Nuus - Hoe om die basiese werkverrigting van die kragsensor na te gaan
Die toetsdoel van die laadsel is om die korrelasie vas te stel tussen die grootte van die kragwaarde en die waarde van die uitsetsein.
Sedert die 11de Internasionale Konferensie oor Metrologie in 1990 het lande regoor die wêreld agtereenvolgens die Internasionale Eenheidstelsel (SI) aangeneem, wat 'n meer volledige en redelike gevorderde eenheid is wat op grond van die metrieke stelsel ontwikkel is. Dit word in Newton (N) gespesifiseer as 'n krageenheid.
Die metodefout om die kragwaarde te meet, kan gemeet word aan die hand van 'n metode wat gebalanseer word met die bekende swaartekrag, en verskillende fisiese verskynsels wat eweredig is aan die krag, soos elastisiteit, druk, piezomagnetisme en ander effekte, kan gebruik word om die krag te meet. . Die algemene metodes om krag te meet kan opgesom word as die dinamiese effek en statiese effek van die gebruik van krag.
① Gebruik die dinamiese effek om die kragwaarde te meet. In die gravitasieveld veroorsaak die swaartekrag van die aarde dat voorwerpe swaartekrag produseer, dit wil sê gewig. Daarom kan die gewig van 'n voorwerp met bekende massa op 'n sekere plek in die gravitasieveld gebruik word om die krag te meet.
② Gebruik die statiese effek om die kragwaarde te bepaal. Die statiese effek van krag vervorm 'n voorwerp. As die voorwerp volgens die wet van Hooke binne die elastiese gebied 'n elastiese liggaam is, is die vervorming eweredig aan die krag. Die grootte van die krag kan geken word deur die mate van vervorming te meet.
3) Force meet toerusting
Die mees algemene toerusting vir kragmeting is 'n standaard dinamometer, waarvan die akkuraatheid en reikwydte verwag kan word op grond van die sensor wat getoets word.
Die belangrikste prosedures vir die toets van die kragopnemer is: installeer die sensor op 'n standaard kragmetingsmasjien; verbind die opsporingstelsel; kyk in volgorde; dataverwerking en berekeningsfoute.
① Installasievereistes. Wanneer die sensor wat getoets word op die standaard dinamometer gekalibreer word, moet die installasie aandag gegee word sodat die lasaksie-indeks van die sensor ooreenstem met die fase van die standaard dinamometer. Andersins sal dit foute op die proef stel as gevolg van die invloed van komponentkrag, laterale krag of ongelyke kragverspreiding. Die voorwaardes vir lasveranderinge wat veroorsaak word deur verkeerde installasie is soos volg.
② Stelselverbinding. Die opsporingstelsel van die kragsensor is in twee dele verdeel: invoer volume en uitvoer volume, soos getoon in die figuur.
As die sensor wat getoets word 'n aktiewe sensor is, is geen hulpvoeding benodig nie.
③ Opsporingsvolgorde. Pas 0%, 20%, 40%, 60%, 80% en 100% van die veranderde kragwaarde toe op die sensor wat getoets word in volgorde, en nadat die kragwaarde weer toegepas is, sal die opsporingsinstrument die sensor in lyn bring of opneem vir elke boonste en onderste twee Die beroerte is 'n metingsiklus en oor die algemeen moet drie siklusse gedoen word.
Dit is die aantal laaistadia en die aantal siklusse van die gewone opspoorsensor. Volgens die behoeftes is die aantal laaistadia 10 en die aantal siklusse 5-10 keer.
④ Verwerking van data. Die data op die meetpunt sal proporsioneel in die datatabel gekalibreer word. Volgens die definisie van lineariteit, histerese, herhaalbaarheid en sensitiwiteit en die foutberekeningsmetode daarvan, word die maksimum fout van die indeks van die sensor wat getoets word, verkry. Beoordeel dan volgens die vereistes van die professionele standaarde of produktegniese standaarde van die sensor of die sensor gekwalifiseer is.
Shenzhen Xinjingcheng Technology Co, Ltd is hoofsaaklik besig met die navorsing en ontwikkeling van spanningsdruksensors, miniatuur-laadselle, hoë-presisie-laadselle, vloeimetersensors, S-tipe sensors, cantilever-straalsensors, multi-dimensionele kragsensors, spanning sensors, volume en beheerinstrumente Verskaffer van produksie- en kragbeheerstelseloplossings.