Vrae en vrae - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Wat is die rede vir die positiewe gehaltebeheerwaarde van die ZR-1000-bakteriële filterdoeltreffendheidstoetser, dat dit nie aan die vereiste standaardbereik (2200 ± 500 CFU) voldoen nie?
(1) Bakterie-opskorting voldoen nie aan die nasionale standaard nie.
(2) Die vloeitempo van die peristaltiese pomp is nie optimaal nie, probeer die vloeitempo verhoog of verlaag.
(3) Kyk na die grootte van petribakkies (veral glasgeregte).
Wat is die rede waarom ander bakterieë groei na monsterneming deur die ZR-1000 Bacteria-filtrasie-doeltreffendheidstoetser?
(1) Die pypleiding lek, kyk of die silikoonverbindingspyp op die glas lek.
(2) Die omgewing is nie asepties as u die kultuurmedium voorberei nie.
(3) Die werksomgewing is hard of die HEPA-filter misluk.
(4) Kyk na die grootte van petribakkies (veral glasgeregte).
Hoe kan u die probleem oplos wat die ZR-1000 bakteriële filterdoeltreffendheidstoetser (BFE) nie kan opstart nie?
(1) Nadat die aan / uit-knoppie gedruk het, werk die rooi kraglig nie, die lamp en die UV-lig werk ook nie. van die instrument is aangeskakel.
(2) Die krag wat aandui dat die lig aan is, die lamp en die UV-lig werk ook, maar die skerm is swart en die masjien kan nie begin nie.
Die parallelismeprobleem van A, B Anderson-monsternemer met twee paaie in die ZR-1000 bakteriële filtrasie-doeltreffendheidstoetser (BFE). Die steekproefresultaat van A- en B-twee-pad verskil.
(1) Kyk of die vloeitempo van A en B konsekwent is.
(2) Kyk of die pypleiding lek, en kyk of die grootte van die petribakkie geskik is (veral die petrieskottel van glas, as die petrischaal te hoog is, sal dit die boonste laag opstoot, wat die Anderson-monsternemer sal veroorsaak te lek).
(3) Kyk of die opening van elke Anderson-monsternemer geblokkeer is (eenvoudige toetsmetode, visuele waarneming, indien geblokkeer, maak dit skoon voordat dit getoets word).
Hoe hanteer u die afwyking van die filterdoeltreffendheid van die ZR-1006 maskerdeeltjesfilterdoeltreffendheid en lugvloeitoestande toetser?
Dit word aanbeveel om 'n standaardmonster (soos 'n monster wat deur gesaghebbende organisasies getoets is) of 'n gewone standaardfilter met aërosolfiltreringsdoeltreffendheidstoetskurwe te gebruik vir vergelyking. As daar afwyking vermoed word, word aanbeveel om na 'n gekwalifiseerde meetagentskap te gaan vir kalibrasie. Die instrument het onderhoud nodig na 'n periode van gebruik, net soos motoronderhoud. Die omvang van die onderhoud is om alle interne en eksterne pypleidings skoon te maak, filterelemente, filters te vervang en die aërosolopwekker skoon te maak, ens.
Die ZR-1006-maskerdeeltjie-filterdoeltreffendheid en lugvloei-weerstandstoets kan nie tyd tel nie en loop na die begin van die monsterneming.
Kyk eers of die steekproefvloei bereik is tot die instelwaarde (soos 85 L / min), die masjien sal nie begin met die steekproefneming voordat die vloei tot die instelwaarde (nie te hoog of te laag) bereik nie. Die meeste daarvan kan opgelos word nadat die filterkatoen van die waaiermodule vervang is. Kyk of die pypleiding geblokkeer is en dat die uitlaatklep van die mengkamer normaal oop moet wees.
As die stroomopwaarts en stroomaf nie 1,0 L / min bereik nie, moet die HEPA-filter van die fotometer-module vervang word. Dit word gewoonlik beoordeel deur die drukwaarde na te gaan om vas te stel of dit vervang en onderhou moet word (drukbereik: monsternemingsdruk> 5KPa, stroomopwaartse en stroomafwaartse druk> 8Kpa).
Wat moet ek doen as die stroomop aërosolkonsentrasie van die ZR-1006 deeltjiesfilterdoeltreffendheid en lugvloeiweerstandstoetser nie die teikenwaarde kan bereik nie?
Dit is waarskynlik omdat die instrument skoongemaak en onderhou moet word. Hierdie probleem kan opgelos word deur die spuitkop van die aërosolopwekker, pypleiding, mengkamer, waaier en fotometer-module skoon te maak.
Kyk dan of die soutoplossing geskik is, of die uitlaatklep aan die agterkant van die glasbottel op die soutaërosolopwekker gesluit is. En kyk of alle druk normaal is (sout is 0,24 MPa, olie is 0,05-0,5 MPa).
Kan die toetstyd van die ZR-1201 maskerweerstandstoetser korter ingestel word?
Die standaard spesifiseer nie die duur van die toets nie. Dit sal gedoen word nadat die instrumentvloei stabiel is (binne ongeveer 15 sekondes). Dit word aanbeveel dat die meetduur langer as 15 sekondes is.
Hoe hanteer u die afwyking van die maskerweerstandstoetser ZR-1201?
Ter vergelyking word aanbeveel om standaardmonsters te gebruik (soos monsters wat deur gesaghebbende organisasie getoets is). Wanneer 'n vergelyking uitgevoer word, moet dieselfde monster op dieselfde plek getoets word en moet die monsters op dieselfde manier vooraf behandel word. As u vermoed dat daar foute in die instrument is, word dit aanbeveel om na 'n gekwalifiseerde meetagentskap te gaan vir kalibrasie.