Hoe om `n vernierkaliper te gebruik: 10 stappe
`N Vernier kalibrator is `n instrument wat gebruik word om beide eksterne en interne afmetings en afstande te meet. Dit is `n toestel waarmee jy meer akkurate metings kan neem as ander konvensionele, soos die reëls. Daarbenewens het dit `n foutmarge van slegs 0,05 mm (0,0019 duim). Vernier handleidingskalipers kan beide imperiale en metriese stelselmetings insluit, maar dit is nie ongewoon om net een van hulle te hê nie.
Berei instrumente en gereedskap voor
Vind uit oor die dele van `n Vernier-kaliber. Hierdie toestel het twee hoofkappe wat gebruik word om die buite-deursnee te meet, sowel as kleiner wat die doel het om die interne deursnee van die voorwerpe te meet. Ook, sommige modelle het ook `n diepte maat. Die hoofskaal is vas, terwyl die Vernierskaal die een is wat skuins oopmaak en die kake sluit.
Lees die skale wat op jou Vernier-kaliber verskyn. Elke skaal van die kalibrator lees soos enige reël. Oor die algemeen het die kalibrator `n hoofskaal wat in sentimeter of duim gemerk is, plus kleiner afdelings tussen elkeen. Die glyskaal (Vernier) het `n aangetekende etiket wat aandui wat dit verteenwoordig.
As die glyskaal nie `n etiket het nie, is dit heel waarskynlik dat die genommerde afdelings 1/10 van die kleinste verdeling op die hoofskaal verteenwoordig. Byvoorbeeld, as die kleiner lyne op die hoofskaal 0,1 cm verteenwoordig, beteken dit dat elke verdeling op die Vernierskaal 0,01 cm sal verteenwoordig.
Die hoofskaal is die "natuurlike grootte", terwyl die glyskaal `n versterking is om `n eenvoudiger leeswerk te verkry. Hierdie versterkingsisteem stel die Vernier-kaliber in staat om groter presisie as `n liniaal te verkry.
Kyk na die skaal van die kleinste afdelings. Voordat jy `n meting doen, tel die aantal lyne tussen twee getalle op die Vernierskaal. Gebruik hierdie waarde om te bepaal hoeveel die afstand tussen elk van die kleiner lyne verteenwoordig.
Byvoorbeeld, nommers op `n Vernier skaal verteenwoordig 0,1 cm en daar is vyf ononderbroke lyne tussen hulle. 0,1 cm / 5 = 0,02 cm. Daarom is elk van die ononderbroke lyne gelykstaande aan 0.02.
Maak die voorwerp wat jy gaan meet, skoon. Op hierdie manier sal jy seker maak dat daar geen vet is nie en dat niks met `n akkurate meting inmeng nie.
Skroef die skroef uit. As jou Vernier-kaliber `n veiligheidskroef het, los dit voor jy begin.
As jy iets regs (kloksgewys) draai, sal dit strenger wees, terwyl dit aan die linkerkant (teenkloksgewys) dit loser maak.
Maak die kaliberkappe toe. Voordat jy `n meting maak, sluit die kaliberkappe en plaas dit op nul om die lesing te herstel sodat jy `n akkurate meting kan kry. As u dit nie doen nie, sal die skale nie op nul gebind word wanneer u `n meting meet nie, wat u moet regstel om enige foute te vermy.
Byvoorbeeld, as die nul op die glyskaal in lyn is met die 1mm-punt op die vaste skaal, beteken dit dat jy `n positiewe nulpunt van +1 mm. As jy die regte resultaat wil behaal, trek 1 mm van al die afmetings af.
As die nul op die glyskaal links van die een op die hoofskaal is, sal u `n negatiewe nulfout hê. Skuif dit dus totdat die nulle in lyn is terwyl jy na `n ander punt kyk om die grootte van die fout te visualiseer. Byvoorbeeld, as die 0,5 m-punt van die 1 mm-punt na die 2.1 mm-punt beweeg, is die nulfout - (21 - 1), of -1,1 mm. Om dit reg te maak, voeg 1,1 mm by al die metings.
Gebruik die kalibrator
Skuif een van die kake teen die voorwerp. Die kaliber het twee tipes kake: die groter pas om `n voorwerp om die lengte te meet. Aan die ander kant pas die kleiner in `n opening en dan uit om die binnediameter te meet. Jy kan enige van hierdie kake aanpas deur die kleiner skaal te skuif. Sodra jy een van die kake in die korrekte posisie geplaas het, pas die veiligheidskroef (indien enige) aan.
Kyk na die hoofskaal, waar dit in lyn is met die nul van die glyskaal. In die algemeen dui die hoofskaal van `n Vernier-kalibrator die hele getal plus die eerste desimale getal aan. Interpreteer hierdie meting soos u sou met `n liniaal, en meet tot die nulpunt op die glyskaal (Vernier).
Byvoorbeeld, as die 0 op die glyskaal met die 2 cm-punt ooreenstem, is die meting 2 cm. As die meting die meting van 2 cm oorskry tot die sesde punt van tiendes bereik word, beteken dit dat die meting 2.6 cm is.
As die resultaat tussen twee lyne is, gebruik net die kleinste waarde. Moenie probeer om `n waarde tussen beide lyne te bereken nie.
Lees die Vernierskaal. Op die Vernier-skaal, kyk vir die eerste handelsmerk wat perfek belyn met enige lyn op die hoofskaal. Hierdie punt sal die waarde van die bykomende syfers aandui.
Byvoorbeeld, die 14 op die Vernierskaal is in lyn met `n lyn op die hoofskaal. As ons aanvaar dat die skaal waardes verteenwoordig wat met 0,01 toeneem, verteenwoordig die getal 14 0.014 cm.
Dit maak nie saak watter lyn in lyn is met watter een op die hoofskaal nie. U het alreeds die lees van die hoofskaal behaal, dus is dit nie nodig om `n ander een te kry nie.
Voeg die nommers by. Voeg die resultate op die hoofskaal en die Vernierskaal by om die finale antwoord te kry. Maak seker dat jy die korrekte eenhede gebruik soos aangedui in elke skaal of jy sal nie `n akkurate antwoord kry nie.
In die vorige voorbeeld is 2,6 cm in die hoofskaal en 0,014 cm in die Vernierskaal verkry. Daarom is die finale maatreël 2,614 cm.
Die syfers stem nie altyd op hierdie netjiese manier af nie. Byvoorbeeld, as die hoofskaal `n meting van 0.85 cm gee en dat van Vernier 0.012 aandui, sal die resultaat die volgende wees: 0.85 + 0.012 = 0.862 cm.