Groothandel TBG-2088S / P Aanlyn troebelheidsanalysator vervaardiger en verskaffer | BOQU
TBG-2088S / P Aanlyn troebelheidsanaliseerder
Die troebelheidsanaliseerder van TBG-2088S / P kan die troebelheid in die hele masjien direk integreer en sentraal waarneem en bestuur op die aanraakskermpaneel; die stelsel integreer aanlyn-analise-, databasis- en kalibrasiefunksies in watergehalte in een, die versameling en ontleding van troebelheiddata bied groot gemak.
1. Geïntegreerde stelsel, kan troebelheid opspoor;
4. Troebelheid intelligente rioolafvoer, sonder handmatige instandhouding of die vermindering van die frekwensie van handmatige onderhoud;
Monitering van chloor ontsmettingswater soos swembadwater, drinkwater, pypnetwerk en sekondêre watervoorsiening, ens.
Vorige: TBG-2088S Aanlyn troebelheidsmeter
Volgende: TSG-2087S Industrial Total Suspended Solids (TSS) Meter
Temp / troebelheid
Resolusie en akkuraatheid
Resolusie: 0,1 ℃ Akkuraatheid: ± 0,5 ℃
Resolusie: 0.01NTU Akkuraatheid: ±2% FS
600mm × 400mm × 230mm (L × B × H)
Troebelheid, 'n mate van troebelheid in vloeistowwe, word erken as 'n eenvoudige en basiese aanduiding van watergehalte. Dit word al dekades lank gebruik vir die monitering van drinkwater. Troebelheidmeting behels die gebruik van 'n ligstraal, met gedefinieerde eienskappe, om die semi-kwantitatiewe teenwoordigheid van deeltjiesmateriaal wat in die water of ander vloeistofmonster voorkom, te bepaal. Die ligstraal word die invallende ligstraal genoem. Materiaal wat in die water voorkom, laat die invallende ligstraal versprei en hierdie verstrooide lig word opgespoor en gekwantifiseer in verhouding tot 'n naspeurbare kalibrasiestandaard. Hoe groter die hoeveelheid deeltjie-materiaal in 'n monster bevat, hoe groter is die verstrooiing van die invallende ligstraal en hoe hoër word die troebelheid daaruit voorgestel.
Enige deeltjie binne 'n monster wat deur 'n gedefinieerde ligbron beweeg (dikwels 'n gloeilamp, ligdiode (LED) of laserdiode), kan bydra tot die algehele troebelheid in die monster. Die doel van filtrasie is om deeltjies uit enige gegewe monster te verwyder. Wanneer filtreerstelsels behoorlik presteer en met 'n turbidimeter gemonitor word, sal troebelheid van die afvalwater gekenmerk word deur 'n lae en stabiele meting. Sommige turbidimeters word minder effektief in superskoon waters, waar die deeltjiegroottes en die deeltjievlakke baie laag is. Vir turbidimeters wat op hierdie lae vlakke nie sensitief is nie, kan troebelheidveranderings as gevolg van 'n filterbreuk so klein wees dat dit nie onderskei kan word van die troebelheidsgrens van die instrument nie.
Hierdie basislyngeraas het verskeie bronne, waaronder die inherente instrumentgeluid (elektroniese geraas), dwaallig van die instrument, monstergeraas en geraas in die ligbron self. Hierdie interferensies is additief en word die primêre bron van vals positiewe troebelheidsresponse en kan die instrument se opsporingsperk nadelig beïnvloed.
Die onderwerp van standaarde in turbidimetriese meting word deels ingewikkeld deur die verskeidenheid soorte standaarde wat algemeen gebruik word en aanvaarbaar vir verslagdoeningsdoeleindes deur organisasies soos die USEPA en Standard Methods, en deels deur die terminologie of definisie wat daarop toegepas word. In die 19de uitgawe van standaardmetodes vir die ondersoek van water en afvalwater is verduideliking gegee in die definisie van primêre versus sekondêre standaarde. Standaardmetodes definieer 'n primêre standaard as een wat deur die gebruiker opgestel word uit naspeurbare grondstowwe, met behulp van presiese metodologieë en onder beheerde omgewingstoestande. In troebelheid is Formazin die enigste erkende primêre standaard en alle ander standaarde word teruggevoer na Formazin. Verder moet instrumentalgoritmes en spesifikasies vir turbidimeters volgens hierdie primêre standaard ontwerp word.
Standaardmetodes definieer nou sekondêre standaarde as die standaarde wat 'n vervaardiger (of 'n onafhanklike toetsorganisasie) gesertifiseer het om instrumentkalibrasie-resultate (binne sekere perke) gelyk te gee aan die resultate wat verkry word wanneer 'n instrument gekalibreer word met die gebruiker-voorbereide Formazin-standaarde (primêre standaarde). Verskeie standaarde wat geskik is vir kalibrasie is beskikbaar, insluitend kommersiële voorraadskorsings van 4.000 NTU Formazin, gestabiliseerde Formazin-suspensies (StablCal ™ gestabiliseerde Formazin-standaarde, ook bekend as StablCal-standaarde, StablCal Solutions of StablCal), en kommersiële suspensies van mikrosfere. van styreen-divinielbenseen-kopolymeer.
1. Bepaling volgens turbidimetriese metode of ligmetode
Troebelheid kan gemeet word deur turbidimetriese metode of verspreide ligmetode. my land neem oor die algemeen die turbidimetriese metode vir bepaling toe. As die watermonster vergelyk word met die troebelheid-standaardoplossing wat met kaolien berei is, is die mate van troebelheid nie hoog nie, en daar word bepaal dat een liter gedistilleerde water 1 mg silika as 'n eenheid van troebelheid bevat. Vir verskillende meetmetodes of verskillende standaarde wat gebruik word, is die verkreë waardes van troebelheidmetings moontlik nie konsekwent nie.
2. Meting van troebelheidmeters
Troebelheid kan ook met 'n troebelheidsmeter gemeet word. Die turbidimeter straal lig uit deur 'n gedeelte van die monster en ontdek hoeveel lig deur die deeltjies in die water versprei word vanaf 'n rigting wat 90 ° tot die invallende lig is. Hierdie meetmetode vir verstrooi lig word die verstrooiingsmetode genoem. Enige ware troebelheid moet op hierdie manier gemeet word.