Multimetre patladı deyince sanırım anakartı yanıyormuş ben direk patlar sanıyordum.

Kaynaktan yeteri kadar akım çekememiştir. Basit bir sigorta için sürekli cihazın içini açmaktan beziyor insan bir süre sonra. Şanslısınız o konuda.

Hayır internette multimetreler patlıyor diye bir video gördüm.

Neymiş bu video? Durduk yere neden patlasın?

Hocam matkap aküsünde kısa devre yapmıştı. Siz düşünün matkaplar kaç amper çekiyor. Neyse aman patlamasın sigorta kalmadı zaten bende de.

TT-Technic 860D modeli var, ilk aldığım zamanlarda amper modunda çok kısa devre yaptırdım ama sigorta sağlam. Aletin umrunda bile değilim. İçini açıp baktım sigorta da sağlam. Ölçüm de yapıyor zaten.

Hayır. Akım ölçebilirsiniz sadece. O da ölçü aletinin içerisindeki sigorta kaç ampere kadar izin verirse. @The Anorak Akım kademesine alıp herhangi bir kaynağa paralel olarak girip ölçüm yapmak isterseniz de kısadevre gibi davranır. Akımı üzerinden akıtır. Sigorta tık diye atar, farkında bile olmazsınız muhtemelen. Kendim Kyoritsu 1009 kullanıyorum. Haftada bir kere cam sigorta değiştiriyorum herhalde. Mutlaka dalgınlığıma gelip akım kademesinde voltaj ölçmeye çalıştığım oluyor.

Peki multimetre ile akım verilebilir mi?

Teknik olarak direnci ölçerken çok küçük bir miktar akım verilir. V = I R, V'nin ve A'nın değerine göre R'yi hesaplar. Ancak bahsi geçen akım mA belki μA seviyesindedir.

Ohm olayının tehlikeli denilmesinin sebebi direnç ölçümü yaparken eğer multimetreye direnç yerine bir güç kaynağı bağlanılırsa cihazın sigorta olmasına rağmen bozulabilme tehlikesi altında kalmasıdır. Hatta bazı eski analog multimetrelerin bazılarında bunu önlemek için röle vardı. Ama kalitesiz multimetrelerde buna karşı güvenlik önlemi alınmamış olabiliyor ve siz cihazı voltaj ölçümü için pile bağlayıp düğmesini çevirirken direnç kısmından geçirince bozabiliyorsunuz. Bana hiç olmadı ama olamayacağı anlamına gelmiyor. Bomba gibi patlayacak halide yok

Neden tehlikeli olsun? Direnç ölçecekseniz "ohm" kademesinde ölçmeniz gerekir zaten. Probları yanlış bağlarsanız da içerisindeki sigorta atar zaten. Ölçümler esnasında çıplak elle enerji kaynağına dokunmayın yeter. Zaten direnç ölçümünde de devre elemanının enerji altında olmaması gerekir.

Bu mu hocam? https://www.hepsiburada.com/tt-technic-dt-860d-dijital-multimetre-olcu-aleti-p-HBV0000022PO5?magaza=EYEPC

Multi metre kabaca Ampermetre + Voltmetre + Ohmmetre. Bu yüzden bazıları Multimetre'ye AVOmetre de der. Multimetre'yi patlatmanın en kolay yolu; akım ölçerken üzerinden fazla amper geçirmek. Merdiven altı bir Multimetre değilse sigortasını değiştirip yolunuza devam edersiniz.

Bana yardım edecek var mı?