Thông tư 05/2022/TT-BYT
Quy định chi tiết thi hành một số điều của của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 2002-08-01

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 05 /2022/TT-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2022 THÔNG TƯ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế; Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế. Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 1. Thông tư này quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2021/NĐ-CP) gồm: a) Phân lọai trang thiết bị y tế quy định tại khỏan 5 Điều 5 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; b) Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro không phải thực hiện đánh giá chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại điểm đ khỏan 3 Điều 30 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; c) Danh mục trang thiết bị y tế thuộc lọai B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường quy định tại khỏan 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; d) Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an tòan và tính năng kỹ thuật quy định tại khỏan 10 Điều 70 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP; đ) Danh mục trang thiết bị y tế cấp giấy phép nhập khẩu quy định tại Điểm d khỏan 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. 2. Công bố hết hiệu lực một số văn bản về quản lý trang thiết bị y tế. Điều 2. Quy định việc phân lọai trang thiết bị y tế 1. Trang thiết bị y tế được phân lọai theo một hoặc một nhóm để xác định mức độ rủi ro và cấp số lưu hành. 2. Việc phân lọai một hoặc một nhóm trang thiết bị y tế phải dựa trên cơ sở quy tắc phân lọai về mức độ rủi ro A, B, C, D (quy định cụ thể tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này). 3. Mẫu bản kết quả phân lọai trang thiết bị y tế được thực hiện theo Phụ lục II của Thông tư này. Điều 3. Bổ sung danh mục trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro không phải thực hiện đánh giá chất lượng bởi cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam quy định tại điểm đ khỏan 3 Điều 30 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 1. Đã được cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (Certificate of Free Sale) của một trong các nước, tổ chức sau: a) Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) - Mỹ; b) Cục Quản lý hàng hóa trị liệu (TGA) - Úc; c) Cơ quan Quản lý y tế Canada (Health Canada); d) Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản (MHLW); đ) Cơ quan Dược phẩm và Thiết bị y tế Nhật Bản (PMDA); e) Cục Quản lý sản phẩm y tế quốc gia cấp Trung ương Trung Quốc (National Medical Products Administration - NMPA); g) Bộ An tòan Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc (Ministry of Food & Drug Safety - MFDS); h) Các nước thuộc thành viên EU cấp theo quy chế 2017/746 ban hành ngày 05 tháng 4 năm 2017 của Hội đồng và Nghị viện Châu Âu về trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro (Regulation (EU) 2017/746 of the European Parliament and of the Council of 5 April 2017 on in vitro diagnostic medical devices). 2. Đã được cấp số lưu hành hoặc Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành, giấy phép nhập khẩu theo hình thức thương mại tại Việt Nam, trừ các trường hợp đã bị thu hồi. 3. Không phải là thuốc thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm sóat in vitro. Điều 4. Danh mục trang thiết bị y tế thuộc lọai B, C, D được mua, bán như các hàng hóa thông thường theo quy định tại khỏan 1 Điều 42 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 1. Máy đo huyết áp cá nhân. 2. Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu (SpO2) lọai dùng pin kẹp ngón tay. 3. Máy hút mũi trẻ em. 4. Nhiệt kế điện tử, nhiệt kế hồng ngọai. 5. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đo đường huyết cá nhân: máy đo đường huyết, bút lấy máu, que thử, kim lấy máu, dung dịch chuẩn, dung dịch chứng. 6. Máy xông khí dung. 7. Băng, gạc y tế cá nhân. 8. Nước mắt nhân tạo được phân lọai là trang thiết bị y tế. 9. Bao cao su. 10. Màng phim tránh thai (không chứa thuốc). 11. Dung dịch bôi trơn âm đạo được phân lọai là trang thiết bị y tế. 12. Túi chườm nóng, lạnh sử dụng điện. 13. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro tự xét nghiệm thuộc lọai B. 14. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro tự xét nghiệm HIV, SARS-CoV-2. Điều 5. Danh mục trang thiết bị y tế phải được kiểm định về an tòan và tính năng kỹ thuật theo quy định tại khỏan 10 Điều 70 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 1. Máy thở. 2. Máy gây mê kèm thở. 3. Dao mổ điện. 4. Lồng ấp trẻ sơ sinh. 5. Máy phá rung tim. 6. Máy thận nhân tạo. Điều 6. Danh mục trang thiết bị y tế cấp giấy phép nhập khẩu để thực hiện quy định tại điểm d khỏan 2 Điều 76 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP 1. Các thiết bị chẩn đóan hình ảnh dùng tia X. 2. Hệ thống cộng hưởng từ. 3. Máy siêu âm chẩn đóan. 4. Hệ thống nội soi chẩn đóan. 5. Hệ thống Cyclotron. 6. Thiết bị chẩn đóan bằng đồng vị phóng xạ (Hệ thống PET, PET/CT, SPECT, SPECT/CT, thiết bị đo độ tập trung iốt I 130 , I 131 ). 7. Máy đo khúc xạ, giác mạc tự động. 8. Máy đo điện sinh lý (Máy điện não, Máy điện tim, Máy điện cơ). 9. Máy đo điện võng mạc. 10. Máy đo độ lõang xương. 11. Máy chụp cắt lớp đáy mắt; Máy chụp hùynh quang đáy mắt. 12. Máy đo nhịp tim thai bằng siêu âm. 13. Máy đo/phân tích chức năng hô hấp. 14. Máy phân tích sinh hóa; Máy phân tích điện giải, khí máu. 15. Máy phân tích huyết học; Máy phân tích nhóm máu. 16. Máy đo đông máu; Máy đo tốc độ máu lắng. 17. Hệ thống xét nghiệm Elisa. 18. Máy chiết tách tế bào. 19. Máy đo ngưng tập và phân tích chức năng tiểu cầu. 20. Máy định danh vi khuẩn, virút. 21. Máy phân tích miễn dịch. 22. Chất thử, chất hiệu chuẩn, vật liệu kiểm sóat in vitro. 23. Các thiết bị điều trị dùng tia X. 24. Hệ thống phẫu thuật nội soi. 25. Các thiết bị xạ trị (Máy Coban điều trị ung thư, Máy gia tốc tuyến tính điều trị ung thư, Dao mổ gamma các lọai, Thiết bị xạ trị áp sát các lọai). 26. Máy theo dõi bệnh nhân. 27. Bơm truyền dịch; Bơm tiêm điện. 28. Dao mổ (điện cao tần, laser, siêu âm). 29. Kính hiển vi phẫu thuật. 30. Hệ thống thiết bị phẫu thuật tiền liệt tuyến. 31. Máy tim phổi nhân tạo. 32. Thiết bị định vị trong phẫu thuật. 33. Thiết bị phẫu thuật lạnh. 34. Lồng ấp trẻ sơ sinh; Máy sưởi ấm trẻ sơ sinh. 35. Máy gây mê/gây mê kèm thở. 36. Máy giúp thở. 37. Máy phá rung tim, tạo nhịp. 38. Buồng ôxy cao áp. 39. Hệ thống tán sỏi ngòai cơ thể/tán sỏi nội soi. 40. Hệ thống thiết bị siêu âm cường độ cao điều trị khối u. 41. Thiết bị lọc máu. 42. Hệ thống phẫu thuật chuyên ngành nhãn khoa (Laser Excimer, Phemtosecond Laser, Phaco, Máy cắt dịch kính, Máy cắt vạt giác mạc). 43. Kính mắt, kính áp tròng (cận, viễn, lọan) và dung dịch bảo quản kính áp tròng. 44. Máy Laser điều trị dùng trong nhãn khoa. 45. Các lọai thiết bị, vật liệu cấy ghép lâu dài (trên 30 ngày) vào cơ thể. 46. Các lọai thiết bị, vật liệu can thiệp vào cơ thể thuộc chuyên khoa tim mạch, thần kinh sọ não. Điều 7. Hiệu lực thi hành 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2022. 2. Các nội dung quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP tại Thông tư này được áp dụng từ ngày Nghị định số 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành. 3. Mẫu số 13.01, mẫu số 13.02 quy định tại Phụ lục I và mẫu quy định tại Phụ lục V của Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định mẫu văn bản, báo cáo thực hiện Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 4. Các văn bản sau đây hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022: a) Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết việc phân lọai trang thiết bị y tế; b) Thông tư số 46/2017/TT-BYT ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; c) Thông tư số 33/2020/TT-BYT ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định danh mục trang thiết bị y tế phải kiểm định an tòan và tính năng kỹ thuật; d) Khỏan 1 Điều 1 Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 09 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Điều 8. Lộ trình thực hiện 1. Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các khỏan 1, 2 và 3 Điều 5 Thông tư này: a) Nếu mua sắm sau ngày 31 tháng 12 năm 2022 phải kiểm định an tòan và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; b) Nếu mua sắm trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 phải hòan thành việc kiểm định trước ngày 01 tháng 6 năm 2023 theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. 2. Đối với các trang thiết bị y tế quy định tại các khỏan 4, 5 và 6 Điều 5 Thông tư này: a) Nếu mua sắm sau ngày 31 tháng 12 năm 2023 phải kiểm định an tòan và tính năng kỹ thuật của trang thiết bị y tế theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành; b) Nếu mua sắm trước ngày 01 tháng 01 năm 2024 phải hòan thành việc kiểm định trước ngày 01 tháng 6 năm 2024 theo đúng quy trình kiểm định do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành. Điều 9. Tổ chức thực hiện Chánh Văn phòng Bộ; Chánh Thanh tra Bộ; Vụ trưởng, Cục trưởng, Tổng Cục trưởng thuộc Bộ Y tế; Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./. Nơi nhận: - Ủy ban Xã hội của Quốc hội; - Văn phòng Chính phủ (Vụ KGVX, Công báo, Cổng TTĐT Chính phủ); - Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL); - Các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan thuộc Chính phủ; - Q. Bộ trưởng Bộ Y tế (để b/c); - Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để phối hợp chỉ đạo); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Sở Khoa học và Công nghệ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm Xã hội Việt Nam; - Các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế; y tế các Bộ, ngành; - Các Vụ, Cục, Tổng Cục, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; - Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế; - Lưu: VT, PC, TB-CT. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG (Đã ký) Đỗ Xuân Tuyên Phụ lục I PHÂN LỌAI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ (Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BYT ngày tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) Mục 1 QUY TẮC PHÂN LỌAI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Phần I CÁC ĐỊNH NGHĨA Trong quy tắc này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1 . Trang thiết bị y tế chủ động là trang thiết bị y tế họat động theo nguyên tắc sử dụng và biến đổi nguồn năng lượng điện hoặc các nguồn năng lượng khác không phải là nguồn năng lượng sinh ra từ cơ thể con người hoặc thế năng. Các trang thiết bị y tế sử dụng để truyền năng lượng, các chất hoặc những yếu tố khác từ trang thiết bị y tế chủ động đến cơ thể con người mà không gây biến đổi lớn đến các yếu tố này không được định nghĩa là trang thiết bị y tế chủ động. 2. Trang thiết bị y tế điều trị chủ động là trang thiết bị y tế được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với những thiết bị y tế khác, để hỗ trợ, sửa đổi, thay thế hoặc phục hồi các chức năng hoặc cấu trúc sinh học với mục đích điều trị hoặc giảm nhẹ bệnh tật, chấn thương hoặc tàn tật. 3. Trang thiết bị y tế chẩn đóan chủ động là trang thiết bị y tế được sử dụng độc lập hoặc kết hợp với các thiết bị y tế khác, để cung cấp thông tin cho việc phát hiện, chẩn đóan, theo dõi hoặc để hỗ trợ trong điều trị sinh lý, tình trạng sức khỏe, bệnh tật hoặc dị tật bẩm sinh. 4. Lỗ trên cơ thể là những lỗ tự nhiên trên cơ thể, bao gồm cả bề mặt bên ngòai nhãn cầu, hoặc bất kỳ lỗ nhân tạo cố định lâu dài như lỗ mở khí quản hoặc lỗ để đặt nội khí quản. 5. Hệ thống tuần hòan trung tâm là các mạch máu chính bên trong, bao gồm: a) Động mạch phổi (Arteriae pulmonales) b) Động mạch chủ lên (Aorta ascendens) c) Động mạch vành (Arteriae coro nariae) d) Động mạch cảnh chung (Arteria carotis communis) đ) Động mạch cảnh ngòai (Arteria carotis externa) e) Động mạch cảnh trong (Arteria carotis interna) g) Động mạch tiểu não (Arteriae cerebrates) h) Động mạch thân cánh tay đầu (Truncus brachiocephalicus) i) Động mạch chủ ngực (Thoracica aorta) k) Động mạch chủ bụng (Abdominalis aorta) l) Động mạch chậu chung (Arteriae ilica communis) m) Ngã ba động mạch chủ chậu (Aorta descendens to the bifurcatio aortae) n) Quai động mạch chủ (Arcus aorta) o) Tĩnh mạch tim (Venae cordis) p) Tĩnh mạch phổi (Venae pulmonales) q) Tĩnh mạch chủ trên (Venae cava superior) r) Tĩnh mạch chủ dưới (Venae cava inferior) 6. Hệ thống thần kinh trung ương gồm não, màng não và tủy sống. 7. Sử dụng liên tục trang thiết bị y tế là việc sử dụng trang thiết bị y tế không bao gồm bất kỳ sự gián đọan tạm thời nào trong suốt quá trình hoặc bất kỳ sự tạm dừng sử dụng trang thiết bị y tế đó nhằm mục đích làm sạch hoặc khử trùng hoặc sử dụng liên tiếp một trang thiết bị y tế bằng cách thay thế thiết bị đó ngay lập tức bằng một thiết bị cùng lọai, theo như chỉ dẫn của chủ sở hữu sản phẩm. 8. Sử dụng tạm thời là sử dụng liên tục trong khỏang thời gian ít hơn 60 phút. 9. Sử dụng trong thời gian ngắn là sử dụng liên tục trong khỏang thời gian từ 60 phút đến 30 ngày. 10. Sử dụng trong thời gian dài là sử dụng liên tục trong thời gian trên 30 ngày. 11. Nguy hiểm tức thời là tình huống mà các bệnh nhân gặp nguy hiểm đến tính mạng hoặc nguy hiểm đến một chức năng sinh lý quan trọng nếu không có những biện pháp phòng ngừa ngay lập tức. 12. Trang thiết bị y tế xâm nhập là trang thiết bị y tế xâm nhập một phần hoặc tòan bộ vào bên trong cơ thể thông qua lỗ trên cơ thể hoặc thông qua bề mặt cơ thể, bao gồm: trang thiết bị y tế cấy ghép, trang thiết bị y tế xâm nhập cơ thể qua phẫu thuật, trang thiết bị y tế xâm nhập cơ thể qua lỗ tự nhiên và trang thiết bị y tế xâm nhập qua bề mặt cơ thể. 13. Trang thiết bị y tế cấy ghép là trang thiết bị y tế được cấy, ghép thông qua phẫu thuật vào cơ thể người hoặc để thay thế một phần bề mặt biểu mô hoặc các bề mặt của mắt với mục đích duy trì chức năng của cơ quan sau phẫu thuật cấy, ghép, bao gồm cả trang thiết bị y tế được dùng để đưa một phần vào cơ thể thông qua sự can thiệp của phẫu thuật với mục đích duy trì chức năng của cơ quan sau phẫu thuật cấy, ghép trong vòng ít nhất 30 ngày. 14. Trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật là trang thiết bị y tế xâm nhập được đưa vào cơ thể thông qua bề mặt của cơ thể với sự hỗ trợ của phẫu thuật, bao gồm cả các trang thiết bị xâm nhập vào cơ thể không qua các lỗ tự nhiên. 15. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro tự xét nghiệm là trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro được chủ sở hữu chỉ định sử dụng cho những người chưa được đào tạo về lĩnh vực liên quan. 16. Xét nghiệm tại chỗ là xét nghiệm được thực hiện ngòai phòng xét nghiệm của cơ sở khám chữa bệnh hoặc trung tâm chuyên nghiệp, có thể được thực hiện tại giường bệnh hoặc tại nơi sinh sống của bệnh nhân. 17. Thuốc thử là các chất hóa học, sinh học, miễn dịch học, các dung dịch hoặc chế phẩm được chủ sở hữu chỉ định sử dụng như trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro. 18. Vật chứa mẫu là trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro, lọai chân không hoặc không, được chủ sở hữu chỉ định chỉ dùng để đựng mẫu phẩm có nguồn gốc từ cơ thể người. 19. Tác nhân có thể lây truyền là một tác nhân có khả năng truyền cho người như bệnh có thể lây, nhiễm. 20. Sự lây truyền là truyền bệnh cho người. 21. Trang thiết bị hỗ trợ hoặc duy trì sự sống là một trang thiết bị y tế cần thiết hoặc tạo ra thông tin cần thiết cho việc phục hồi và duy trì một chức năng quan trọng của cơ thể đối với việc duy trì cuộc sống của con người. Phần II Quy tẮC PHÂN LỌAI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG PHẢI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐÓAN IN VITRO A. QUY TẮC PHÂN LỌAI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÔNG XÂM NHẬP Quy tắc 1. Phân lọai cho trang thiết bị y tế tiếp xúc với da tổn thương 1. Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập tiếp xúc với các vết thương ngòai da thuộc lọai A nếu được sử dụng như một rào chắn cơ học, chỉ với chức năng làm cô đọng hoặc thấm hút dịch với mục đích làm lành ban đầu vết thương. 2. Trang thiết bị y tế không xâm nhập được sử dụng chủ yếu với các vết thương xuyên qua lớp hạ bì, bao gồm các trang thiết bị y tế được sử dụng với mục đích chủ yếu để kiểm sóat vi môi trường của vết thương thuộc lọai B. 3. Trang thiết bị y tế không xâm nhập được sử dụng chủ yếu với các vết thương xuyên qua lớp hạ bì và chỉ được chữa lành bằng biện pháp khác thuộc lọai C. Quy tắc 2. Phân lọai cho trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng để truyền hoặc bảo quản Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập sử dụng cho việc truyền hoặc chứa các lọai dịch cơ thể, mô, chất lỏng hoặc khí với mục đích cuối cùng là truyền, uống hoặc đưa vào cơ thể được phân vào lọai A nếu không thuộc các trường hợp sau: 1. Các trang thiết bị y tế có thể kết nối với trang thiết bị y tế chủ động thuộc lọai B hoặc cao hơn thuộc lọai B. 2. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để truyền máu, bảo quản hay truyền các dịch khác của cơ thể hoặc bảo quản các bộ phận, các phần của bộ phận hoặc mô cơ thể thuộc lọai B. 3. Túi máu thuộc lọai C. Quy tắc 3. Phân lọai cho trang thiết bị y tế không xâm nhập có chức năng chuyển đổi hóa - sinh Các trang thiết bị y tế không xâm nhập được dùng để thay đổi thành phần hóa học hoặc sinh học của máu, dịch cơ thể hoặc các lọai dịch khác để truyền vào cơ thể thuộc lọai C. Trừ khi việc điều trị bao gồm lọc, ly tâm hoặc trao đổi khí hoặc nhiệt, trường hợp này thuộc lọai B. Quy tắc 4. Phân lọai cho trang thiết bị y tế không xâm nhập khác Tất cả các trang thiết bị y tế không xâm nhập khác thuộc lọai A. B. QUY TẮC PHÂN LỌAI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ XÂM NHẬP Quy tắc 5. Phân lọai trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật 1. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật, không được sử dụng để kết nối với các lọai trang thiết bị y tế chủ động hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế lọai A thuộc lọai A nếu các trang thiết bị y tế này được sử dụng tạm thời. Trong trường hợp trang thiết bị y tế thuộc lọai này được sử dụng trên bề mặt cơ thể, nhãn cầu hoặc có khả năng hấp thụ bởi niêm mạc thuộc lọai B. 2. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật, không được sử dụng để kết nối với các lọai trang thiết bị y tế chủ động hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế lọai A thuộc lọai B nếu các trang thiết bị y tế này được sử dụng trong thời gian ngắn. Trong trường hợp trang thiết bị y tế này được sử dụng trong vùng cơ thể từ khoang miệng đến hầu, từ ốc tai đến màng nhĩ hoặc trong khoang mũi thì được xếp vào lọai A. 3. Các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể không qua phẫu thuật, không được sử dụng để kết nối với các lọai trang thiết bị y tế chủ động hoặc chỉ kết nối với trang thiết bị y tế lọai A thuộc lọai C nếu các trang thiết bị y tế này được sử dụng trong thời gian dài. Trong trường hợp trang thiết bị y tế này được sử dụng trong vùng cơ thể từ khoang miệng đến hầu, từ ốc tai đến màng nhĩ hoặc trong khoang mũi và không có khả năng hấp thụ bởi niêm mạc thì được xếp vào lọai B. 4. Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập thông qua các lỗ của cơ thể (trừ những xâm nhập bằng phẫu thuật) được dùng để kết nối với một thiết bị y tế chủ động thuộc lọai B hoặc cao hơn được xếp vào lọai B. Quy tắc 6. Phân lọai trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng tạm thời thuộc lọai B, nếu không thuộc các trường hợp dưới đây: 1. Các trang thiết bị y tế là các dụng cụ phẫu thuật tái sử dụng thuộc lọai A. 2. Các trang thiết bị y tế dùng để cung cấp năng lượng dưới dạng bức xạ ion hóa thuộc lọai C. 3. Các trang thiết bị y tế dùng để tạo ra tác dụng sinh học hoặc để hấp thụ hòan tòan hay phần lớn thuộc lọai C. 4. Các trang thiết bị y tế dùng để đưa các sản phẩm thuốc vào cơ thể bằng hệ thống vận chuyển mà cách thực hiện này có khả năng gây nguy hiểm khi áp dụng được xếp vào lọai C. 5. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể sử dụng có tiếp xúc trực tiếp với hệ thần kinh trung ương thuộc lọai D. 6. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể để chẩn đóan, theo dõi hoặc sửa chữa khuyết tật của tim hoặc của hệ tuần hòan trung tâm bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận này của cơ thể thuộc lọai D. Quy tắc 7. Phân lọai trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian ngắn Tất cả các thiết bị y tế phẫu thuật xâm nhập sử dụng trong thời gian ngắn thuộc lọai B nếu không thuộc các trường hợp sau: 1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc lọai C. 2. Các trang thiết bị y tế được sử dụng phải trải qua những chuyển đổi hóa học trong cơ thể người (trừ trường hợp thiết bị được đặt trong răng) thuộc lọai C. 3. Các trang thiết bị y tế sử dụng để cung cấp năng lượng dưới dạng bức xạ ion hóa thuộc lọai C. 4. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để tạo ra một hiệu ứng sinh học hoặc bị hấp thụ hòan tòan hay phần lớn thuộc lọai D. 5. Các trang thiết bị y tế tiếp xúc trực tiếp với hệ thần kinh trung ương thuộc lọai D. 6. Các trang thiết bị y tế được chỉ định cụ thể để chẩn đóan, theo dõi hoặc sửa chữa một khuyết tật của tim hoặc của hệ thống tuần hòan trung tâm bằng cách tiếp xúc trực tiếp với các bộ phận này của cơ thể thuộc lọai D. Quy tắc 8. Phân lọai trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép Tất cả các trang thiết bị y tế xâm nhập qua phẫu thuật sử dụng trong thời gian dài và trang thiết bị y tế cấy ghép thuộc lọai C nếu không thuộc các trường hợp sau: 1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để đặt vào răng thuộc lọai B. 2. Các trang thiết bị y tế khi sử dụng tiếp xúc trực tiếp với tim, hệ tuần hòan trung tâm hoặc hệ thần kinh trung ương thuộc lọai D. 3. Các trang thiết bị y tế sử dụng để hỗ trợ hoặc duy trì sự sống thuộc lọai D. 4. Các trang thiết bị y tế đồng thời là trang thiết bị y tế chủ động thuộc lọai D. 5. Các trang thiết bị y tế được sử dụng có tác dụng sinh học hoặc hấp thụ hòan tòan hay phần lớn thuộc lọai D. 6. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc lọai D. 7. Các trang thiết bị y tế khi được sử dụng phải trải qua những chuyển đổi hóa học trong cơ thể người (trừ trường hợp thiết bị được đặt trong răng) thuộc lọai D. 8. Các trang thiết bị y tế thuộc quy tắc này được sử dụng để cấy ghép ngực thuộc lọai D. C. QUY TẮC PHÂN LỌAI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHỦ ĐỘNG Quy tắc 9. Phân lọai trang thiết bị y tế điều trị chủ động Tất cả các trang thiết bị y tế điều trị chủ động nhằm mục đích phân phối hoặc trao đổi năng lượng thuộc lọai B nếu không thuộc các trường hợp sau: 1. Các trang thiết bị y tế điều trị chủ động có chức năng phân phối hoặc trao đổi năng lượng tới hoặc từ cơ thể con người theo cách có thể gây rủi ro, bao gồm phát bức xạ ion hóa có tính đến tính chất, mật độ và vị trí áp dụng của năng lượng được xếp vào lọai C. 2. Các trang thiết bị y tế chủ động nhằm kiểm sóat, theo dõi hoặc có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu năng của trang thiết bị y tế điều trị chủ động lọai C thuộc lọai C. Quy tắc 10. Phân lọai trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đóan 1. Các trang thiết bị y tế được sử dụng để chiếu sáng cơ thể bệnh nhân với ánh sáng thuộc vùng quang phổ nhìn thấy được hoặc gần vùng quang phổ hồng ngọai được xếp vào lọai A. 2. Các trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đóan là lọai B nếu thuộc các trường hợp sau: a) Được sử dụng để cung cấp năng lượng hấp thụ vào cơ thể con người (trừ các trang thiết bị y tế được quy định ở mục a); b) Được sử dụng để chụp sự phân phối các thuốc có chứa phóng xạ trong cơ thể người; c) Được sử dụng để chẩn đóan trực tiếp hoặc giám sát quá trình sinh lý học của sự sống. 3. Các trang thiết bị y tế chủ động dùng để chẩn đóan được xếp vào lọai C nếu thuộc một trong các trường hợp sau: a) Được sử dụng để giám sát các thông số sinh lý học của sự sống khi mà sự thay đổi các thông số này có thể dẫn đến tình trạng nguy hiểm cho bệnh nhân, ví dụ như họat động của tim, hô hấp, họat động của hệ thần kinh trung ương. b) Được sử dụng để chẩn đóan trong các tình huống lâm sàng khi bệnh nhân đang trong tình trạng nguy hiểm. 4. Trang thiết bị y tế chủ động được sử dụng để phát bức xạ ion hóa và được sử dụng để chẩn đóan và/hoặc can thiệp bằng X quang, bao gồm cả các trang thiết bị y tế kiểm sóat, theo dõi các trang thiết bị y tế như vậy hoặc những thiết bị trực tiếp ảnh hưởng đến họat động của chúng được xếp vào lọai C. Quy tắc 11. Phân lọai trang thiết bị y tế chủ động có chức năng cung cấp, lọai bỏ thuốc, dịch cơ thể và các chất khác vào cơ thể hoặc đưa từ cơ thể ra ngòai Tất cả các trang thiết bị y tế thuộc quy tắc này được xếp vào lọai B. Trường hợp các trang thiết bị y tế này có nguy cơ gây nguy hiểm cho bệnh nhân do bản chất của các chất được sử dụng, phần cơ thể liên quan cũng như cách thức và đường cung cấp hoặc lọai bỏ thuốc, dịch cơ thể, các trường hợp này được xếp vào lọai C. Quy tắc 12. Phân lọai trang thiết bị y tế chủ động khác Tất cả các trang thiết bị y tế chủ động khác được xếp vào lọai A. D. CÁC QUY TẮC PHÂN LỌAI KHÁC Quy tắc 13. Phân lọai trang thiết bị y tế kết hợp dược chất Các trang thiết bị y tế nếu được kết hợp với dược chất nhằm mục đích hỗ trợ cho trang thiết bị y tế đó họat động trên hoặc trong cơ thể người thì được xếp vào lọai D. Quy tắc 14. Phân lọai trang thiết bị y tế có nguồn gốc từ động vật, vi khuẩn 1. Các trang thiết bị y tế được xếp vào lọai D nếu có thành phần thuộc một trong các trường hợp sau: a) Tế bào, mô của động vật và các dẫn xuất của chúng mà không thể phát triển độc lập; b) Tế bào, mô, các dẫn xuất có nguồn gốc vi khuẩn hoặc tái tổ hợp. 2. Trường hợp các trang thiết bị y tế nếu có thành phần từ mô động vật hoặc dẫn xuất mô động vật và không thể phát triển độc lập nếu chỉ được sử dụng bằng cách tiếp xúc với da không bị thương thì được xếp vào lọai A. Quy tắc 15. Phân lọai trang thiết bị y tế khử khuẩn, tiệt khuẩn 1. Trang thiết bị y tế sử dụng để tiệt khuẩn trang thiết bị y tế được xếp vào lọai C. 2. Trang thiết bị y tế sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử khuẩn đó là giai đọan cuối cùng của quy trình khử khuẩn thì được xếp vào lọai C. 3. Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn trang thiết bị y tế mà việc khử khuẩn đó được thực hiện trước khi tiệt khuẩn thì được xếp vào lọai B. 4. Trang thiết bị y tế được sử dụng để khử khuẩn mà việc khử khuẩn đó được thực hiện trước khi khử khuẩn ở giai đọan cuối cùng thì được xếp vào lọai B. 5. Trang thiết bị y tế được chỉ định để khử khuẩn, làm sạch, ngâm, rửa hoặc dưỡng ẩm kính áp tròng được xếp vào lọai C. Quy tắc 16. Phân lọai trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục 1. Trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục được xếp vào lọai C. 2. Trường hợp trang thiết bị y tế dùng để tránh thai hay phòng chống các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục là trang thiết bị y tế xâm nhập sử dụng trong thời gian dài hoặc cấy ghép được xếp vào lọai D. Phần III QUY TẮC PHÂN LỌAI ĐỐI VỚI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHẨN ĐÓAN IN VITRO Quy tắc 1. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro sử dụng cho một trong các mục đích sau thì được xếp vào lọai D 1. Sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc sự phơi nhiễm với một tác nhân lây nhiễm trong máu, thành phần máu, dẫn xuất máu, tế bào, mô hoặc các bộ phận cơ thể người nhằm đánh giá sự phù hợp của chúng để thực hiện truyền máu hoặc cấy ghép. 2. Sử dụng để phát hiện sự hiện diện hoặc sự phơi nhiễm với một tác nhân lây nhiễm mà tác nhân đó gây ra bệnh đe dọa đến tính mạng, thường không có khả năng chữa trị với nguy cơ lây truyền cao. Quy tắc 2 Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro được sử dụng để xác định nhóm máu hoặc phân lọai mô để bảo đảm tương thích miễn dịch của máu, thành phần máu, các tế bào, mô hoặc bộ phận cơ thể để thực hiện truyền máu hoặc cấy ghép thì được xếp vào lọai C, trừ trang thiết bị y tế sử dụng để xác định nhóm máu hệ ABO [A (ABO1), B (ABO2), AB (ABO3)], hệ rhesus [RH1 (D), Rh2 (C), Rh3 (E), RH4 (c), RH5(e)], hệ Kell [Kel1 (K)], hệ Kidd [JK1 (Jka), JK2 (Jkb)] và hệ Duffy [FY1 (Fya), FY2 (Fyb)] được xếp vào lọai D. Quy tắc 3. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro sử dụng cho một trong các mục đích sau thì được xếp vào lọai C 1. Phát hiện sự hiện diện hoặc phơi nhiễm với tác nhân lây truyền qua đường tình dục (ví dụ những bệnh lây truyền qua đường tình dục, Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae ). 2. Phát hiện sự hiện diện của tác nhân truyền nhiễm trong dịch não tủy hoặc máu với khả năng lây truyền hạn chế (ví dụ Neisseria meningitidis hoặc Cryptococcus neoformans ). 3. Phát hiện sự hiện diện của tác nhân truyền nhiễm mà khi kết quả xét nghiệm sai có nguy cơ rất lớn dẫn đến tử vong hoặc khuyết tật nghiêm trọng cho cá nhân hoặc thai nhi được xét nghiệm (ví dụ xét nghiệm chẩn đóan CMV, Chlamydia pneumoniae, Staphylococcus aureus kháng Methycillin). 4. Sàng lọc trước sinh để xác định tình trạng miễn dịch đối với các tác nhân gây bệnh truyền nhiễm (ví dụ kiểm tra tình trạng miễn dịch đối với Rubella hoặc Toxoplasmosis). 5. Xác định tình trạng bệnh truyền nhiễm hoặc tình trạng miễn dịch mà kết quả xét nghiệm sai có thể dẫn đến nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân trong thời gian gần do quyết định điều trị không phù hợp (ví dụ xét nghiệm chẩn đóan Enterovirus, CMV và HSV ở bệnh nhân được cấy ghép). 6. Sàng lọc lựa chọn bệnh nhân để áp dụng biện pháp quản lý và liệu pháp điều trị phù hợp hoặc để xác định giai đọan của bệnh hoặc chẩn đóan ung thư (ví dụ y học cá thể hóa). Các trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro mà quyết định điều trị thường chỉ được đưa ra sau khi có đánh giá sâu hơn và những thiết bị y tế chẩn đóan in vitro được sử dụng để theo dõi sẽ thuộc lọai B theo quy tắc 6 - Phần III. 7. Xét nghiệm gen di truyền ở người (ví dụ như bệnh Huntington, xơ nang). 8. Theo dõi nồng độ thuốc, các chất hoặc các thành phần sinh học mà kết quả xét nghiệm sai có thể dẫn đến nguy cơ đe dọa tính mạng bệnh nhân ngay tức thì do quyết định điều trị không phù hợp (ví dụ như các dấu hiệu tim mạch, cyclosporin, xét nghiệm thời gian đông máu). 9. Theo dõi, điều trị bệnh nhân bị bệnh truyền nhiễm đe dọa tính mạng (ví dụ như tải lượng virus HCV, tải lượng virus HIV và xác định kiểu gen, phân nhóm kiểu gen HIV, HCV). 10. Sàng lọc rối lọan bẩm sinh ở thai nhi (ví dụ như tật nứt đốt sống hoặc hội chứng Down). Quy tắc 4 1. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro tự xét nghiệm được phân vào lọai C. Trường hợp kết quả xét nghiệm của trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro không phục vụ quyết định điều trị hoặc chỉ có giá trị tham khảo và cần thực hiện xét nghiệm bổ sung phù hợp tại phòng xét nghiệm thì trang thiết bị này thuộc lọai B. 2. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro dùng để xét nghiệm tại chỗ thông số khí máu và đường huyết thuộc lọai C. Các trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro xét nghiệm tại chỗ khác được phân lọai dựa trên các quy tắc phân lọai tương ứng. Quy tắc 5. Các trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro được phân vào lọai A nếu thuộc một trong các trường hợp sau: 1. Các sản phẩm khác tham gia hoặc hỗ trợ quá trình thực hiện xét nghiệm được chủ sở hữu chỉ định dùng cho các quy trình chẩn đóan in vitro liên quan đến xét nghiệm cụ thể. 2. Trang thiết bị y tế được chủ sở hữu chỉ định sử dụng trong các quy trình chẩn đóan in vitro. 3. Vật chứa mẫu. Quy tắc 6. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro không thuộc quy tắc 1 đến quy tắc 5 được phân vào lọai B. Quy tắc 7. Trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro là các vật liệu kiểm sóat không được gán giá trị định lượng hoặc định tính thuộc lọai B. Mục 2 QUY TẮC PHÂN NHÓM ĐĂNG KÝ SỐ LƯU HÀNH TRANG THIẾT BỊ Y TẾ Trang thiết bị y tế có thể phân theo trang thiết bị y tế đơn lẻ hoặc nhóm trang thiết bị y tế như sau: a) Họ trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là họ); b) Bộ trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro (sau đây gọi tắt là bộ IVD); c) Hệ thống trang thiết bị y tế (sau đây gọi tắt là hệ thống); d) Cụm trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro (sau đây gọi tắt là cụm IVD); đ) Bộ trang thiết bị y tế khác (sau đây gọi tắt là bộ). 1. Nguyên tắc phân theo trang thiết bị y tế đơn lẻ Trang thiết bị y tế được phân theo trang thiết bị y tế đơn lẻ nếu trang thiết bị y tế đó đã được chủ sở hữu xác định tên, mục đích sử dụng cụ thể và được cung cấp dưới dạng đóng gói riêng biệt hoặc trang thiết bị y tế đó không đáp ứng các tiêu chí phân theo họ trang thiết bị y tế, bộ IVD, hệ thống trang thiết bị y tế, cụm trang thiết bị y tế IVD hoặc bộ trang thiết bị y tế khác. 2. Họ trang thiết bị y tế Họ trang thiết bị y tế là một tập hợp các trang thiết bị y tế mà mỗi trang thiết bị y tế trong họ đều có chung các thông tin sau: - Cùng một chủ sở hữu sản phẩm; - Cùng một lọai phân lọai rủi ro; - Có cùng mục đích sử dụng; - Có thiết kế và quy trình sản xuất giống nhau; - Có những thay đổi thuộc phạm vi các biến thể cho phép theo danh mục tại Bảng 1. Bảng 1. Danh mục các biến thể cho phép trong một trang thiết bị y tế theo họ Sản phẩm cụ thể Các biến thể cho phép Trụ cấy ghép nha khoa Phần giữ (ví dụ: xi măng hoặc ốc vít) Trang thiết bị cấy ghép chủ động Sử dụng được với thiết bị cộng hưởng từ hoặc không Xét nghiệm chất kháng sinh (IVD) Nồng độ Kìm sinh thiết Dạng cố định hoặc không cố định Túi máu Chất chống đông máu cùng thành phần nhưng có thể khác nồng độ Các chất phụ gia (Khác thành phần và khác nồng độ) Ống thông Số lượng lumen trong ống thông Chất liệu của ống thông: PVC (polyvinylchloride), PU (polyurethane), nylon và silicone Độ cong Chất phủ dùng để bôi trơn Bao cao su (i) Kết cấu (ii) Mùi Kính áp tròng (i) Đi-ốp (ii) Chống tia cực tím Phủ màu Màu sắc Thời gian sử dụng (đeo ban ngày hay đeo kéo dài) Thời gian thay kính (hàng ngày, tuần hay tháng) Máy khử rung Tự động hoặc bán tự động Niềng răng Chất liệu của niềng răng Tay khoan nha khoa (i) Tốc độ quay (ii) Chất liệu của tay khoan Chất làm đầy da Cùng thành phần nhưng khác nồng độ/ mật độ Hệ thống chụp chẩn đóan dùng bức xạ ion-hóa Số lát cắt Kỹ thuật số hoặc tương tự (thường quy) Hai bình diện hay một bình diện Sử dụng bộ thu nhận phẳng hay Cassette Kích thước vòng thu nhận (đối với PET) Ống thông thăm dò điện sinh lý (i) Khỏang cách giữa các điện cực (ii) Số lượng điện cực Găng tay Có bột hoặc không Camera Gamma Số đầu thu Dây dẫn Có hoặc không có vật liệu phủ trơ Cấy ghép chỉnh hình/ nha khoa Cố định bằng xi măng hoặc không Vòng đai Thủy tinh thể nhân tạo Đơn tiêu cự hoặc đa tiêu cự Nhiều mảnh hoặc đơn mảnh Hình cầu hoặc phi cầu Máy phát sung cấy ghép Số buồng tim (tim mạch) Ống thông IV Có buồng tiêm Có cánh an tòan Xét nghiệm nhanh IVD Định dạng tổ hợp khác nhau: khay, que, bút, ống, thanh, thẻ Que thử nước tiểu trong ống nghiệm Test thử có kết hợp nhiều thông số Sản phẩm polymer Có hoặc không có chất làm dẻo hóa (ví dụ: diethylhexyl phtalat) Khung giá đỡ (stent) Hệ thống đưa stent, đặt qua dây dẫn hoặc đặt qua ống nội soi Vạt (mổ để ghép) hoặc ống ngòai Chỉ khâu (i) Số lượng sợi (ii) Gạc (iii) Vòng (iv) Nhuộm Dụng cụ xâu chỉ khâu Thiết kế hàm kẹp, tay cầm và kim Ống khí quản (ống nội khí quản, ống mở khí quản) Có hoặc không có bóng Băng vết thương Các dạng khác nhau (ví dụ: dung dịch, kem, gel, phủ trên các miếng lót…) Đầu thu sử dụng tia X Vật liệu phát tia X (trong bầu tăng quang) Danh mục các biến thể chung khác cho phép trong một trang thiết bị y tế theo Họ: Chất phủ chỉ dùng để bôi trơn Màu sắc Đường kính, chiều dài, chiều rộng, cỡ Nồng độ với cùng một chỉ định và cơ chế (có cùng thành phần, lượng yếu tố cấu thành khác nhau) Khác biệt về thiết kế kích thước do sử dụng cho trẻ em so với cho người lớn (Những khác biệt này là do khác biệt về nhóm bệnh nhân được phép sử dụng, ví dụ, thể tích và chiều dài) Độ linh họat Lực cầm nắm Mức họat độ phóng xạ của đồng vị Lưu trữ bộ nhớ Phương pháp khử trùng (để đạt được cùng một kết quả vô trùng) Khả năng in Tính chắn bức xạ Hình dạng, kích thước, thể tích Độ nhớt (Sự thay đổi độ nhớt đơn thuần chỉ là do sự thay đổi trong nồng độ của chất cấu thành) Hình thức treo (ví dụ: treo trần, treo tường hoặc chân đứng) Trạng thái vô trùng (tiệt trùng, không tiệt trùng) Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo họ 3. Bộ trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro Bộ IVD là một tập hợp các trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro bao gồm thuốc thử hoặc những sản phẩm có chung các thông tin sau: - Được cung cấp từ cùng một chủ sở hữu sản phẩm; - Được sử dụng kết hợp với nhau để hòan thành một mục đích sử dụng cụ thể; - Được cung cấp dưới một tên là bộ IVD hoặc trên nhãn, tài liệu hướng dẫn sử dụng của mỗi lọai thuốc thử hoặc sản phẩm chỉ rõ thành phần đó được sử dụng cùng với bộ IVD; - Tương thích khi được sử dụng như một bộ IVD. Một bộ IVD không bao gồm thiết bị như máy xét nghiệm cần cho việc thực hiện xét nghiệm, hệ thống trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro có thể bao gồm các bộ IVD và thiết bị (ví dụ: Máy xét nghiệm được thiết kế để sử dụng với bộ xét nghiệm). Mỗi lọai thuốc thử hoặc sản phẩm trong bộ IVD có thể được cung cấp riêng cho bộ IVD để thay thế. Nếu thuốc thử hoặc sản phẩm trong một bộ IVD được cung cấp để sử dụng cho nhiều bộ IVD khác thì các thuốc thử hoặc sản phẩm đó phải được đăng ký cùng với mỗi bộ IVD khác nhau hoặc có thể được đăng ký riêng lẻ. Các thuốc thử hoặc sản phẩm được cung cấp bởi các chủ sở hữu khác nhau có thể nhóm vào cùng một bộ IVD nếu đơn vị đăng ký có thể cung cấp đủ các thông tin theo yêu cầu của thuốc thử và sản phẩm này như giấy ủy quyền cho phép đăng ký từ chủ sở hữu và dữ liệu chứng minh hiệu năng sử dụng của các thuốc thử này khi được sử dụng trong bộ IVD. Ví dụ: Một bộ xét nghiệm miễn dịch Enzyme (ELISA) cho virus suy giảm miễn dịch ở người (HIV) có thể có chất chứng, chất hiệu chuẩn và các dung dịch đệm rửa. Tất cả thuốc thử và vật phẩm này được sử dụng cùng nhau để phát hiện HIV và vì vậy có thể là một bộ IVD. Các thuốc thử và vật phẩm này có thể được cung cấp tách rời để thay thế cho bộ IVD đó. Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo bộ IVD 4. Hệ thống Hệ thống trang thiết bị y tế bao gồm một số trang thiết bị y tế và phụ kiện hoặc các phụ kiện kết hợp với nhau thành một hệ thống, các thành phần trong hệ thống đáp ứng các yêu cầu sau: - Từ một chủ sở hữu; - Dự định được sử dụng kết hợp để đạt được một mục đích sử dụng chung; - Tương thích khi được sử dụng như một hệ thống; - Là các thành phần cấu thành một hệ thống có tên gọi riêng. Trường hợp hệ thống đó không có tên gọi riêng thì mỗi thành phần cấu thành hệ thống phải được thể hiện trên nhãn, hướng dẫn sử dụng hoặc tài liệu kỹ thuật trong đó có chỉ định các bộ phận cấu thành này sẽ được sử dụng cùng với nhau thành một hệ thống. Các thiết bị là một bộ phận của hệ thống sẽ chỉ được cung cấp để sử dụng cho hệ thống đó. Trường hợp một thiết bị có thể được cung cấp để sử dụng cho nhiều hệ thống thì thiết bị đó phải được đăng ký cùng với từng hệ thống riêng biệt hoặc có thể được đăng ký riêng lẻ. Chủ sở hữu của hệ thống có thể kết hợp các thiết bị và phụ kiện từ các chủ sở hữu khác trở thành một bộ phận của hệ thống để đạt được mục đích sử dụng của hệ thống. Ví dụ: Hệ thống theo dõi bệnh nhân của Chủ sở hữu A được dự định sử dụng với các cảm biến dấu hiệu sinh tồn và đầu dò (probes) của Chủ sở hữu B. Các phụ kiện này được sử dụng kết hợp để đạt được một mục đích sử dụng chung theo tiêu chuẩn của Chủ sở hữu A, và có thể được đăng ký cùng với hệ thống theo dõi bệnh nhân trong một hồ sơ. Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo hệ thống Ví dụ về nhóm nhiều hệ thống thành một họ: Họ: hệ thống chỉnh hình DMECCH Lưu ý: Các thành phần cấu thành chính như que cấy ghép, phiến và ốc vít trong các hệ thống là các biến thể được cho phép. Sự khác nhau về độ dài của các ốc vít cấy ghép cũng được coi là các biến thể cho phép. - Một hệ thống thay thế xương hông bao gồm các bộ phận xương đùi và ổ cối có thể được đăng ký như một hệ thống. Các bộ phận này phải được sử dụng kết hợp để đạt được mục đích sử dụng chung là thay thế tòan bộ xương hông, kích thước các bộ phận có thể khác nhau. - Một máy phẫu thuật điện và phụ kiện bao gồm kẹp, điện cực, giá điện cực, dây dẫn chính, đầu cắm phối hợp, khi được sử dụng cùng nhau cho một mục đích sử dụng chung, có thể được đăng ký như một hệ thống. - Một bộ dụng cụ đặt catheter bao gồm dao, syringe, kim, găng tay phẫu thuật, gạc, màn và dung dịch rửa, đã được đánh giá tính tương thích và được lắp ráp bởi một chủ sở hữu dưới một tên duy nhất để sử dụng kết hợp trong quy trình đặt catheter phẫu thuật, có thể được nhóm thành một hệ thống. - Các máy đo huyết áp tự động có các tính năng tùy chọn như bộ nhớ và khả năng in dữ liệu với nhiều model khác nhau có thể được xem là một họ hệ thống. 5. Cụm trang thiết bị y tế chẩn đóan IVD (Cụm IVD) Cụm IVD bao gồm một số thuốc thử và sản phẩm để chẩn đóan trong ống nghiệm có cùng các thông tin sau: - Được cung cấp từ cùng một chủ sở hữu; - Có cùng phân lọai rủi ro (thuộc lọai A hoặc lọai B); - Thuộc cùng một lọai cụm IVD và một phương pháp xét nghiệm thông thường được liệt kê tại Bảng 2. Cụm IVD có thể bao gồm các máy phân tích được thiết kế để sử dụng với thuốc thử trong cụm IVD. Bảng 2. Danh sách các phương pháp xét nghiệm thường gặp và các lọai cụm IVD Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo cụm IVD Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo cụm IVD Nếu thuốc thử hoặc vật phẩm được sử dụng với nhiều nhóm khác nhau thì có thể nhóm vào nhiều cụm IVD khác nhau. Sơ đồ ví dụ về nhóm thuộc cụm IVD nhóm B có 4 sản phẩm nằm trong nhóm Cụm Enzyme. Ví dụ: Chủ sở hữu là “DMEC” Dựa trên ví dụ này, 04 sản phẩm IVD đáp ứng yêu cầu để nộp hồ sơ là cụm IVD (Cụm Enzyme) và tên các sản phẩm dược liệt kê trên số đăng ký lưu hành như sau: Bộ xét nghiệm enzyme A* DMEC ABC Bộ xét nghiệm enzyme B** DMEC ABC Bộ xét nghiệm enzyme B*** DMEC ENZ Bộ xét nghiệm enzyme C**** DMEC ENZ * Bộ xét nghiệm enzyme A DMEC ABC trong đó DMEC là chủ sở hữu sản phẩm và ABC là tên sở hữu. ** Bộ xét nghiệm enzyme B DMEC ABC trong đó DMEC là chủ sở hữu sản phẩm và ABC là tên sở hữu. *** Bộ xét nghiệm enzyme B DMEC ENZ trong đó DMEC là chủ sở hữu sản phẩm và ENZ là tên sở hữu. **** Bộ xét nghiệm enzyme C DMEC ENZ trong đó DMEC là chủ sở hữu sản phẩm và ENZ là tên sở hữu. 6. Bộ trang thiết bị y tế khác Bộ trang thiết bị y tế khác là một tập hợp gồm hai hay nhiều trang thiết bị y tế không thuộc lọai trang thiết bị y tế chẩn đóan in vitro được dán nhãn và cung cấp trong một đơn vị đóng gói duy nhất bởi một chủ sở hữu, Bộ được xác định: - Có một tên riêng của bộ; - Được dán nhãn và cung cấp trong một đơn vị đóng gói duy nhất theo quy định của chủ sở hữu sản phẩm; - Có một mục đích sử dụng chung. Danh mục các trang thiết bị y tế trong bộ có thể khác nhau về số lượng và sự kết hợp các sản phẩm tạo thành bộ đã đăng ký đối với một đơn vị đóng gói mà vẫn giữ nguyên tên chủ sở hữu của bộ và mục đích sử dụng của bộ. Chủ sở hữu bộ phải chịu trách nhiệm về bộ và mục đích sử dụng của nó, chủ sở hữu bộ có thể kết hợp các trang thiết bị y tế từ các chủ sở hữu khác trở thành một bộ phận của bộ để đạt được một mục đích sử dụng chung. Trong sản xuất và lắp ráp bộ, các bằng chứng đảm bảo tính an tòan, chất lượng, hiệu quả của bộ phải được cung cấp trong hồ sơ đăng ký. Các thông tin liên quan phải nộp có thể bao gồm sự tiệt trùng, tuổi thọ, bằng chứng về việc sử dụng và tính tương thích khi sử dụng là một bộ, hệ thống quản lý chất lượng, … Nhãn mác, cụ thể là tài liệu hướng dẫn sử dụng, nếu có phải nêu rõ mục đích sử dụng chung của bộ. Các thiết bị y tế được đăng ký thuộc một bộ phải được đăng ký trang thiết bị y tế đơn lẻ trước khi lưu hành như một trang thiết bị y tế riêng lẻ với mục đích sử dụng riêng của nó hoặc để thay thế. Nếu một trang thiết bị y tế trong một bộ được cung cấp để sử dụng cho một bộ khác, trang thiết bị y tế đó phải được đưa vào hồ sơ đăng ký lưu hành của bộ khác đó. Tên bộ phải xuất hiện trên nhãn sản phẩm gắn trên bao bì bên ngòai của bộ, danh mục các trang thiết bị y tế có trong bộ phải được ghi trên bao bì ngòai của bộ hoặc tài liệu đi kèm. Không yêu cầu phải ghi tên của bộ trên nhãn của từng trang thiết bị y tế trong bộ. Ví dụ: - Một bộ cứu thương bao gồm các thiết bị y tế như băng, gạc, màn và nhiệt kế, khi được đóng gói cùng nhau trong một đơn vị đóng gói duy nhất cho một mục đích y khoa chung bởi một chủ sở hữu sản phẩm, có thể được đăng ký như một bộ. - Một chủ sở hữu cung cấp khay đồ băng bó tùy chỉnh với số lượng và lọai gạc và chỉ khâu khác nhau cho các bệnh viện khác nhau. Khi tất cả các trang thiết bị y tế trong bộ đã được đăng ký, chủ sở hữu có thể tùy chỉnh các trang thiết bị trong bộ cho các bệnh viện khác, trong khi vẫn giữ nguyên tên bộ và mục đích sử dụng đã đăng ký. Nhãn của khay phải liệt kê danh mục các trang thiết bị y tế được cung cấp trong khay. Một số trang thiết bị y tế trong bộ có thể được đóng gói và dán nhãn riêng, trong khi các thiết bị khác ở dạng không được đóng gói và có thể không được dán nhãn. - Dạng đóng gói khuyến mãi hoặc đóng gói tiện dụng, mà không có tên bộ và không có mục đích y khoa chung, bao gồm số lượng khác nhau của các thiết bị y tế. Ví dụ: dung dịch đa dụng, dung dịch nước muối sinh lý, và hộp kính áp tròng, sẽ không đủ điều kiện để đăng ký là một bộ, phải đăng ký từng trang thiết bị y tế trong đó như các trang thiết bị y tế đơn lẻ. Sơ đồ phân nhóm các trang thiết bị y tế theo bộ Phụ lục II (Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BYT ngày tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế) TÊN CƠ SỞ _______ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ___________________________________ Số: …… …1…, ngày…. tháng….. năm 20... BẢN KẾT QUẢ PHÂN LỌAI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ _____________ Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Thông tư số /2022/TT-BYT ngày tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế; Chúng tôi phân lọai trang thiết bị y tế như sau: TT Tên trang thiết bị y tế Chủng lọai/ mã sản phẩm Hãng, nước sản xuất Hãng, nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân lọai mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân lọai Người đại diện hợp pháp của cơ sở thực hiện phân lọai (Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh) Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số 1 Địa danh