Narkose Machines & Systems | Troeteldiere Huishouding
Die primêre doel van die narkose masjien en stelsel is om 'n ingeasemde (gas) narkose aan die dier te lewer om hom bewusteloos te hou deur chirurgie. Daar is twee basiese tipes narkose stelsels wat vir klein diere gebruik word: herhaling en nonrebreathing.
Herstellende stelsels word gebruik vir diere wat meer as 10 pond weeg. Die volgende diagram toon die dele van 'n herstellende sisteem wat die herwatering van uitasemde gasse aan die dier toelaat. Elke asem bevat uitasemgas wat die koolstofdioksied verwyder het en vars suurstof en narkose bygevoeg.
Skematiese van 'n herhalingstelsel
A. Suurstofbron met drukmeter - Suurstof word aan die dier verskaf. Dit is ook die draergas wat die ingeasemde narkose aan die troeteldier bring.
B. Drukreduksie klep - Hierdie klep verminder die hoë druk van die suurstoftenk tot 'n bruikbare vlak.
C. Vloeimeter - Dit stel die narkotiseur in staat om die koers te bepaal wat die suurstof na die dier sal vloei.
D. Suurstofspoelklep - Hierdie klep laat suurstof toe om direk na die dier te vloei wat die narkose omseil. Dit word gebruik om die hoeveelheid suurstof vinnig te verhoog en die narkose in die stelsel te verminder. Dit word gedoen aan die einde van die narkose of as die dier tydens die operasie te diep van 'n narkosevlak is.
E. Vaporizer - Die vaporizer omskep die vloeibare narkose na 'n gas toestand en voeg beheerde hoeveelhede van die gasverdowing by die suurstof wat deur die masjien vloei.
F. Inhalasie klep - Dit laat die gasse toe om slegs na die dier te vloei en nie terug na die verdamper deur middel van 'n eenrigtingklep nie.
G. Inasemingslang - Hierdie slang dra die gasse na die dier.
H. Verbindingspoort - Die terugslagstelsel het 'n Y-stuk wat die inhalasieslang, endotrageale buis en uitasemslang verbind.
I. Endotrageale buis - Hierdie buis word in die lug se lugpyp geplaas om die suurstof en gasse in die longe in te laat.
J. Uitasemslang - Hierdie slang dra die gasse wat die dier uitasem na die narkose masjien.
K. Uitademingsklep - Dit laat die uitasemde gasse slegs in die narkose masjien, nie terug na die dier, deur middel van 'n eenrigtingklep nie.
L. Rebreathing (reservoir) sak - Dit is 'n opblaas rubber sak wat die ophoping van vars en veroude gas tydens uitaseming toelaat sodat 'n reservoir gas beskikbaar is vir die volgende asem. Die sak dien ook as 'n veiligheidstoestel om vinnige drukverhogings in die stelsel te voorkom. Dit kan met die hand geperst word om 'n dier te "sak" soos benodig tydens die operasie om asemhaling te help.
M. Afsluitingsklep - Dit is 'n drukverligklep wat die vrystelling van afvalgasse en ekstra druk vanaf die stelsel in die skraperslang toelaat.
N. Scavenger-slang - Hierdie slang dra afvalgasse (bv. Suurstof, stikstofoksied, inhalasie narkose en koolstofdioksied) uit die stelsel en buite die gebou.
O. CO2-absorberhouder - Enige gasse wat deur die afluisklep verlaat, gaan deur die koolstofdioksiedabsorbeerder voordat dit na die dier terugkeer. Die chemikalieë in die houer verwyder koolstofdioksied uit die gasse wat daardeur beweeg.
Die nonrebreathing stelsel word gebruik vir die diere wat tipies onder ongeveer 10 pond is. Hierdie kleiner diere het 'n hoër vloei van gasse benodig om te voorkom dat koolstofdioksied weer teruggevoer word. In hierdie tipe stelsel word min of geen uitasemde gasse na die dier teruggegee, maar verlaat deur die afluisklep in die skraperslang. 'N Nonrebreathing stelsel word gewoonlik nie in die groter troeteldiere gebruik nie, aangesien die hoë gasvloei suurstof en narkose afval. Hoë vloeitempo's lei ook tot hitte en vloeistofverlies van die troeteldier. Verhitte en bevochtigde uitasemde gasse word in die respiratoriese stelsel vervang deur 'n geïnspireerde gasmengsel wat koel en droog is. Die volgende is 'n diagram van 'n nonrebreathing-stelsel.
Skematiese van 'n nonrebreathing stelsel
Die eerste drie dele is dieselfde as met die herstellende stelsel.
A. Suurstofbron met drukmeter
B. Drukreduksie klep
Dit is op hierdie punt dat die stelsel verander. Die nonrebreathing stelsel het nie elkeen van die dele van 'n rebreathing stelsel. Dit het wel:
G. Inasemingslang - Die gasse verlaat die verdampingsmiddel en gaan direk in 'n slang vir aflewering aan die dier.
H. Verbindingspoort - Dit verbind die inasemings- en uitasempype aan die endotrageale buis.
I. Endotracheale buis - Hierdie buis word in die tragea van die dier geplaas om die suurstof en gasse in die longe in te laat.
J. Uitasempyp - Uitgasde gasse word direk deur die buis na die reservoirsak oorgedra.
L. Rebreathing (reservoir) bag - Uitasemde gasse gaan in die reservoirsak.
N. Scavenger-slang - Uitgesampte gasse gaan uit die reservoirsak en uit die stelsel (en bou) deur die sluipslang.
Vergelyking van stelsels
Die twee tipes stelsels het hul voordele en nadele. Dit word deur die veearts in ag geneem wanneer hy of sy besluit watter stelsel vir elke individuele dier moet gebruik word.
Voordele van Rebreathing Systems
Voordele van Nonrebreathing Systems
Minder suurstof en narkose gasse word gebruik as gevolg van die laer vloeitempo Diepte van narkose kan vinniger verander word
Minder afvalgasse word geproduseer Minder weerstand vind plaas tydens respirasies (klein diere mag moeilik inasem met genoeg krag om lug deur middel van 'n herstelingstelsel te trek)
Die dier se hitte en vog van respirasies word bewaar
McKelvey, D; Hollingshead, W.K. Klein Diere-narkose: Honds- en Feline-oefening. Mosby. St Louis, MO; 1994.
Wat jy moet weet oor narkose masjiene: 'n oorsig. Diergeneeskunde. April 1996.Â
Pozri si video: Anesteziologický prístroj
← Saltwater of Reef Aquarium Refugiums: Hoe hulle werk, voordele en tipes
Slaap maklik of slaap-minder? →
Entropie in honde: Wat is verkeerd met my hond se oë?
Voedselallergieë vs Omgewingsallergieë: Wat is die verskil?
Been siektes in groeiende honde en hondjies
Versameling en hantering van akwariumvis: 'n Kyk na die mariene bedryf
Oorbeskerming (Otoplastie) by honde
Is 'n nuwe katjie reg vir jou?
Hoekom Honde Shed en Wat om te doen oor dit
Flight Attendants Slaan Franse Bulldog Sukkel om te Adem