VC60B + Digital Resistencia de Aislamiento Probador Megohmmeter Megohm Multímetro DC-250/500 / 1000V AC-750V 0.1 ~ 2000MΩ
Brand: Desconocido
Este probador de aislamiento digital es un instrumento ideal que se puede utilizar en pruebas de aislamiento de máquinas eléctricas, cables, equipos electrónicos, instalaciones eléctricas, etc. Sus principales características incluyen: fácil de operar, amplio rango de prueba, rendimiento altamente estable, pantalla LCD retroiluminada, retención de datos y apagado automático. Con una correa de hombro, puede ser utilizado por ambas manos. <p>Rango de texto de resistencia de aislamiento: <br />0 ~ 200 MΩ (250 V ± 10 % de tensión de prueba, Resolución: 100 kΩ, Precisión básica: ± (4.0%+2)) <br />0 ~ 200 MΩ (500 V ± 10% de tensión de prueba, Resolución: 100 kΩ, Precisión básica: ± (4.0% +2)) <br />0 ~ 2 GΩ (1000 V ± 10% de tensión de prueba, Resolución: 1 MΩ, Precisión básica: ± (4.0% +2)) <br />Rango de texto de resistencia: 0 ~ 2 kΩ (precisión básica: ± (1,0% + 5), Resolución: 1 Ω) <br />Rango de texto DCV: 0 ~ 1000 V (Precisión básica: ± (1,0%+5), Resolución: 1 V) <br />Rango de texto ACV: 0 ~ 750 V (Precisión básica: ± (1,5% +5), Resolución: 1 V) </p ><p>Función especial: <br />Alarma de continuidad: menos de 50 Ω± 10 Ω. <br />Retención de datos: sí. <br />Retroiluminación LCD: aproximadamente 10 segundos. <br />Protección de funciones: sí. <br />Indicador de batería baja: sí. <br />Impedancia de entrada: 10 MΩ. <br />Frecuencia de muestreo: 3 veces/seg. <br />Respuesta de frecuencia de CA: 40-400Hz. <br />Modo de funcionamiento: rango manual. <br />Pantalla máx.: 1999 <br />Tamaño LCD: 75 x 52 mm. <br />Temperatura de funcionamiento: -15 °C a 55 °C. <br />Humedad relativa: menos del 75% RH <br />Fuente de energía: 9 V, 6 pilas AA de 1,5 V (incluidas). </p ><p>Contenido del paquete: <br />1 comprobador de aislamiento digital. <br />2 cables de prueba. <br />2 pinzas de cocodrilo de prueba. <br />1 correa para el hombro. <br />6 pilas de 1,5 V (Nota: a veces ponemos las pilas directamente en el compartimento de la batería, por favor, recoloca las pilas correctamente antes de usarlo). <br />1 manual de usuario (idioma español no garantizado). </p >
Precisa y fiable, amplia gama de pruebas.
Gran pantalla LCD retroiluminada, fácil de leer. Pantalla con símbolo de unidad, fácil de usar.
Fuerte función anti-magnética y anti-atascos.
Protección de función completa, diseño de circuito anti alto voltaje.
Alarma de entrada de alto voltaje y cortocircuito.