1. Die werkstemperatuur van hierdie kabelopspoorder is 0-40°C (32-104°F).
2.Om skade te vermy, moet hierdie toestel beskerm word teen oormatige meganiese vibrasie tydens hantering of gebruik, veral om te laat val.
3.Slegs professionele persone word toegelaat om hierdie instrument te kalibreer en te herstel.
4.Voor gebruik, inspekteer die instrument en die toetssnoer wat gebruik word vir eksterne skade. Maak asseblief seker dat die instrument en die toetssnoer wat gebruik word, in takt is. Die instrument moet nie gebruik word nie, tensy al die funksies van die instrument goed voorberei is vir werk.
5. Wanneer die instrument gebruik word, moet die nominale spanning van die getoetsde lyn nie die nominale spanning oorskry wat in die tegniese spesifikasies van hierdie Cable Locator gespesifiseer word nie.
6. Hou die instrument van direkte sonlig af om perfekte funksionering en lang lewensduur te verseker
7. As die instrument aan 'n uiters hoë elektromagnetiese veld onderworpe is, kan sy funksioneringsvermoë beïnvloed word.
8. Gebruik slegs batterye soos beskryf in die tegniese data afdeling.
1 ) Voordat u 'n opspoorder gebruik wat onder uiterste klimaatstoestande geplaas of vervoer is, plaas dit asseblief vir 'n sekere tydperk onder 'n nuwe gunstige omgewing.
2 ) Wanneer die sender met 'n lewendige hoofstroom gekoppel is, indien die grondgat van die sender met 'n beskermende grondfase verbind is, kan die stroomlekkasie (indien enige) in die kragtoevoerlyn aansluit by die kringstroom van die sender, wat lei tot uitskakeling van die lekkasiestroombreker, dit wil sê uitskakeling van FI/RCD.
3) Hou asseblief die oorspronklike pakkie goed in stand vir latere pos (soos vir kalibrasie van die instrument).
----- Opsporing van kabels, elektriese lyne, water-/gastoevoerpyplyne wat in muur of aarde begrawe is;
----- Bespeur onderbrekings en kortsluiting in kabels en elektriese lyne wat in muur of aarde begrawe is;
----- Opsporing van versmeltings en toewysing van stroombane;
----- Naspeursokke en verspreidingsokke wat per ongeluk deur pleisterwerk bedek is;
----- Bespeur onderbrekings en kortsluitings in vloerverwarming;
----- Die sender is geïntegreer met die funksie van AC/DC voltmeter, wat 12 tot 400V AC/DC spanning op 'n lineêre basis kan meet:
~~~~~~~~~ AC: 12~400V (50 tot 60 Hz) 土2,5%
~~~~~~~~~ GS: 12~400V±2,5%
Die skerm van die sender kan voorafbepaalde stuurkrag, uitgestuurde kodes, sy eie battery-energie, hoofspanning bespeur, AC/DC status van hoofspanning bespeur, en waarskuwingsimbool vir hoofspanning vertoon.
Die sender het die funksie van selfinspeksie om sy eie werkstatus op te spoor en om dit op die LCD-skerm te vertoon vir die gebruiker se verwysing.
Die skerm van die ontvanger kan die uitsaaikrag van die sender, uitgestuurde kodes, energie van die sender en sy eie batterye, AC-spanning-geïnduseerde sein bespeur en waarskuwingsimbool vir hoofspanning vertoon.
Die sensitiwiteit van die ontvanger kan óf met die hand óf outomaties aangepas word. Die ontvanger kan outomaties frekwensie vee.
Beide die sender en die ontvanger kan onder dempmodus werk.
Die ontvanger is beskikbaar met outomatiese afskakeling (Dit word outomaties afgeskakel oor 15 minute van afwesigheid van sleuteldruk).
Die ontvanger se LCD-skerm is van agtergrondlig voorsien vir aanwending in swak lig. Beide die sender en die ontvanger word voorsien van flitsligfunksie wanneer daar in donkerte gewerk word.
Bykomende senders is beskikbaar om verskeie seine uit te brei of te onderskei. Kompaktheid, duursaamheid en draagbaarheid.