Nuus - Verstaan ​​die beplanning van fotometriese ligontleding
Verstaan ​​die beplanning van fotometriese ligontleding
As u 'n vervaardiger, beligtingsontwerper, verspreider of argitek spesifiseer, moet u IES fotometriese planlêers verwys om die werklike produksie van lig en lumen te verstaan ​​vir die toestelle wat u in u installasie wil installeer. ontwerpe. Vir ons almal in die buite-beligtingsbedryf, is hierdie artikel hier om ons te help om beter te verstaan ​​hoe om fotometriese beligtingsdiagramme te lees en te ontleed.
Soos gestel deur Wikipedia in die eenvoudigste terme as verwysing na die begrip van optika; Fotometrie Is die wetenskap van die meting van lig. 'N Fotometriese ontledingsverslag is eintlik die vingerafdruk van hoe 'n armatuurligpunt sy lig lewer vir die unieke produkontwerp. Om al die liguitsethoeke te meet en op watter intensiteit (ook genoem die kandelaar of kersvermoë), en let op die analise van 'n armatuur wat lig lewer, gebruik ons ​​iets wat 'n Spieëlgoniometer om ons te help om hierdie uiteenlopende aspekte van lig wat in sterkte en afstand uitgegee word, relatief tot sy patrone te identifiseer. Hierdie instrument neem ligintensiteit (candela) en meet dit onder verskillende hoeke. Die afstand van die lamp tot die Goniometer moet 25 voet of beter wees om die kandela (intensiteit) korrek te meet. Om die IES-fotometriese analise behoorlik te laat werk, meet ons die kandelaars of kersvermoë op 0 grade (die nul is onder die lamp of die onderkant). Dan beweeg ons die goniometer 5 grade en gaan voort om dit telkens weer te beweeg, elke keer nog 5 grade regdeur die armatuur om die liguitset behoorlik te lees.
HOE OM DIE FOTOMETRIESE METINGSPROSES TE LIG
Sodra ons 360 grade gegaan het, skuif ons die goniometer en begin ons in 'n hoek van 45 grade van waar ons begin het, en herhaal die proses. Afhangend van die ligterlig van die landskap, kan ons dit op verskillende hoeke doen om die ware lumenuitsette behoorlik vas te lê. 'N Candela-grafiek, of kerskragkurwe, word gemaak van die inligting en word gebruik vir die skep van hierdie IES Fotometriese lêers wat ons in die beligtingsbedryf gebruik. By elke verskillende hoek van die lig, sal ons die verskillende intensiteit van die armatuur sien, wat dikwels uniek is onder verligtingvervaardigers. 'N Ligverspreidingsmodel word dan geskep, ook 'n kerskragkurwe genoem, wat weer aan ontwerpers en argitekte van die lig 'n visuele voorstelling gee van die lig wat deur 'n armatuur versprei word deur die optika, omhulsels en vorms.
Hoe verder ons van die nulpunt af kom, hoe intensiewer is die liguitset. 'N Candela-verspreidingstabel is die candela-kurwe, maar word in die tabelvorm geplaas.
Die fotometriese ligdiagramme wat uit hierdie bevindings geskep word, vertel u onmiddellik of die meeste vloed (die lumen, die "vloei van lig") opwaarts afwaarts of sywaarts gaan.
Die koëffisiëntbenuttingstabel in fotometrie neem in ag die persentasie lig van die lampe wat die werkoppervlak bereik in 'n gegewe ruimte. Die kamerholteverhouding is die verhouding van mure tot horisontale oppervlaktes of vloere tot die werkarea. Mure absorbeer baie lig. Hoe meer hulle absorbeer, hoe minder lig kom in die gebiede waar die lig werp. Ons het ook weerkaatsingswaardes op hierdie kaarte wat die persentasie weerkaatsing van vloere, mure en plafonne in ag neem. As die mure van donker hout is wat nie die lig goed weerkaats nie, beteken dit dat daar minder lig op ons werkoppervlak weerkaats word.
Om te verstaan ​​hoe al hierdie liguitsette vir elke produk werk, stel die beligtingsontwerper in staat om die hoogte waarop 'n lamp geplaas moet word, akkuraat te beplan en die afstand tussen die lampe om die buite-ruimtes behoorlik te verlig om die ruimte te vul met eweredig verspreide lig. Met al hierdie inligting kan fotometriese beplanning en analise u (of sagteware) maklik die regte hoeveelheid armaturen kies wat benodig word vir die voordeligste projek vir die ontwerp van die beligtingsontwerp deur die toepaslike wattage-krag- en lumen-uitsetvlakke in te neem om die optimale beligtingsdekking te skep. deur gebruik te maak van die spesifikasies wat die mate van lighoeke illustreer wat elke lig op die argitekte se bloudrukke vir die eiendom vertoon. Hierdie metodes om die beste landskapsbeligtingsontwerpe en installasieplanne te bepaal, laat professionele en groot bouprojek-aankoopbestuurders toe om behoorlik te beheer en te verstaan ​​watter ligte die beste is om in 'n gegewe area op die eiendom se bloudruk vanaf die argitekte te installeer. kromme en lumen-uitsetdata.
INDUSTRIE FOTOMETRIESE PLANVERLIGTING IES DIAGRAMKAARTVOORWAARDES
Lumens: Lichtstroom, gemeet in lumen (lm), is die totale hoeveelheid lig wat deur 'n bron geproduseer word sonder om die rigting in ag te neem. Die ligstroom word deur lampvervaardigers voorsien en algemene lumenwaardes is in die lampmatriks ingesluit.
Candela: Lig intensiteit ook na verwys as Helderheid, gemeet in candela (cd), is die hoeveelheid lig wat in 'n spesifieke rigting geproduseer word. Hierdie inligting word grafies saamgestel in kaarte wat in polar vorm geformateer is, wat die intensiteit van die lig in elke hoek weg van die 0 ̊ lampas (nadir) aandui. Die numeriese inligting is ook in tabelvorm beskikbaar.
Voetkandelare: Beligting, gemeet in voetkandelare (fc), is die maatstaf vir die hoeveelheid lig wat op die oppervlak kom. Drie faktore wat die beligting beïnvloed, is die intensiteit van die armatuur in die rigting van die oppervlak, die afstand van die armatuur na die oppervlak en die invalshoek van die lig wat aankom. Alhoewel verligting nie deur ons oë opgespoor kan word nie, is dit 'n algemene maatstaf wat gebruik word om ontwerpe te spesifiseer.
Neem asseblief kennis: Voetkandelaars is die mees algemene meeteenheid wat deur professionele professionele mense gebruik word om ligvlakke in besighede en buite-ruimtes te bereken. 'N Voetkandelaar word gedefinieer as die verligting op 'n oppervlakte van een vierkante voet vanuit 'n eenvormige bron van lig. Die Illuminating Engineering Society (IES) beveel die volgende beligtingstandaarde en vlakke van voetkleure aan om voldoende verligting en veiligheid vir inwoners te verseker.
Kandelare / meter: Luminansie gemeet in kandelaars / meter is die hoeveelheid lig wat 'n oppervlak verlaat. Dit is wat die oog waarneem. Luminance sal meer bekend maak oor die kwaliteit en gemak van 'n ontwerp as slegs die illuminansie.
Kernkrag in die middelstraal (CBCP): Kernkrag in die middelste balk is die ligintensiteit in die middel van 'n balk, uitgedruk in kandelaars (cd).
Ligkegel: Handige hulpmiddels vir vinnige vergelyking en berekening van beligting; ligkegels bereken die aanvanklike vlakke van die voetlig vir 'n enkele eenheid gebaseer op puntberekeningstegnieke. Die balkdiameters word tot die naaste halwe voet afgerond.
Downlight: Hierdie kegels van die lig lewer prestasie in eenhede sonder onderweerkaatsings vanaf die oppervlaktes. Die gegewe data is vir die montering van hoogte, voetkandelwaardes teen die onderste punt en die gevolglike balkdiameter.
Aksentbeligting: Patrone van die lig van verstelbare aksent-armaturen hang af van die lamptipe, wattage, die kantel van die lamp en die ligging van die verligte vlak. Prestasie-data vir eenhede word voorsien vir horisontale en vertikale vlakke, met die lamp op 0 ̊, 30 ̊ of 45 ̊ gerig.
Straallig mik: Met stralingsdiagramme vir die ligstraal kan 'n ontwerper maklik die regte afstand vanaf 'n muur kies om 'n armatuur op te spoor en die middelpunt van die lamp te kry waar nodig. Vir die aansteek van kunsvoorwerpe aan 'n muur word die mikpunt van 30 is verkies. Onder hierdie hoek sal 1/3 van die balk se lengte bo die CB-punt wees, en 2/3 daaronder. As 'n skildery dus drie voet lank is, moet u die CB beplan om 1 voet onder die bokant van die skildery te wees. Vir verhoogde modellering van driedimensionele voorwerpe word gewoonlik twee ligte gebruik, 'n sleutellig en 'n vullig. Albei is gerig op minstens 30 ̊ hoogte en is 45 ̊ van die as af geleë.
Muurwasbeligtingsdata: Asimmetriese muurwasverspreidings word voorsien van twee soorte prestasiekaarte. 'N Prestasiekaart vir eenhede teken die verligtingskragvlakke in inkremente van een voet langs en af ​​langs 'n muur. Prestasiegrafieke met meerdere eenhede rapporteer die werkverrigting van die middelste eenhede, bereken uit 'n vier-eenheid-uitleg. Beligtingswaardes word in die middellyn van 'n eenheid geteken en tussen eenhede gesentreer. Beligtingswaardes is kosinuskorrigeerde aanvanklike waardes. Geen weerkaatsings van die kameroppervlak dra by tot die verligting van waardes nie. As u die eenheidspasiëring verander, beïnvloed dit die beligtingsvlak.
DIE WARE KRAG VAN LANDSKAPLIGE VERLIGTINGSPRODUKTE VERSKIL
In die buitelugbeligtingsbedryf is dit belangrik om te verstaan ​​hoe lig behoorlik gemeet en ontleed word. Wanneer ons ligte vir groot projekte gebruik, moet ons ook ver vooruit beplan en verstaan ​​dat ons ons beligtingsplanne behoorlik ontwerp om ons te help om vroegtydig te weet, watter ligte ons waar sal installeer en hoeveel ons op sekere afstande sal installeer om te kry die regte ligbedekking. Dit is waarom ons hoede by Garden Light LED na die beligtingslaboratoriums, IES-ingenieurs en die Intertek-standaarde vir lae spanning-ligtoebehore gaan wat daarop gemik is om ons bedryf ware metings te gee vir ligmetings van hoë gehalte en om ons data te gee wat professionele persone kan gebruik. om doeltreffender beligtingsontwerpe te skep terwyl slimmer koopbesluite geneem word.
As u inkopies doen vir buitelandskapsliggies, beveel ons altyd aan dat baie van die ander handelaars voorgee dat hulle vervaardigers is wat hoë lumen-uitsette teen lae koste noem, want in ons fasiliteit se fotometriese toetse is hierdie ander ligtoebehore van baie ander lae spanning landskapsbeligting. handelsmerke in die VSA en in die buiteland, skiet baie kort aan hul gerapporteerde spesifikasies en krag eis eise vir ligte uitset met hul goedkoop ingevoerde produkte.
As u op soek is na die beste landskapsliggies daar buite, verwelkom u u om ons te kontak. Ons plaas graag een van ons professionele geleide liggies in u hande om 'n werklike vergelyking uit te voer!