Nutromer aanwyser - is 'n toestel wat akkuraat die parameters en waardes van die interne besonderhede van die openinge, insluitend hul verskeidenheid en diepte kan bepaal. In hierdie lesing toestel vertoon deur die metode kontak. Basies Binne remknypers, vertoon GOST gebruik in gevalle waar daar 'n behoefte om die dele in 'n baie afgeleë plek te meet (dit wil sê, waar dit onmoontlik is om konvensionele gebou roulette gebruik is). Dit werk op die beginsel van die element radiusometra.
Dit meettoestel word algemeen gebruik as 'n soort van lyn vir interne metings produkte. Nutromer aanwyser opgestel na aanleiding van standaard buite afmetings wat GOST definieer. Dikwels sulke toestelle in staat is om die diepte van die toestel te bepaal in die reeks van 1 tot 18 mm. Ook caliper aanwyser het, in sy struktuur en verwissel wasser latte wat in gat tee hulpmiddel kop gemonteer. Die verskil in hul grootte wissel van 1 tot 5 millimeter.
Die basiese strukturele element in die aanwyser is Nutromer gids mou. In die boonste deel van die uur aanwyser gestel word, is die betroubaarheid van wat bepaal word deur spesiale bevestiging skroef. Dit wil sê, dit gee akkurate metings. Skaal dit kan óf 'n pyl of e-pos wees. Binne mou ontwerp gebaar gages het 'n lang stok wat in kontak met dieselfde deel van kleiner deursnee. Kort stok rus op die "mushroom" Tee kop. Die tee het 'n vervangbare meetstok en die "enjin". Beide dele is vas in die behuising deur 'n neut. Verder is 'n middelpunt gebaar meter aanwyser brug in die bou daarvan. Dit is daarop gemik om die hoof van die aanwyser te stel. Die deursnee van die laasgenoemde hang af van die breedte van die gat dele, waarin die toestel tydens die meting waardes is ingevoeg. Dit is so gebou moderne gebaar meter aanwyser.
Hoe om hierdie toestel te gebruik?
Voor die elektrisiteit na die vorige waardes te herstel. Herstel inligting gedoen word op verskeie maniere - deur die gebruik van die mikrometer meter ring of 'n maat. Sodra op die elektroniese skaal of bel aanwyser vertoon waarde "0", kan begin om die wydte van die gat dele meet. In hierdie gebaar meter geplaas in 'n gat loodreg op die produk. Volgens die getuienis van die waarde van die pyl, kan jy uit te vind hoeveel dit verskil verwysing waardes van diegene wat deur die vervaardiger. As die naald eenheid is gedeflekteer na regs, dan is die gat deursnee is minder as voorafbepaalde. Gevolglik, indien die hand gedraai word na links, breedte groter detail. Die waarde en die vlak van afwyking van die wydte verwysing toestel word gedefinieer as die verdeling van die prys vermenigvuldig met die aantal afdelings, wat verskuif na die pyl self.