Nuus - Tipes vibrasiesensor-sender en versnellingsmeter
Volgens die beginsel van elektromeganiese transformasie: elektries, piëso-elektries, werwelstroom, induktief, kapasitief, resistief, foto-elektries;
Vibrasiesensors word verdeel in verplasingsensors, spoedsensors, versnellingsensors, kragsensors, spanningsensors, torsievibrasiesensors en wringkragsensors volgens die gemete meganiese hoeveelhede.
Die sensors in die bogenoemde drie klassifikasies is versoenbaar.
1. Relatiewe elektriese sensor
Die elektromotoriese sensor is gebaseer op die beginsel van elektromagnetiese induksie, dit wil sê wanneer die bewegende geleier die magnetiese kraglyn in 'n vaste magnetiese veld sny, word elektromotoriese krag aan beide kante van die geleier geïnduseer.Daarom word die sensor wat deur hierdie beginsel vervaardig word, elektromotoriese sensor genoem.Die relatiewe elektromotoriese sensor is 'n verplasingsensor van die meganiese ontvangsbeginsel.Omdat die elektromagnetiese induksiewet in die elektromeganiese transformasiebeginsel toegepas word, is die elektromotoriese krag wat daardeur gegenereer word direk eweredig aan die gemete vibrasiespoed, dus is dit eintlik 'n spoedsensor.
Wervelstroomsensor is 'n relatiewe nie-kontaksensor, wat die vibrasieverplasing of amplitude van die voorwerp meet deur die verandering van die afstand tussen die einde van die sensor en die gemete voorwerp.Die werwelstroomsensor het die voordele van 'n wye frekwensiereeks (0 ~ 10 kHz), groot lineêre werkbereik, hoë sensitiwiteit en nie-kontakmeting.Dit word hoofsaaklik gebruik vir statiese verplasingsmeting, vibrasieverplasingsmeting en vibrasiemeting van roterende as in roterende masjinerie.
3. Induktiewe sensor
Volgens die relatiewe meganiese ontvangsbeginsel van die sensor, kan die induktiewe sensor die veranderinge van die gemete meganiese vibrasieparameters omskakel in die veranderinge van die elektriese parameterseine.Daarom is daar twee tipes induktiewe sensors, een is veranderlike gaping, die ander is veranderlike magnetiese area.
4. Kapasitiewe sensor
Kapasitiewe sensors word oor die algemeen in twee tipes verdeel.Veranderlike klaring tipe en veranderlike gemeenskaplike area tipe.Die veranderlike gapingstipe kan die verplasing van lineêre vibrasie meet.Die veranderlike area tipe kan die hoekverplasing van torsievibrasie meet.
5. Traagheid elektriese sensor
Die traagheid elektriese sensor bestaan ​​uit 'n vaste deel, 'n beweegbare deel en 'n ondersteunende veer deel.Om die sensor in die verplasingssensortoestand te laat werk, moet die massa van sy beweegbare deel groot genoeg wees, en die styfheid van die steunveer moet klein genoeg wees, dit wil sê om die sensor 'n voldoende lae natuurlike frekwensie te maak.