Wat is 'n lassel? - Reguit punt
Wat is 'n lassel?
Alle SP-laadselle is vasgemeten, gebaseer en gebruik die Wheatstone-brughoof. Hierdie artikel ondersoek die betrokke wetenskap en hoe 'n lassel werklik werk.
'N Vragsel (of lassel) is 'n transducer wat krag of massa omskakel in 'n meetbare elektriese uitset, wat die meeste aangedui word as # volumes per volt (mV / V).
Alhoewel daar baie variëteite van kragsensors soos hidrouliese, piezo- en pneumatiese spanningsmeter-gebaseerde laadselle is, is dit die algemeenste tipe.
In 1843 het die Engelse fisikus Sir Charles Wheatstone 'n brugkring ontwerp wat elektriese weerstande kon meet. Die Wheatstone-brug stroombaan is ideaal om die weerstandsveranderings wat in strainmeters voorkom, te meet. Alhoewel die eerste gebind weerstandsdraadspanningsmeter in die 1940's ontwikkel is, was dit nie tot die moderne elektronika vasgevang het dat die nuwe tegnologie tegnies en ekonomies haalbaar geword het nie.
SP Spanningsmeter lading selle verander die lading wat op hulle in elektriese seine optree. Die meters self is in noukeurige berekende posisies op die laerskoollichaam gebind. Wanneer 'n krag toegepas word, vervorm die ladingcel liggaam.
In die meeste gevalle word vier strainmeters gebruik om maksimum sensitiwiteit en temperatuurvergoeding te verkry.
Twee van die meters is gewoonlik in spanning, en twee in kompressie, en word bedraad met vergoedingsaanpassings om nul te balanseer.
Wanneer die spanning toegepas word, verander die spanning die elektriese weerstand van die meters in verhouding tot die las. SP-elektronika versterk en meet hierdie verandering in verhouding en verander dit na 'n vertoning in 'n bekende gekalibreerde ingenieurseenheid soos ton, pond, KiloNewtons of Kilogramme wat die laai selle-operateur akkurate en herhaalbare meting toelaat.
Soorte laai sel
Daar is verskeie algemene tipes lassel:
• Loadlink - 'n blok materiaal met 'n laaigat vir 'n hakie aan elke kant wat toelaat dat trekstene toegepas word
• Skuifbalk - 'n reguit blok materiaal wat aan die een kant vasgemaak is en aan die ander kant gelaai word
• Dubbelkantige skuifbalk, 'n reguit blok materiaal wat aan albei kante vasgemaak is en in die middel gelaai word
• Kompressie lassel, 'n blok materiaal wat ontwerp is om op een punt of area in kompressie gelaai te word
• 'S' -balklaslas, 'n S-vormige blok materiaal wat in beide kompressie en spanning gebruik kan word (laai skakels en spanningslading selle is slegs ontwerp vir spanning)
• Shear Loadpin, 'n ronde laadsel wat die krag wat daardeur toegepas word, sintuig, deur middel van strainmeters wat binne 'n klein boor deur die middel van die pen geïnstalleer word. Twee groewe word in die buitenste omtrek van die pen gemasjineer om die skuifvliegtuie te definieer.
Opwinding en gegradeerde uitset
Die Wheatstone-brug is opgewonde oor gestabiliseerde spanning (gewoonlik 3vdc met SP-produkte, maar kan tot 20v wees).
Die verskil in spanning eweredig aan die las verskyn dan op die seinuitsette in mv / v.
'N Lading-uitset word in millivolts per volt (mV / V) van die verskil spanning gemeet aan die volle nominale meganiese las. So 'n 2 mV / V laaipen sal 6 millivolt sein by volle vrag gee wanneer dit opgewonde is met 3v.
Tipiese sensitiwiteitswaardes is 1 tot 3 mV / V; Die meeste SP laai sel is gegradeer rondom 1.5mV / V.
Vier en ses draadselle
Sommige laadselle het 'n kabel met 4 drade en 'n skerm; Ander het 'n kabel met 6 drade en 'n skerm. Diegene met 6 drade, benewens die + insette, -input, + sein en-sein beëindigings, het 2 drade genaamd + Sense and -Sense. Dit word soms genoem + Verwysing (of + Ref) en -Reference (of -Ref).
Die hoofverskil in die funksie van hierdie 2-tipes is dat laadselle met 'n 6-draadkabel kan kompenseer vir variasies in die werklike eksitasie spanning wat hulle ontvang vanaf die versterker, aanwyser of PLC. Die weerstand van 'n elektriese kabel (geleier) wissel volgens sy lengte en enige temperatuur verander, wat lei tot variasies in die eksitasie spanning by die las selle. Met lang kabels sal daar 'n daling in spanning wees van die oorspronklike waarde wat deur die versterker, aanwyser of PLC verskaf word, en die voordeel van 'n 6-draadsel is dat hierdie druppel in spanning vinnig en effektief vergoed kan word sonder dat dit die lasmeting beïnvloed .
4 draadlading selle
4 draadlading selle is reeds gekalibreer en termies vergoed, tesame met die permanente lengte van die kabel wat tydens hul vervaardiging verskaf is. SP beveel aan dat jy nie die kabel van 'n 4-draad lading sel verkort as dit te lank is nie; Dit is beter om oortollige kabel op te spoel. Dit is omdat die fabriekskalibrasie en vergoeding van 'n 4-draadsel gekompromitteer sal word indien u die kabel verkort. Daar is geen sinne draers om die nuwe kabellengte te vergoed nie.
Wanneer u 4-draadselle bymekaar aansluit in 'n aansluitkas voor die versterker, aanwyser of PLC, beveel ons aan om 'n toegewyde 6-draadsellekabel te gebruik om die aansluitkassie aan die versterker, aanwyser of PLC te koppel. Dit sal vergoed vir enige spanning druppels oor die lengte van die kabel tussen hulle. In elk geval moet die kabel goed afskerm wees en voldoende dwarssnit (minstens 0.2 mm vk) hê om die spanning druppel langs sy lengte te beperk.
6 draadlading selle
Die bogenoemde voorsorgmaatreël om die kabels te sny, is nie van toepassing op laai selle met 'n 6 draadkabel nie. Die twee sinne drade is in staat om die werklike spanningspanning wat by die Wheatstone-brug in die lassel gesien word, te meet. Daarom kan die mV sein van die lassel aangepas word volgens die werklike opwinding wat dit ervaar. As 'n installasie-ingenieur die kabels wil verkort, kan hulle dit doen sonder om die laadselprestasie te benadeel.