Laai Sel & Transducer Terminology - Straightpoint
Gegradeerde kapasiteit of werkladinglimiet (WLL)
Die maksimum lading waarvoor die lassel ontwerp is.
Volskaalse uitset van die lassel, gewoonlik in mV / V (milliVolts-uitset per Volt-eksitasie of inset)
Volskaalse uitset (FSO)
Laai seluitset by gegradeerde kapasiteit of WLL (volle skaal),
Gewoonlik uitgedruk in mV / V
Laai seluitset sonder laai toegepas.
Uitgedruk as% FSO
Die reguitlyn tussen Zero Output en Full Scale Output, gebruik om vragseluitvoerfoute en nie-lineariteit te bepaal
Die afwyking van laadselle uitset van die beste reguit lyn, aangeteken met toenemende vragte.
Die verskil in lasseluitsette van ekwivalente toenemende en dalende vragte.
Maksimum fout / gekombineerde fout
Die maksimum fout van lasseluitset van die beste reguitlyn, met inagneming van beide nie-lineêre en hysterese.
Die verskil in FSO van spanning tot kompressie.
Uitgedruk as% Gemiddelde FSO
Temperatuur-effek op nul
Die verandering in nul-offset as gevolg van 'n bepaalde temperatuurverandering.
Uitgedruk as% FSO / ° C
Temperatuur effek op Span
Die verandering in uitset as gevolg van 'n bepaalde temperatuurverandering.
Uitgedruk as% Uitset / ° C
Die verandering in FSO kom oor tyd voor, met alle toestande konstant.
Alle materiale vertoon kruip effekte in wisselende grade. Laai selkruip kan verminder word deur die kruipvergoeding van die spanningsmeter aan te pas by die gebruikte ladingselementmateriaal.
Uitgedruk as% FSO / gespesifiseerde tydperk (gewoonlik 20 minute).
Nul offset na die laai van die lassel vanaf 'n bepaalde tydperk. Opgeneem na die ekwivalente tydperk waaraan die las toegedien is.
Die verskil in aangetekende uitset van opeenvolgende vragte onder konstante toestande.
Die veilige Spanning gebruik om uitsetwaardes binne die aangehaalde spesifikasie te verkry.
Uitgedruk in Vdc of Vac.
Die elektriese weerstand van die lascel se spanningskringbaan, gemeet oor eksitasieverbindings met seinverbindings oopkring.
Uitgedruk in Ohms
Die elektriese weerstand van die laadsel se spanningsmeterkring, gemeet oor seinverbindings met opwekkingskoppelings oopkring.
Die elektriese weerstand gemeet tussen die lassel se spanmaat en die lasselement.
Die lasas as waarvoor die lassel bedoel is.