Veilige AQ Engel-Bloed Glukose Monitering-Reeks-Sinocare
Veilige AQ Engel
FAD-GDH moniteringstelsel & sterk waarskuwing teen interferensie en akkuraat en professioneel en batterykrag.
Veilige AQ Angel Blood Glucose Monitoring System is ontwerp vir maklike, gebruikersvriendelike, maklike werking en benodig slegs 'n klein hoeveelheid bloedmonsters. Die Safe AQ Angel Test Strips het geen kodering nodig nie, wat tyd bespaar en menslike foute vermy as gevolg van onbehoorlike operasies. Met die geheue-modus kan u tot die resultate van 200-bloedglukosetoetsing en die resultate van die 10-bloedglukosebeheeroplossing stoor.
Kenmerke (tegniese voordele)
1) Betroubare resultate teen veelvuldige interferensies
2) Minder bloedvolume word slegs benodig 0.6μL
3) Gebruikervriendelike bedryfstelsel: vinnige 5's-toetstyd en nie-inmenging
Die Safe AQ Angel-bloedglukose-moniteringstelsel voldoen aan die vereistes van ISO 15197: 2013 (in vitro-diagnostiese toetsstelsels - Vereistes vir bloedglukose-moniteringstelsels vir selftoetsing in die hantering van diabetes mellitus).
Meteropslag / vervoer toestand -20℃~ 55 ℃
Dimensie 103 × 57 × 22 (mm)
gewig 1.8oz (52g) sonder beslag
Kragbron 3VDC, 2 AAA alkaliese batterye
Memory 200 meting van bloedglukose met
10 Kontrole Oplossingsmetingsresultate met
Bedryfstoestand 10 ℃ ~ 35℃; ≤80% RH
◆ Evaluering van gebruikersprestasies:
'N Studie wat glukose-waardes beoordeel uit die vingerpunt-kapillêre bloedmonsters wat deur 100 lekepersone verkry is, het die volgende resultate getoon:
100% binne ± 0,83 mmol / L (± 15 mg / dL) van die YSI-waardes by glukosekonsentrasies onder 5,55 mmol / l (100 mg / dL), en 100% binne ± 15% van die YSI-waardes by glukosekonsentrasies by of bo 5,55 mmol / L (100 mg / dL).