CT masjien mislukking rede_High Voltage Keramiek CD Kapasitor | Deurknop kondensator | Y Kapasitors | Veiligheid Gesertifiseerde Kapasitors | Hoë Voltage Weerstande
CT masjien in die mediese beroep is wyd gebruik in byna alle hospitale bo die graaf vlak met die voorbereiding van sulke mediese toestelle. Daarom word die mediese diens dikwels in die masjien aangetref. Ons kyk nou kortliks na die basiese struktuur van die CT-masjien en die hoofbron van die mislukking.
A, CT masjien se basiese struktuur
Na jare van ontwikkeling is die CT-masjienstruktuur aansienlik verbeter, die detektor lae verhoog, die skansnelheid versnel. Spesies is meer talle. Maar die samestelling daarvan is basies dieselfde hardeware, daar is drie hoofdele:
1, is gedeeltelik en met 'n X-straal detector gantry.
2 is 'n konsole met 'n rekenaar
3, is om die pasiëntbed op te lig.
Struktuur en funksie vanuit die oogpunt kan verdeel word in: beheer van die rekenaar skandering en beeld rekonstruksie van 'n deel van die meganiese deel van die pasiënt posisionering scan - scan raam en onderbed. Produseer hoë druk X-straal generator en X-straal buis en uittreksel inligting en data-opsporing deel. Volgens hierdie basiese strukturele eienskappe van die KT het ons nie die sub van die basiese rigting bepaal nie en daar is 'n basis.
Twee CT masjien fout klassifikasie, bronne en eienskappe
CT oorsake vir die mislukking kan in drie tipes verdeel word: Eerstens, as gevolg van omgewingsfaktore veroorsaak die mislukking nie normaal nie. Die tweede word veroorsaak deur die foutiewe werking van die fout. Derdens, die CT-komponent van veroudering self, 'n kwalitatiewe verandering. Parameter wegdrywing wat lei tot meganiese drag of mislukking.
1 versuim van omgewingsfaktore
As die CT kamertemperatuur, humiditeit, lug suiwering graad, CT stabiliteit van kragtoevoer mislukking veroorsaak deur veranderinge in omgewingsfaktore wat ons noem mislukking. Byvoorbeeld: swak ventilasie, kamertemperatuur is te hoog, sal lei tot sekere toestelle (soos kragtoevoer of transformator) oorverhitting of selfs brand, stroombaan skade. Onderbreking van die masjienbeskerming, detektors en verwante stroombane genereer oormatige temperatuurdrywing en ander beeldartifakte; Die toevoer van die spanning van die stroomtoevoer kan veroorsaak dat die rekenaar nie behoorlik werk nie, die masjien onstabiel is, selfs druk is nie normaal nie, X-straal onstabiliteit, wat uiteindelik lei tot beeldkwaliteit, ens. lug suiwering is nie goed vuil te maklik lei tot die rekenaar harde lewe kort kort. 'N Aantal optiese sein transmissie beheer wanfunksies as gevolg van stofopbou van lood; as die humiditeit te groot is, sal dit veroorsaak dat die elektroniese toestelle kortsluitingsfout misluk. Omgewingsfaktore wat direk of indirek deur CT veroorsaak word, is 'n groot skade, selfs permanente skade. Daarom, die bedryfsomgewing as moontlik, CT fout minder, langer dienslewe.
2 menslike fout veroorsaak deur onbehoorlike operasie
Algemene menslike foutfaktore is: 'n gebrek aan tyd of opwarmingsroetine-regstelling, wat lei tot eenvormigheid van die beeld, is nie normaal of goed nie, wat tot gevolg het dat CT vir pasiëntposisioneringsfoute nie die beeld kan uitvee nie; pasiënte dra 'n metaalbeeld artefakte wat veroorsaak word deur produkte; terselfdertyd lei tot 'n verskeidenheid operasionele CT-ongelukke; kies skandering parameters verhoog beeld artefakte as gevolg van onbehoorlike en so aan. CT is gewoonlik menslike foute, sal nie lei tot nadelige gevolge nie, solank as wat die redes vir die korrekte prosedures vir heroperasie of afskakelherstarting geïdentifiseer word, dit oor die algemeen in staat sal wees om met sukses te kan oplos.
3 · CT-hardeware beskadig hul eie hoofproduksiefout
Die invoer van die mees volwasse CT is in ooreenstemming met die wette van statistiese waarskynlikheid dat daar 'n mislukking plaasgevind het oor tyd, saddelvormige tendense, wat 'n hoë persentasie in die eerste ses maande installeer, ses maande na 'n lang tydperk (5- 8 jaar) in die tydperk van relatief stabiele lae sewe of agt jaar en het toe geleidelik begin toeneem.
a · Mislukking van meganiese dele
Die volgende hoofsaaklik van die drie groot foute is ingestel;
Met die verhoogde lewe van toerusting, meganiese mislukking, maar ook met die toename elke jaar. Vroeë CT word gebruik om 'n omgekeerde rotasie af te skakel in 'n scan siklus tyd om 'n baie kort rotasie spoed te voltooi - uniform - stadig om te stop, en voortdurend herhaal, dit het gelei tot 'n hoër tempo van meganiese mislukking. Byvoorbeeld, spoed blyk dikwels onstabiel, maklik om te ver te spin te ver buite beheer, rem, druk, te veel band te los. En kabel dra, breuk en ander mislukkings. Vandag gebruik die oorgrote meerderheid van CT glipring-tegnologie, eenrigting-eenvormige rotasie, en sommige hoë-end masjiene gebruik ook magnetiese dryf tegnologie, wat die afbreek van roterende masjinerie aansienlik verminder het. As gevolg van die gebruik van glipringe, is dit egter ook 'n bietjie ander foute, want die slipring-roterende wrywing sal lei tot langtermyn swak kontak, en veroorsaak 'n reeks meganiese en elektriese foute, soos om buite beheer te raak, hoë druk beheer, ontsteking (hoë glip ring), Sommige (slip ring transmissie) beheer sein verlies. Maak dus seker dat u gereeld onderhoud en vervanging van die ringe loslaat. Ander komponente is ook geneig tot meganiese mislukking, soos X-straalkollimator meganiese deel is maklik om buite beheer te raak, vas; waaier mislukking na langtermyn werk; Motorrotasiebeheer sein van die pulsgenerator kan ook voorkom as gevolg van slytasie of skade, soos verlies van pulsverskynsels.
b · X-straal deel van die fout wat gegenereer word
X-straal CT masjien produksie beheer punte van die volgende komponente: hoë frekwensie-omskakelaar, hoë spanning transformators, twee-straal buis en die beheer stroombaan, hoë spanning kabel. Een deel van die hoof inverter word gebruik om te omskep in 'n lae frekwensie wat by die hoëspanningstransformator primêr gevoeg word. Algemene foute is:
(1) faal-straalbuis self: soos roterende anodefaling, wat as 'n groot roterende geraas gemanifesteer word. Ernstig om nie te skakel nie. Vas, die blootstelling wat gegenereer word as die anode oorstroomse verskynsels; filament deel van die fout, die filament af. Veroorsaak geen straling nie; X-straalbuis-glas kern lekkasie mislukking wat lei tot ruptuur of lekkasie, nie blootstelling, vakuumdruppel, hoëspanning ontsteking en so aan.
(2) genereer hoëdruk-deel van die fout: omskakelstroomfout, afbreek, ens., Hoëspanningstransformator kortsluiting, hoëspanningskondensator ontsteking, afbreek. Hierdie mislukkings veroorsaak dikwels dat die ooreenstemmende lontjie geblaas het. Terselfdertyd kan nie blootgestel word nie, of blootstelling aan die outomatiese beskerming van die onderbreking.
(3) hoëspanningskabel fout: 'n gemeenskaplike aansluiting is los, veroorsaak ontsteking, oorspanning of hoë spanning, hoëspanningskabel vroeë CT-röntgenbuisrotasie na langdurige gebruik, as gevolg van slytasie, het die interne kortsluiting hoog spanning ontsteking kabels, hierdie foute sal normaalweg ooreenstem met die versmelt versmelt.
c · rekenaar deel van die fout
Rekenaar deel mislukking waarskynlikheid is relatief klein, dit is maklik om te herstel, soos die algemene sleutelbord, muis, trackball, 'n paar klein probleme. Die meeste is die hardeskyf, tape dryf, magneto-optiese mislukking, wat as gevolg van die hardeskyf en langer gebruik, word die slegte sone geleidelik verhoog, wat tot die totale skade lei.
Wil jy meer weet oor die CT-masjien, gebruik X-straal toerusting hoë spanning keramiek Capacitor, besoek asseblief www.hv-caps.com
Spesifikasie HVC Keramiek Skyf tipe hoë spanning kapasitor Hoë spanning kapasitor herstel? Y5T & N4700 word hoofproduk van High voltage capacito Die kwaliteit van epoksiedaag van hoëspanningskondensator CT masjien herstel slegte hoë spanning kapasitor en toepassing