Verstaan ​​spesifikasies vir RF-seinopwekkers - Diverse - 2022
Verstaan ​​spesifikasies vir RF-seinopwekker
Soos met enige toetsinstrumentasie-item, word die prestasie van die spesifieke RF-seinopwekker in die spesifikasieblad uiteengesit.
Die stel spesifikasies wat vir RF-seinopwekkers gebruik word, is aangepas volgens die prestasieparameters wat van belang is in daardie scenario. Parameters van spesifikasies wat algemeen gebruik word, sluit in die frekwensiebereik, uitsetkragvlakke, akkuraatheid van die uitsetkrag, harmonieke en valse seine en fase-geraas. Hierdie en 'n aantal ander is van die parameters wat van die grootste belang is.
Daar kan 'n beduidende verskil in prestasie tussen die boonste seinopwekkers wees wat groot bedrae kan kos, in vergelyking met RF-seinopwekkers aan die onderkant wat op 'n meer beskeie begroting beskikbaar is. Dit is nodig om uit te werk wat nodig is en wat nodig sal wees om die beste opsie te kies. Vanselfsprekend vir tuistoepassings soos amateurradio, is die koste van sommige van die allerbeste toerusting nie bekostigbaar nie en nie nodig nie, terwyl daar vir 'n ontwikkelingslaboratorium geen ander opsie is as om aansienlike bedrae geld te belê nie.
Een van die voor die hand liggende sleutelspesifikasies vir enige radiofrekwensie seingenerator is die frekwensiegebied wat dit dek. Baie seinopwekkers kan vandag goed in die mikrogolfstreek werk, want dit is 'n gebied van groeiende belangstelling.
By die keuse van die band wat vir 'n seingenerator benodig word, is dit nodig om al die nodige toetsings in ag te neem. Die frekwensie-dekking wat nodig is vir die seinopwekker, is miskien nie net dié van die eenheid wat getoets word nie. Byvoorbeeld, wanneer radioontvangers getoets word, is dit nodig om hul vatbaarheid vir buitebandseine by beeld- en ander frekwensies te toets. Dit kan wees buite die werkfrekwensiegebied van die eenheid wat getoets word, en die seinopwekker moet aan hierdie en enige ander vereistes voldoen.
Harmonieke en valse seine
Alle seinopwekkers produseer 'n sekere mate van vals seine. Harmonieke is oor die algemeen baie hoër, want daar word baie moeite gedoen om intermodulasie en ander nie-harmoniese verwante valse seine te verminder.
vlakke van harmonieke en valse seine word gewoonlik aangehaal in terme van desibel relatief tot die draer.
Dikwels is die harmoniese vlakke relatief hoog omdat die uitset nie gefiltreer word nie, maar ander valse seine moet goed af wees.
Sein kragopwekker krag
'N Ander belangrike seingenerator-spesifikasie is die kraglewering daarvan. Vir die meeste RF-seinopwekkers word die kraguitsettingspesifikasie in dBm gedefinieer, d.w.z. dB relatief tot een milliwatt.
dBm na drywingsvlak
Alhoewel verskillende seinopwekkers verskillende uitsetvlakke het, is die mees algemene maksimum uitsetvlak +13 dBm, hoewel dit ook al die presiese maksimumvlak is, dit is gewoonlik tussen 10 en 100 milliwatt, dit wil sê 10 tot 20 dBm.
Krag akkuraatheid - relatief en absoluut:
Vir baie toetsscenario's is dit nodig dat die uitset van die seinopwekker akkuraat bekend is. Dit is omdat die reaksie van die eenheid wat getoets word waarskynlik na gelang van die seingeneratorvlak sal wissel. In sommige omstandighede is dit waarskynlik dat die reaksie baie sensitief kan wees vir die seingeneratorvlak. As gevolg hiervan is die spesifikasie van die seingeneratorvlak akkuraatheid van groot belang.
Daar is twee elemente vir die akkuraatheid van die signaalopwekker. Dit is die gevolg van die manier waarop die uitsetvlak beheer word. Die uitset van 'n seingenerator bestaan ​​meestal uit 'n demper en dit gee die vermoë om die uitsetvlak te verander. Voor die uitsetdemping in die seinopwekker is daar 'n versterker met 'n terugvoerlus wat gebruik word om 'n akkurate vaste vlak te handhaaf. Die akkuraatheid van die demper bied dan die relatiewe akkuraatheid van die individuele stappe, terwyl die volgehoue ​​vlak van die versterker die absolute akkuraatheid bied.
Seinopwekker fase ruis
Een ding wat deesdae by baie seinopwekkers opgemerk moet word, is die vlak van fase-geraas wat geproduseer word. Die belangrikheid ontstaan ​​omdat baie seinopwekkers in die kategorie van 'n gesintetiseerde seinopwekker val. Alhoewel 'n gesintetiseerde seinopwekker baie voordele bied, van presiese frekwensie-seleksie tot stabiliteit en hoë vlakke van programmeerbaarheid, kan die probleem van fase-geraas by sommige kragopwekkers 'n probleem wees, en die faseruis-spesifikasie moet deeglik oorweeg word.
Wanneer algemene geraasmetings van 'n stelsel gemaak word, kan die fase-geraas van 'n seingenerator wat gebruik word, die metings beïnvloed. Daarom is dit nodig om te weet wat geduld kan word.
Die vlak van fase-geraas van 'n radiofrekwensie seingenerator sal gewoonlik daal namate die verrekening van die draer toeneem. Die werklike vlakke kan op verskillende punte in 'n spesifikasie gegee word, en soms kan 'n plot van die fase-geraas gegee word.
Fase-geraasvlakke word gemeet in terme van dBc / Hz. Dit is die geraasvlak in 'n 1 Hertz-bandwydte relatief tot die vlak van die draer. Aangesien geraas nie op een enkele frekwensie is nie, maar oor die frekwensiegebied versprei word, hoe groter die bandbreedte van die meting, hoe meer geraas word gesien. Daarom is dit nodig om 'n bandwydte te spesifiseer en word 1 Hertz as standaard beskou.
Akkuraatheid - kort en langtermyn
Die akkuraatheid van 'n seinopwekker is dikwels belangrik. By die meeste RF-seinopwekkers wat frekwensiesintetiseerders gebruik, beteken dit dat die frekwensie akkuraatheid bepaal word deur die frekwensie standaard wat binne die kragopwekker gebruik word. Die frekwensie van frekwensie-standaarde word gedefinieer met 'n aantal verskillende spesifikasies en dit moet op die regte manier gekombineer word om die algehele "akkuraatheid" te gee. Alle akkuraatheidsmetings word gespesifiseer in terme van dele per miljoen (PPM). Daar is egter elemente wat temperatuurstabiliteit, lynspanningsstabiliteit, veroudering insluit (dws die bestendige wegdrywing gedurende baie maande van die kristal binne die verwysingsstandaard, ens. Dit moet statisties bygevoeg word om die algehele "akkuraatheid" vir die radiofrekwensie te verkry. seinopwekker.
Modulasie-formate word ondersteun
Ten einde baie toetse deur die seingenerator uit te voer, is dit in baie gevalle nodig dat die sein gemoduleer kan word. Sodoende kan regte seine meer volledig gesimuleer word en die vereiste toetse onderneem word. Die meeste seinopwekkers het die vermoë om seine op verskillende maniere te moduleer, waarvan sommige meer buigsaamheid bied as ander. As gevolg hiervan is dit nodig om die seinopwekkerspesifikasies na te gaan om te verseker dat dit oor die nodige vermoëns beskik.
Oorspronklik het baie seinopwekkers die vermoë gehad om amplitude-modulasie, AM en frekwensie-modulasie, FM, toe te pas. Maar by radio- en draadlose stelsels wat baie meer gevorderde modulasies gebruik, het baie seinopwekkers baie omvattende modulasie-vermoëns. Sommige hiervan kan voorsien word deur die gebruik van addisionele opsies. Vandag kan 'n verskeidenheid modulasieformate in 'n seinopwekker beskikbaar wees. Dit kan die volgende insluit: verskillende vorme van faseverskuiwingsleutel, PSK (insluitend BPSK, QPSK, 8PSK, ens.), Asook ander meer ingewikkelde modulasieformate, insluitend kwadratuuramplitude-modulasie, QAM (insluitend 16 en 64-punt QAM) moet gebruik word. Ander modulasietipes, insluitend CDMA en OFDM, kan ook beskikbaar wees. Dit is nodig om te verseker dat die radiofrekwensie-seinopwekker die nodige modulasieformate kan bied.
Toets toerusting kalibrasie interval
Die kalibrasie-interval vir enige item van toerusting is belangrik, en dit is die geval vir enige seinopwekker, of dit nuut is of 'n gebruikte seinopwekker. Toets toerusting kalibrasie kan 'n aansienlike bedrag by die koste van eienaarskap voeg, daarom is dit nodig om die kalibrasie-interval in ag te neem. Vir baie seinopwekkers sal die interval 'n jaar wees, maar as 'n hoër mate van akkuraatheid van die spesifikasies van die seinopwekkers benodig word, kan korter tydsintervalle nodig wees.
RF-seinopwekkers wissel aansienlik in prestasie. Dikwels word die prestasie weerspieël in die prys, en in die lig van die tegnologie wat in RF-seinopwekkers gebruik word, is dit dikwels nie goedkoop nie. As die vereiste prestasie egter die begroting oorskry, is dit moontlik om na tweede gebruiker-toerusting, of selfs toerusting van sommige van die opkomende nuwe verskaffers, of diegene wat USB-gebaseerde RF-kragopwekkers gebruik, te bekyk. Die gebruik van betroubare verskaffers beteken dat die kwaliteit, werkverrigting en ondersteuning gewaarborg kan word, maar soms kan nuwe vervaardigers of diegene wat USB-gebaseerde toerusting lewer die beste opsie wees.