van de zender en de ontvanger.</al>
              </li>
            </lijst>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>van een controle-inrichting waarmee door de gebruiker een lichtdoorlatendheid van 0 %transmittantie en 100 %transmittantie kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.4.1">
        <li.nr>11.4.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bij laboratoriumonderzoek bedraagt 3 %transmittantie bij meting van een transmissiefilter.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.4.2">
        <li.nr>11.4.2</li.nr>
        <al>De maximale fout onder bedrijfsomstandigheden bedraagt 5 %transmittantie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.4.3">
        <li.nr>11.4.3</li.nr>
        <al>Het verschil tussen meetresultaten, verkregen voor één bepaalde lichtdoorlatendheid en voor metingen, uitgevoerd op een wijze beschreven in de gebruiksaanwijzing en onder nagebootste bedrijfsomstandigheden, mag ten hoogste 2 %transmittantie bedragen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.4.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.4.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.4.4">
        <li.nr>11.4.4</li.nr>
        <al>Een lichtdoorlatendheidmeter wijst de gemeten lichtdoorlatendheid aan in %transmittantie.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.4.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.4.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5">
        <li.nr>11.5</li.nr>
        <al>Een lichtdoorlatendheidmeter:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>is van een zodanige constructie dat de plaatsing van de zender en ontvanger eenvoudig mogelijk is en een verwaarloosbare invloed heeft op de gemeten lichtdoorlatendheid;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>is van een zodanige constructie dat omgevingslicht een verwaarloosbare invloed heeft op de gemeten lichtdoorlatendheid;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>is ongevoelig voor eigenschappen van het medium, zoals reflectie;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>bepaalt de lichtdoorlatendheid uitgaande van de genormeerde spectrale gevoeligheidskromme van het menselijk oog bij daglicht;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie11/Onderdeel11.5/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>mag zijn voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke justeerinrichting met een bereik van maximaal viermaal de maximale fout als bedoeld in 11.4.2.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=11.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=11.5"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">12</nr>
      <titel status="officieel">Bromfietsrollentestbanken</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.1">
        <li.nr>12.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.1/Onderdeel_1">
            <al>
              <nadruk type="cur">resulterende meetwaarde:</nadruk> door de bromfietsrollentestbank aangewezen of afgedrukte waarde die als uiteindelijk resultaat van de test wordt gepresenteerd.</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.1/Onderdeel_2">
            <al>
              <nadruk type="cur">wegweerstand:</nadruk> sommatie van de bij een bepaalde snelheid optredende rolweerstand en luchtweerstand onder de condities als beschreven in bijlage I van de Europese <extref doc="31995L0001" label="richtlijn" reeks="Celex">richtlijn 95/1/EG</extref> betreffende de door de constructie bepaalde maximumsnelheid, het maximumkoppel en het netto- maximumvermogen van twee- of driewielige motorvoertuigen.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.2">
        <li.nr>12.2</li.nr>
        <al>Bromfietsrollentestbanken zijn ingedeeld in Categorie B.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.3">
        <li.nr>12.3</li.nr>
        <al>Een bromfietsrollentestbank is voorzien van:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.3/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen: een korte en overzichtelijke procedure voor het gebruik van de testinrichting bij de uitvoering van de controle van een voertuig, waaronder in elk geval wordt verstaan een stroomschema;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.3&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.3/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>een testaansluiting;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.3&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.3/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>een controle-inrichting waarmee een snelheid kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle worden alle circuits gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.3&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.3/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>een digitale aanwijzing, al dan niet in combinatie met een analoge aanwijzing, al dan niet in combinatie met een afdrukinrichting.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.3&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.4.1">
        <li.nr>12.4.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bedraagt 5 km/h voor snelheden niet groter dan 50 km/h en 10% van de werkelijke snelheid voor snelheden groter dan 50 km/h.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.4.2">
        <li.nr>12.4.2</li.nr>
        <al>De maximale fout in de meting van de omtreksnelheid van de rollen bedraagt één tiende van de maximale fout bedoeld in het eerste lid.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.4.3">
        <li.nr>12.4.3</li.nr>
        <al>De maximale fout in de resulterende meetwaarde bedraagt 2,5% van de aangewezen waarde indien deze uitsluitend veroorzaakt wordt door dynamische effecten in de meetsignalen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.4.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.4.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.4.4">
        <li.nr>12.4.4</li.nr>
        <al>Een bromfietsrollentestbank simuleert een weerstand die overeenkomt met de wegweerstand.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.4.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.4.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.5.1">
        <li.nr>12.5.1</li.nr>
        <al>Een bromfietsrollentestbank is van een zodanige constructie, dat op een veilige manier metingen kunnen worden verricht waarvoor de bromfietsrollentestbank op grond van zijn aanwijsbereik is bestemd.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.5.2">
        <li.nr>12.5.2</li.nr>
        <al>Het oppervlak van de rollen is zodanig, dat de diameter niet meer dan 0,5% varieert.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.1">
        <li.nr>12.6.1</li.nr>
        <al>De bromfietsrollentestbank stelt ten minste de volgende waarden vast:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.1/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>tijdens de test de momentele waarde van de snelheid;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.1&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.1/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>na correcte uitvoering van de test de resulterende meetwaarde.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.1&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.6.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.2">
        <li.nr>12.6.2</li.nr>
        <al>Dynamische effecten zijn op een juiste wijze in de resulterende meetwaarde verwerkt.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.6.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.3">
        <li.nr>12.6.3</li.nr>
        <al>Een gepresenteerde resulterende meetwaarde heeft betrekking op de hoogste waarde van het gemiddelde over minimaal 2 seconden waarbij het voertuig zijn maximale prestatie levert.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.6.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.4">
        <li.nr>12.6.4</li.nr>
        <al>Indien een bromfietsrollentestbank is voorzien van een interne of externe afdrukinrichting worden ten minste de volgende gegevens vastgelegd:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.4/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>de datum en het tijdstip van de metingen aan het desbetreffende voertuig;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.4&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.4/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>de ingevoerde informatie betreffende de identificatie van het voertuig bestaande uit het kenteken;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.4&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.4/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>de resulterende meetwaarde.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.4&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.6.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie12/Onderdeel12.6.5">
        <li.nr>12.6.5</li.nr>
        <al>Andere informatie dan bedoeld in 12.6.4 mag worden geregistreerd voor zover deze niet leidt tot misleiding of misvatting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=12.6.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=12.6.5"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">13</nr>
      <titel status="officieel">Geluidsniveaumeters</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.1">
        <li.nr>13.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.1/Onderdeel_1">
            <al>
              <nadruk type="cur">geluidsbron:</nadruk> generator van een bepaald geluidsniveau voor de controle van de juistheid van de aanwijzing van een geluidsniveaumeter.</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.1/Onderdeel_2">
            <al>
              <nadruk type="cur">frequentieweging A:</nadruk> geluidsniveau gecorrigeerd voor de genormaliseerde gevoeligheid van het menselijk oor voor verschillende frequenties.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.2">
        <li.nr>13.2</li.nr>
        <al>Geluidsniveaumeters zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.3">
        <li.nr>13.3</li.nr>
        <al>Een geluidsniveaumeter is voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze waarop met de geluidsniveaumeter moet worden gewerkt teneinde goed reproducerende resultaten te verkrijgen;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze van plaatsing van de microfoon.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.4.1">
        <li.nr>13.4.1</li.nr>
        <al>Een geluidsniveaumeter is voorzien van een testaansluiting.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.4.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.4.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.4.2">
        <li.nr>13.4.2</li.nr>
        <al>Een geluidsniveaumeter is voorzien van een geluidsbron met een geluidsniveau van 94 dB plus of min 0,2 dB of 104 dB plus of min 0,2 dB, met een frequentie van 1 kHz plus of min 0,2%, waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.4.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.4.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.5">
        <li.nr>13.5.</li.nr>
        <al>De maximale fout bedraagt 0,3 dB bij meting van de geluidsbron.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.5.2">
        <li.nr>13.5.2</li.nr>
        <al>De maximale fout bij gesimuleerde geluidsniveaus afhankelijk van de frequentie bedraagt:</al>
        <table colsep="1" frame="all" pgwide="1" rowsep="1" tabstyle="zebra1">
          <tgroup align="left" char="" charoff="50" cols="3" tgroupstyle="zebra1">
            <colspec colname="col1" colnum="1" colwidth="157*"/>
            <colspec colname="col2" colnum="2" colwidth="107*"/>
            <colspec colname="col3" colnum="3" colwidth="105*"/>
            <thead valign="bottom">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>frequentie (Hz)</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" nameend="col3" namest="col2" rotate="0" valign="top">
                  <al>maximale fout (dB):</al>
                </entry>
              </row>
            </thead>
            <tbody valign="top">
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>10</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>3,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>– ∞</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>12,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>– ∞</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>16</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-4,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>20</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-2,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>25</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-1,5</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>31,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-1,5</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>40 .. 800</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-1,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>0,7</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-0,7</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1.250 .. 4.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-1,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>5.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-1,5</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>6.300</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-2,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>8.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>1,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-2,5</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>10.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-3,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>12.500</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-5,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>16.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>2,5</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>-16,0</al>
                </entry>
              </row>
              <row rowsep="1">
                <entry align="left" colname="col1" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>20.000</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col2" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>3,0</al>
                </entry>
                <entry align="left" colname="col3" colsep="1" morerows="0" rotate="0" valign="top">
                  <al>– ∞</al>
                </entry>
              </row>
            </tbody>
          </tgroup>
        </table>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.5.3">
        <li.nr>13.5.3</li.nr>
        <al>De maximale fout voor geluidsniveaustappen van 1 dB en 10 dB bedraagt 0,3 dB.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.5.4">
        <li.nr>13.5.4</li.nr>
        <al>De maximale lineariteitsfout van het geluidsniveau bedraagt 0,8 dB.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.5.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.5.5">
        <li.nr>13.5.5</li.nr>
        <al>Het verschil tussen meetresultaten, verkregen voor één bepaalde geluidssterkte en voor metingen, uitgevoerd op een wijze beschreven in de gebruiksaanwijzing en onder nagebootste bedrijfsomstandigheden, mag ten hoogste 2 dB bedragen.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.5.5&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.5.5"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6">
        <li.nr>13.6</li.nr>
        <al>Een geluidsniveaumeter:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6/Onderdeela">
            <li.nr>a.</li.nr>
            <al>wijst de gemeten geluidssterkte aan in dB;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;o=a&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=a"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6/Onderdeelb">
            <li.nr>b.</li.nr>
            <al>is van een zodanige constructie dat de plaatsing van de microfoon eenvoudig mogelijk is en een verwaarloosbare invloed heeft op het gemeten geluidsniveau;</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;o=b&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=b"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6/Onderdeelc">
            <li.nr>c.</li.nr>
            <al>heeft ten minste één aanwijsbereik van 60 dB met daarin begrepen 70 dB tot en met 110 dB</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;o=c&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=c"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6/Onderdeeld">
            <li.nr>d.</li.nr>
            <al>bepaalt het geluidsniveau met frequentieweging A. De verzwakking bij frequentie f (Hz) ten opzichte van de referentiefrequentie van 1 kHz bedraagt:</al>
            <plaatje>
              <illustratie id="268934" breedte="1063" formaat="png" hoogte="151" kleur="nee" naam="268934.png" type="lijn" uitlijning="start" display="block"/>
            </plaatje>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;o=d&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=d"/></jcis></meta-data></li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie13/Onderdeel13.6/Onderdeele">
            <li.nr>e.</li.nr>
            <al>is voorzien van een voor de gebruiker toegankelijke justeerinrichting met gebruikmaking van de geluidsbron.</al>
          <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;o=e&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=e"/></jcis></meta-data></li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=13.6&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=13.6"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
  <divisie bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14" opmaak="default">
    <kop>
      <nr status="officieel">14</nr>
      <titel status="officieel">Toerentellers</titel>
    </kop>
    <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.1">
        <li.nr>14.1</li.nr>
        <al>In dit hoofdstuk wordt verstaan onder:</al>
        <lijst nr-sluiting="." type="ongemarkeerd" start="1" level="single">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.1/Onderdeel">
            <al>
              <nadruk type="cur">toerenopnemer:</nadruk> onderdeel van de toerenteller dat signalen, afgegeven door de voertuigmotor, omzet in een elektrisch signaal en overdraagt aan het verwerkingsgedeelte van de toerenteller.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.2">
        <li.nr>14.2</li.nr>
        <al>Toerentellers zijn ingedeeld in Categorie C.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.3">
        <li.nr>14.3</li.nr>
        <al>Een toerenteller is voorzien van een handleiding waarin, naast de informatie bedoeld in 2.3, het volgende is opgenomen:</al>
        <lijst level="single" nr-sluiting="." start="1" type="expliciet">
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.3/Onderdeel._1">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze waarop met de toerenteller moet worden gewerkt teneinde goed reproducerende resultaten te verkrijgen;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.3/Onderdeel._2">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>indien de toerenteller voorzien is van meerdere toerenopnemers, de criteria die van belang zijn voor de keuze van een geschikte toerenopnemer;</al>
          </li>
          <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.3/Onderdeel._3">
            <li.nr>–</li.nr>
            <al>de wijze van plaatsing van de toerenopnemer.</al>
          </li>
        </lijst>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.4">
        <li.nr>14.4</li.nr>
        <al>Een toerenteller is voorzien van een inrichting waarmee door de gebruiker een toerental tussen 1.000 min<sup>-1</sup> en 6.000 min<sup>-1</sup> kan worden gesimuleerd en waarmee de juiste werking van het instrument kan worden gecontroleerd. Tijdens deze controle moeten alle circuits worden gecontroleerd die een invloed kunnen hebben op de nauwkeurigheid van de aanwijzing.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.4"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.5.1">
        <li.nr>14.5.1</li.nr>
        <al>De maximale fout bedraagt 10 min<sup>-1</sup> voor toerentallen kleiner dan 1.000 min<sup>-1</sup> en 1% voor toerentallen gelijk aan of groter dan 1.000 min<sup>-1</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.5.1&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.5.1"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.5.2">
        <li.nr>14.5.2</li.nr>
        <al>De toerenteller is voorzien van een aanwijsinrichting, die digitaal of analoog het gemeten toerental aangeeft.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.5.2&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.5.2"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.5.3">
        <li.nr>14.5.3</li.nr>
        <al>De kleinste afleeseenheid heeft ten hoogste een waarde van 10 min<sup>-1</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.5.3&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.5.3"/></jcis></meta-data></li>
      <li bwb-ng-variabel-deel="/Bijlage/Divisie14/Onderdeel14.5.4">
        <li.nr>14.5.4</li.nr>
        <al>Het meetbereik van een toerenteller omvat ten minste het gebied van 500 min<sup>-1</sup> tot 6.000 min<sup>-1</sup>.</al>
      <meta-data><jcis><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;o=14.5.4&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="o=14.5.4"/></jcis></meta-data></li>
    </lijst>
  </divisie>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata></meta-data></bijlage>
  </regeling>
<meta-data><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="wijziging" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><brondata><oorspronkelijk><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie></oorspronkelijk><inwerkingtreding><publicatie effect="nieuwe-regeling" soort="Stcrt" urlidentifier="stcrt-2022-18983"><publicatiejaar>2022</publicatiejaar><publicatienr>18983</publicatienr><uitgiftedatum isodatum="2022-07-20">20-07-2022</uitgiftedatum><ondertekeningsdatum isodatum="2022-07-05">05-07-2022</ondertekeningsdatum><kenmerk>4067181</kenmerk></publicatie><inwerkingtreding.datum isodatum="2022-07-21">21-07-2022</inwerkingtreding.datum></inwerkingtreding></brondata><jcis><jci versie="1.0" verwijzing="1.0:c:BWBR0046949&amp;g=2022-07-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="1.0:c:BWBR0046949"/><jci versie="1.3" verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949&amp;z=2022-07-21&amp;g=2022-07-21" onderdeel="wetgeving" korte-verwijzing="jci1.3:c:BWBR0046949"/></jcis></meta-data></wetgeving></toestand>