Kompressie laai sel - Loadblock plus - Reguit punt
Kompressiebeladingsel - Loadblock plus
Die Loadblock Plus is 'n lae kapasiteit, selfaanwysende druklas, wat in baie toets- en laai-moniteringstoepassings wêreldwyd gebruik word. Die integrale vertoning elimineer die noodsaaklikheid van 'n aparte vertoning of kabelsamestelling wat maklik beskadig kan word. Toepassings sluit in die meting van vragte wat verband hou met die toets van hidrouliese perse, silinders of jacks.
Hierdie nuutste weergawe van ons Loadblock het gevorderde funksies en voordele wat oplossings bied vir vandag se ingewikkelde las toets en krag monitering behoeftes. Kenmerke sluit in volfunksie drukknoppies vir tare, eenhede van maat (lbs, kg, kN, en ton), piekwart, vooraf ingestelde tare, hoorbare set-point alarm en 'n oorlaaistoonbank.
Hierdie noodsaaklike oorlaaitoonbank is 'n vereiste vir baie veiligheids- en kwaliteitsbeheerdepartemente, aangesien dit die oorbelasting-gebeure dop sodat die betrokke vragsel uit die diens verwyder kan word onmiddellik na 'n kalibrasie-oorlading gebeurtenis. Die betrokke lading sel kan dan gestuur word vir behoorlike toetsing en indien nodig, herkalibreer voordat u weer diens betree.
Die gevorderde mikroprosessor-gebaseerde elektronika bied die Loadblock Plus met hoë spoed-leeskoerse (500 / sec), uiterste weerstand teen industriële geluid en ongekende stabiliteit.
Hierdie hoë stabiliteit bied die Loadblock Plus met 5000 + afdelings en die hoogste standaard resolusie van 'n selfaanwysende druklas sel op die mark vandag.
Die eenheid beskik ook oor 'n RS-485 seriële uitset poort wat toelaat dat u op afstand kyk met die handheld Plus Digital Display / Controller of Windows PC Desktop kontroles data logging sagteware.
Spesifikasies / Tegniese Data
Groot LCD skerm
Voorverheffing gewig en swaartepunt berekenings vir groot aanleg en toerusting
Hidrouliese ram toets
WAARBORG & VERSEKERING
VERSKAF MET DIE VOLGENDE AS STANDAARD
Bewys toets sertifikaat
Loadblock plus spesifikasies
kapasiteit 250kg 500kg 1te 2te 5te
resolusie 0.1kg 0.2kg 0.0005te 0.001te 0.001te
Eenhede t, kg, kN & lbs
kg, te, kN & kg
gewig 900g 900g 900g 1.5kg 3.1kg
Veiligheidsfaktor 4: 1 5: 1 5: 1 5: 1 5: 1
Beskerming IP65 / NEMA4x
Batterijstraat Type 9v PP3
Battery Life 80hrs aaneenlopend
Vertoon Tipe 6 syfer 25mm LCD
6-syfer 1 "LCD
bedryfstelsel Temp -10 tot + 50 ° C
14 na 122˚F
Akkuraatheid ± 0.1% volle skaal
Dimensie A 81 81 81 92 92
Dimensie B 81 81 81 117 136
Dimensie C 113 113 113 112 112
Dimensie D 90 90 90 104 115
Dimensie E 104 104 104
Straightpoint en Crosby Combine op FPSO-projek